Cihazın ayarlanması ve yatay konuma getirilmesi için aşamalı ayar bulunmaktadır. Daha sonra numune ayarlanır ve numunenin kenarı, köşesi, üst kenarı ile çarpma noktaları arasındaki mesafenin en az 10 mm olması sağlanır. Çekiç başı, rafın merkezine doğru yerleştirilir. Çekiç kolu, tabana dik konuma getirildikten sonra çekiç serbest halde düşürülür. Çekiç birbirlerine paralel şekilde 4 mm’lik aralıklarla çarptırılır. Çarpma noktaları tekrar tekrar kullanılamaz. Çinko kaplamanın standart şartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla çarpma kaynaklı etkiler kontrol edilir.
Teknik Parametreler
- Çekicin kütlesi: 210 g ± 1 g
- Çekicin merkez hattı ile temel yüzey arasındaki dikey mesafe: 300 mm ± 1 mm
- Çekiç kolunun malzemesi: Meşe