ISO 178 standardı, plastiklerin eğme özelliklerinin belirlenmesini açıklar.3 Noktalı eğme testinde numune iki paralel destek üzerine yerleştirilir ve bir basma kanadı kullanılarak eğilir.Numune bu sırada kırılmamalıdır.
Plastikler üzerindeki 3 nokta eğme testinin daha ayrıntılı bir açıklaması ASTM D790standardında bulunabilir.
ISO 178 ve ASTM D790'da açıklanan 3 nokta eğme testleri, sert ve yarı sert plastikler için klasik karakterizasyon yöntemlerini temsil eder.
Tipik test sonuçları:
- eğilme modülü
- % 3,5 uzamada gerilim
- Akma noktasında ve numune kırılmasındaki gerilmeler ve uzamalar
Kalıp kütlesi karakterizasyonu için numuneler ISO 20753'e göre test numunesinin orta bölümünden alınır.Böylece, polimer çekme testi ile aynı işleme durumunda test edilir.
Eğilme gerilmeleri ve gerilmelerinin hesabı genellikle küçük sapmalar varsayılarak gerçekleşir ve destekler üzerinde herhangi bir sürtünme göz ardı edilir.Bu nedenle, standartlar yöntemi, 4 mm yüksekliğe sahip ISO test numunesi için 6 mm'lik bir sapmaya karşılık gelen% 3,5'lik bir bükülme uzamasıyla sınırlar.Bu aralıktaki standartların varsayılan hesaplama hatası hala ölçülen değerin % 1'in altındadır.
Numune boyutlarının ölçülmesi eğilme testi sırasında özel dikkat gerektirir.Eğme gerilmesinin hesaplanmasında numune kalınlığı kademeli olarak dahil edildiğinden ölçüm hatası da ikinci dereceden bir fonksiyonu izler.Nominal 4.0 mm numune yüksekliğinde yalnızca 0.1 mm'lik bir ölçüm hatası, yaklaşık % 5'lik bir eğilme stresinde bir hata üretmiştir.
Sapmanın ölçümü, test laboratuvarının ilgili amacına bağlı olarak gerçekleşir.
- En basit durumda, herhangi bir sapma ölçümüne gerek kalmaması için yalnızca maksimum kuvvet veya gerilimin belirlenmesi gerekir.
- Yalnızca %1'den daha büyük bir kenar fiber uzamasına yol açan sapmalar belirlenecekse, örneğin %3,5 eğme sınırı, o zaman test cihazının travers yer değiştirme dönüştürücüsü kullanılarak basit bir ölçüm yeterlidir.
- Standartta tanımlanan tip III, yalnızca dahili karşılaştırma veya tolerans kontrolü için kullanılan eğme modülü ölçümü ile bir kalite güvencesi veya Ar-Ge görevini tanımlar, bu nedenle ölçümün doğruluğu değil, iyi tekrarlanabilirliği önemlidir.Bu durumda, test kurulumunu basitleştirmek için test cihazın travers hareket dönüştürücüsü ve bir esneklik düzeltmesi ile çalışabilirsiniz.
- Diğer test laboratuvarları ile karşılaştırmaya dayanabilecek kesin ve doğru test sonuçları elde edilecekse, doğruluk sınıfı 1'de doğrudan sapma ölçümünün kullanılması esastır.
- Eğilme testinin sonuçları, özellikle test numunesinin yüzeyindeki malzeme davranışını gösterir.Çekme testine kıyasla, ölçülecek sapmalar çekme testindeki uzunluk değişikliklerinden yaklaşık dört kat daha fazladır.
- ZwickRoell test cihazları, testXpert III yazılımını kullanarak yük gövdesinin, kuvvet sensörünün ve eğme aracının deformasyonunu telafi edebilir.Bu, test cihazının travers ekstansometre üzerinde yeterince doğru ölçümü sağlar.Özellikle KG amaçları için, test cihazının çalışması basitleştirilmiştir.
- Yüksek bir karşılaştırma hassasiyeti gerekiyorsa, numunenin altında yük olmadan sapmaya izin veren bir ekstansometre kullanılması önerilir.ZwickRoell çekme sensörleri yerine multiXtens veya makroXtens otomatik çekmeli ekstansometreye kolaylıkla eğilme test kolları sunar.
- Profesyonelce yürütülen eğme cihazlarının önemli bir özelliği, tam hizalamanın boyutsal doğruluğuna ek olarak verilmesidir.Destekler, eğme mühürüne göre çok doğru bir şekilde birbirleriyle hizalanmalıdır.Gerilme şekil değiştirme diyagramındaki açısal hatalar, "eğri ayak" olarak adlandırılan bir modül oluşturur ve bu durum modül belirlemesini hatalı şekilde bozabilir.Ayarlanabilir destekler ve göstergeler bu görevi daha kolay hale getirir.Numuneler, numunelerin tam konumlandırılmasını kolaylaştırmak için numuneler durur.