OSİLOSKOP NEDİR ?
Osiloskop nedir ? Osiloskopu nasıl kullanmalıyız ? Osiloskop nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır ? Osiloskop ile arızayı nasıl tespit ederiz ? Bugün Osiloskop Nedir Giriş adlı yazımızla karşınızdayız.
Başlayalım.
OSİLOSKOP EĞİTİMİ-1
Osiloskop nedir, bununla neler yapabilirsiniz ve nasıl çalışır?
Osiloskop temel olarak bir grafik görüntüleme cihazıdır – elektriksel bir sinyalin grafiğini çizer.
Çoğu uygulamada grafik, sinyallerin zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir: dikey (Y) ekseni, voltajı ve yatay (X) ekseni, zamanı temsil eder.
Ekranın yoğunluğu veya parlaklığı Z ekseni olarak da adlandırılır.
Bu basit grafik size bir sinyal hakkında birçok şey söyleyebilir.
Bunlardan bazılarına beraber bakalım ;
• Bir sinyalin zaman ve voltaj değerlerini belirleyebilirsiniz.
• Salınımlı bir sinyalin frekansını hesaplayabilirsiniz.
• Sinyalin temsil ettiği bir devrenin “hareketli parçalarını” görebilirsiniz.
• Sinyalin belirli bir bölümünün diğer bölümlere göre ne sıklıkla gerçekleştiğini söyleyebilirsiniz.
• Arızalı bir bileşenin sinyali bozup bozmadığını öğrenebilirsiniz.
• Bir sinyalin ne kadarının doğru akım (DC) veya alternatif akım (AC) olduğunu öğrenebilirsiniz.
• Sinyalin ne kadarının gürültü olduğunu ve gürültünün zamanla değişip değişmediğini anlayabilirsiniz.
Bir osiloskopun ön panelinde bir ekran ve sinyal alımını ve gösterimini kontrol etmek için kullanılan düğmeler, düğmeler, anahtarlar ve göstergeler bulunur.
Ön panel kontrolleri normalde Dikey, Yatay ve Tetik bölümlerine ayrılmıştır ve ek olarak, ekran kontrolleri ve giriş konektörleri vardır.
Bir Osiloskopla Ne Yapabilirsiniz?
Osiloskoplar, televizyon tamir teknisyenlerinden fizikçilere kadar herkes tarafından kullanılır.
Elektronik teçhizat tasarlayan veya tamir eden herkes için vazgeçilmezdir.
Bir osiloskopun kullanışlılığı elektronik dünyası ile sınırlı değildir.
Uygun transdüser ile bir osiloskop her türlü olguyu ölçebilir.
Dönüştürücü, ses, mekanik stres, basınç, ışık veya ısı gibi fiziksel uyaranlara yanıt olarak elektriksel bir sinyal oluşturan bir cihazdır.
Örneğin, bir mikrofon sesi elektrik sinyaline dönüştüren bir dönüştürücüdür.
Bir otomotiv mühendisi, motor titreşimlerini ölçmek için bir osiloskop kullanır.
Bir tıp araştırmacısı beyin dalgalarını ölçmek için osiloskop kullanabilmektedir ki osiloskop ile imkanlar sonsuzdur.
Analog, Dijital Depolama ve Dijital Fosfor Osiloskopları
Elektronik ekipman iki türe ayrılabilir: analog ve dijital.
Analog sürekli değişken voltajlarla çalışır, dijital ise voltaj örneklerini temsil edebilecek ayrı ikili sayılarla çalışır.
Örneğin, geleneksel bir fonograf analog bir cihazken, kompakt bir disk oynatıcı dijital bir cihazdır.
Osiloskoplar ayrıca analog ve sayısallaştırıcı tiplerde gelir.
Temel olarak bir analog osiloskop, ölçülen sinyal voltajını doğrudan osiloskop ekranı (genellikle bir katod ışını tüpü, CRT) boyunca hareket eden bir elektron ışınına uygulayarak çalışır.
Ekranın arka tarafı, elektron ışınının kendisine çarptığı her yerde fosfordan bir kaplama ile muamele edilir.
Sinyal voltajı, dalga formunu ekranda izleyerek orantılı olarak yukarı ve aşağı saptırır.
Işın, belirli bir ekran konumuna ne kadar sık çarparsa, o kadar parlak bir şekilde parlar.
Bu, dalga şeklinin hemen bir resmini verir.
