Bstar-070, 120L'den daha az sıvı helyum içeriği kullanır (normal 1.5T süper iletken MRI sistemleri genellikle 1500L'den fazla kullandığında), söndürme durumunda bile, müşterinin bakım maliyetleri konusunda endişelenmesine gerek yoktur.Sistem, Japonya'dan ithal edilen 4k soğuk kafa kullanır, "sıvı helyum sıfır tüketim teknolojisi" sağlar, sıvı helyumun doldurma döngüsü 4 yıl veya daha uzundur.
Geleneksel süper iletken MRI, su soğutmalı helyum kompresörü kullanır, helyum kompresörünün mıknatıs sıcaklığını süper iletken ortamda tutmak için çalışmaya devam etmesi gerekir, elektrik ve su üzerindeki maliyeti çok büyüktür.Bstar-070, hava soğutmalı helyum kompresörünü yenilikçi bir şekilde kullanır, elektrik faturalarını büyük ölçüde azaltır ve sıfır su tüketimi, kullanıcının paradan tasarruf etmesine yardımcı olur.
Gradyan alt sistemi
Gradyan alt sistemi doğrudan MRI sisteminin uzamsal kodlamasını belirler, sinyal bilgilerini üretir, aynı zamanda GR serisi dizi taramasını yapabilir, MRI sisteminin uzamsal çözünürlük yeteneğinin temelidir, gradyan alt sistemi de tarama görüntüsünü doğrudan etkiler ince dilim tarama.
MRI sisteminin gradyan sisteminin doğrusallığı, uzamsal konum bilgisinin doğruluğunu belirler ve herhangi bir çekimde görüntü bozulmasının sınırlı olmasını sağlar.
Gradyan değiştirme hızı, MRI tarama hızının önemli bir faktörüdür.Kendinden korumalı gradyan bobini ve yüksek görev döngüsü gradyan amplifikatör sistemini kullanan Bstar-070, girdap sıfır teknolojisi ve tasarımı ile birlikte, yalnızca metal koruyucu katmanlar arasındaki girdap akımını önlemekle kalmaz, aynı zamanda girdap akımını X ekseninden konsantre edebilir ve Y ekseninden Z eksenine, ardından yazılım algoritması ile tüm girdap akımını ortadan kaldırın.Bu teknoloji, manyetik rezonans sinyalinin uzamsal kodlama yeteneğini artırabilir ve taramayı daha hassas hale getirebilir, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sağlar
Gradyan sistemi çalışırken akımı yüksek ve anahtarlama hızı da yüksek olduğunda, bu nedenle MRI sisteminin yaydığı gürültü hastayı rahatsız etmek için kolaydır, Bstar-070 özel donanım gürültü azaltma tasarım teknolojisi kullanılarak, orijinal gradyan gürültüsü azaltılır %66'ya kadar ve Bstar-070 hastalar için daha dostça bir tarama ortamı sağlar.
Kullanıcı için bakım maliyetinden tasarruf etmek için hava soğutma kullanan gradyan sistemi.
RF alt sistemi
RF alt sistemi, MRI proton uyarma enerjisinin kaynağıdır, verimliliği, MRI gevşeme sinyalini doğrudan etkiler.RF alıcısı MRI gevşeme sinyali alır, iyi bir alıcı bobin görüntünün SNR'sini iyileştirebilir.
RF alt sistemi otoyol şeridine benzer, daha fazla şerit, daha hızlı araç akışı.Tersine, RF sistem kanalları ne kadar fazla olursa, paralel alım o kadar hızlı olur, böylece sistem aynı anda daha fazla veri miktarını işleyebilir, görüntüleme süresini azaltır.Bstar-070, DDC dijital doğrudan örneklemeyi kullanan en son paralel örnekleme teknolojisi ile birleştirilmiş 4 kanallı radyo frekansı alımını dava ederek, tarama süresini kısaltabilir ve mükemmel görüntü kalitesi elde edebilir.
Zengin bobin konfigürasyonu
Alıcı bobin, paralel toplama teknolojisiyle birlikte sinyal-gürültü oranını ve görüntü kalitesini iyileştirir.Müşteri, klinik ihtiyaçlarına göre seçim yapabilir (coil sayısı ve türlerinin özel konfigürasyonu, nihai sözleşmeye tabi olacaktır).
kafa bobini
boyun bobini
vücut bobin(ler)i
vücut bobini (yumuşak)
diz bobini
meme bobini
vücut bobini (L)
omuz bobini
ayak bileği bobini
bilek bobini
Bstar-150 @ Berhampur, Hindistan