ASTM D6484, ASTM D6742, Boeing BSS 7260 (Tip I) veya AITM 1.0008 standartları, kompozit malzeme üzerinde Boş Delik Basma (OHC) ve Dolu Delik Basma (FHC) testlerini tanımlar.
Boş Delik Basma (OHC) testi şile bir deliğin laminatın basınç dayanımı üzerindeki etkisi belirlenir. OHC mukavemetinin aynı çentiksiz laminatın basınç dayanımına oranı OHC çentik faktörü veya OHC demonte faktörü ile sonuçlanır.
Numune deliğine bir perçin veya cıvata yerleştirilirse buna Dolu Delik Basma (FHC) testi denir. Benzer şekilde, FHC mukavemetinin aynı çentiksiz laminatın basınç mukavemeti ile karşılaştırılması, FHC çentik faktörünü veya FHC devrilme faktörünü sağlar.
Boş Delik Basma testleri ve Dolu Delik Basma testleri her zaman çok yönlü laminatlarla yapılır. Mukavemet, belirlenecek belirleyici parametre olduğundan, bir uzama ölçümü zorunlu değildir.
ASTM D6484'e göre Boş Delik Basma Testi ve ASTM D6742’e göre Dolu Delik Basma Testi için kullanılan birim sistemine bağlı olarak, 300 mm uzunluğunda ve 36 mm genişliğinde veya 12 inç uzunluğunda ve 1,5 inç genişliğinde merkezi delikli kompozit numune kullanılır. Boeing endüstri standardı BSS 7260 Type I'de tarif edilen OHC test cihazı da 12 inç uzunluğunda ve 1.5 inç genişliğindedir. Numune, test için ASTM D6484'te tarif edilen destek cihazına sıkıştırılır. SI için bir cihaz ile emperyal birimler sistemi arasında bir ayrım yapılır.
Koruyucu ekipman her iki tarafta kapanan bir hidrolik çeneye yerleştirilir. Numunenin orta kısmına kuvvet girişi daha sonra kenetlenmiş alandaki itme ile gerçekleştirilir. Alternatif olarak, destek cihazı iki basma plakası arasında kullanılabilir. Burada kuvvet, cihazın ve numunenin uç yüzeyleri üzerinden girilir. Tek geçerli arıza modu delikte basınç arızasıdır.
Airbus AITM 1.0008 basma testi standardı, çentiksiz laminatlar (örnek Tip A) üzerindeki basma testleri için talimatların yanı sıra, Boş Delik Basma (örnek tip B) ve Dolu Delik Basma (örnek tip C) açıklamalarını da içerir.
Çentiksiz test numunelerine kıyasla analog numune boyutları nedeniyle, OHC numune boyutları B1 ve B2 ile FHC numune boyutları C1 ve C2, ZwickRoell HCCF basma cihazında test edilebilir.