Analog bir kapsamın gösterebileceği frekans aralığı CRT ile sınırlıdır.
Çok düşük frekanslarda, sinyal, dalga biçimi olarak ayırt edilmesi zor olan parlak, yavaş hareket eden bir nokta olarak görünür.
Yüksek frekanslarda, CRT’nin “yazma hızı” limiti tanımlar.
Sinyal frekansı CRT’nin yazma hızını aştığında, ekran görmek için çok kararır.
En hızlı analog kapsamlar, yaklaşık 1 GHz’e kadar olan frekansları görüntüleyebilir.
Buna karşılık, sayısallaştırıcı bir osiloskop, ölçülen gerilimi dijital bilgiye dönüştürmek için analog-dijital dönüştürücü (ADC) kullanır.
Sayısallaştırma kapsamı, dalga şeklini bir dizi örnek olarak alır.
Bir dalga formunu tanımlamak için yeterli numune toplayana kadar bu örnekleri saklar ve daha sonra ekranda görüntülemek için dalga formunu tekrar birleştirir.
Geleneksel sayısallaştırma kapsamı DSO – Dijital Depolama Osiloskopu olarak bilinir.
Ekranı ışık fosforuna dayanamamaktadır ki bunun yerine, raster tipi bir ekran kullanmaktadır.
Son zamanlarda üçüncü bir ana osiloskop mimarisi ortaya çıkmıştır: Dijital Fosfor Osiloskopu (DPO).
DPO, analog kapsamın en iyi ekran özelliklerini güvenilir bir şekilde taklit eden ve dijital toplama ve işlemenin avantajlarını sağlayan sayısallaştırıcı bir kapsamı ifade eder.
DSO gibi, DPO da raster ekran kullanır.
Ancak bir fosfor yerine, net, yoğunluk dereceli bir iz veren özel paralel işlem devreleri kullanır.
Hem DSO’lar hem de DPO’lar için dijital yaklaşım, kapsamın kendi aralığında herhangi bir frekansı eşit stabilite, parlaklık ve netlikle görüntüleyebileceği anlamına gelir.
Sayısallaştırıcı osiloskopun frekans aralığı, problarının ve dikey bölümlerin görev için uygun olduğu varsayılarak, örnekleme hızına göre belirlenir.
Birçok uygulama için analog veya sayısallaştırıcı bir osiloskop kulanılmaktadır.
Bununla birlikte, her türün belirli işler için daha fazla veya daha az uygun hale getirebilecek benzersiz özellikleri vardır.
İnsanlar genellikle “gerçek zamanlı” olarak (meydana geldiklerinde) hızla değişen sinyalleri göstermenin önemli olduğu durumlarda analog osiloskopları tercih ederler.
Analog kapsamın kimyasal fosfor bazlı ekranı, sinyal özelliklerinin en sık meydana geldiği yerde izi daha parlak hale getiren “yoğunluk derecesi” olarak bilinen bir özelliğe sahiptir.
Bu, sadece iz yoğunluğuna bakarak sinyal ayrıntılarını ayırt etmeyi kolaylaştırır.
Dijital depolama osiloskopları, yalnızca bir kez gerçekleşebilecek olayları yakalamanızı ve görüntülemenizi sağlar – “geçici” olaylar.
Dalga formu bilgisi dijital biçimde (bir dizi depolanmış ikili değer) olduğu için, kapsamın içinde veya harici bir bilgisayar tarafından analiz edilebilir, arşivlenebilir, basılabilir ve başka şekilde işlenebilir.
Dalga formunun sürekli olması gerekmez; sinyal kaybolduğunda bile görüntülenebilir.
Bununla birlikte, DSO’lar gerçek zamanlı yoğunluk derecelendirmesine sahip değildir; bu nedenle canlı sinyaldeki değişken yoğunluk seviyelerini ifade edemezler.
Dijital Fosfor Osiloskopu, analog ve sayısallaştırma kapsamı teknolojileri arasındaki engelleri yok etmektedir.
Yüksek frekansları veya düşük, tekrarlayan dalga formlarını, geçici olayları ve sinyal değişikliklerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için aynı derecede uygundur.
Dijitalleştirme kapsamları arasında yalnızca DPO, geleneksel DSO’lardan eksik olan Z (yoğunluk) eksenini sağlar.
OSİLOSKOP NEDİR GİRİŞ SONUÇ :
Bugün Osiloskop Nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı ve güzel bir giriş olmuştur.