

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan:
RÜZGAR VE
GÜNEÞ ENERJÝSÝNE DAYALI ÖNLÝSANS BAÞVURULARI
ÝÇÝN YAPILACAK RÜZGAR
VE GÜNEÞ ÖLÇÜMLERÝ
UYGULAMALARINA
DAÝR TEBLÝÐ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç ve
kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Teblið, 2/11/2013 tarihli ve
28809 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliði kapsamýnda yapýlacak rüzgar ve güneþ ölçümlerinin yapýlmasýna ve deðerlendirilmesine iliþkin usul ve esaslarý belirlemek amacýyla düzenlenmiþtir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayýlý Meteoroloji Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi ve 22 nci maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu ve Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliði hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliðde geçen;
a) Ana ölçüm seviyeleri: Rüzgar
ölçüm istasyonlarýnda direðin 30 metre ve en üst seviyesinde yapýlan rüzgar hýz ve yön ölçümlerini,
b) Baþvuru merkezi: Meteoroloji Genel Müdürlüðü Gözlem Sistemleri Dairesi Baþkanlýðýný,
c) EPDK: Enerji
Piyasasý Düzenleme Kurumunu,
ç) Firma: Yönetmelik ve Teblið kapsamýnda rüzgar veya güneþ ölçümü için baþvuru yapan tüzel kiþiyi,
d) IP : Her bir bilgisayar sistemine ait kimlik numarasý olan Internet Protokolünü,
e) MGM:
Meteoroloji Genel Müdürlüðünü,
f) Ölçüm istasyonu: Yönetmelik ve Teblið kapsamýnda kurulacak olan rüzgar
veya güneþ ölçüm sistemini,
g) Proje: Ölçüm istasyonunun yerleþimi, direðin zemine baðlantýsý, statik hesaplarý ve gergi tellerinin baðlantýlarýný içeren çizim ve hesaplamalar,
ð) Sensör:
Meteorolojik parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanýlan algýlayýcýlarý,
h) Teblið: Ölçümlere iliþkin uygulamalarý düzenleyen bu Tebliði,
ý) UTM koordinatý: Universal Transversal Mercator izdüþümünde altý derecelik dilim esasýna göre verilen koordinatý (ED 50 Datum),
i) Yönetmelik: Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan yayýmlanan Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliðini,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Baþvuru, Ölçüm Ýstasyonu Kontrolü ve Veri Ýletimi
Baþvuru sýrasýnda yapýlacak iþlemler
MADDE 4 – (1) Baþvuru sýrasýnda yapýlacak iþlemler þunlardýr:
a) Baþvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma
temsilcileri tarafýndan EK-A baþvuru formu ile þahsen baþvuru merkezine yapýlýr.
b) Firma, baþvuru formu ile birlikte MGM tarafýndan belirlenen baþvuru ücretinin Döner Sermaye Ýþletmesi Müdürlüðü banka hesabýna yatýrýldýðýna iliþkin makbuzun aslý veya kopyasýný baþvuru merkezine teslim eder.
c) Firma,
kuracaðý her ölçüm istasyonu için ayrý baþvuru yapar.
ç) Ölçüm istasyonunun kontrolü, verilerin arþivlenmesi ve ölçüm sonuç raporunun onaylanmasý gibi hizmetler için firma tarafýndan yatýrýlmasý gereken baþvuru ücreti, MGM Döner Sermaye Ýþletmesi Yönetim Kurulu tarafýndan her yýl belirlenerek, MGM’nin
resmi internet sitesinde duyurulur. Ýlk ölçüm kontrolü yapýldýktan sonra, herhangi bir sebeple ayný ölçüm istasyonu için firma tarafýndan talep edilecek her bir kontrol iþlemi için baþvuru ücretinin %30’u hizmet bedeli olarak firma tarafýndan Döner Sermaye Ýþletmesi Müdürlüðü hesabýna yatýrýlýr. MGM’ye müracaat ederek baþvuru numarasý alýndýktan sonra, bu baþvuru için yatýrýlan baþvuru ücreti geri ödenmez. Ancak, ücretini yatýrýp baþvuru numarasý almamýþ olanlara talep etmeleri durumunda ücreti geri ödenir.
d) Baþvuru sýrasýnda her bir ölçüm istasyonuna, baþvuru merkezi tarafýndan bir istasyon numarasý verilir.
e) MGM tarafýndan ölçüm istasyonunun kontrol ve kabul iþlemi yapýldýktan sonra; firma, verileri göndereceði cihaza/terminale ait sabit IP numarasýný MGM’ye bildirir.
MGM, verilerin MGM’ye gönderebilmesi için gerekli iletiþim bilgilerini firmaya bildirecektir.
f) Firma ölçüm yapacaðý sahaya esas ölçüm izni ile ilgili olarak:
1) Ölçüm yapýlacak saha kendisine ait ise tapunun fotokopisini,
2) Ölçüm yapýlacak saha baþvuru sahibine ait deðilse, bu sahanýn ölçüm yapmak üzere sahibinden kiralandýðýna veya sahanýn sahibi tarafýndan baþvuru sahibine bu sahada ölçüm yapýlmasýna izin verildiðine iliþkin noter veya ilgili muhtar onaylý sözleþmenin aslýný veya fotokopisini,
3) Ölçüm yapýlacak saha kamu arazisi ise yetkili kamu
idaresinden alýnmýþ izin yazýsýnýn aslýný veya fotokopisini,
baþvuru dosyasý içerisinde baþvuru merkezine teslim eder.
g) Ölçüm istasyonunun kurulumuna iliþkin, baþvuru sahibi veya ilgili mühendislerce (inþaat veya makine) onaylanmýþ proje baþvuru dosyasýna eklenir.
ð) MGM, ölçüm periyodu içindeki herhangi bir zamanda ölçüm istasyonunu yerinde veya uzaktan eriþimle kontrol ederek, verilerin doðruluðunu teyit etme ve veri kayýt cihazýndan ölçülen verileri alma iþlemlerini yapabilir.
Kontrol yapacak personelin görevlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Ölçüm istasyonunun kurulum þartlarýna uygunluðunun kontrolü, MGM tarafýndan görevlendirilecek meteorolojik ölçüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip en az üç personel tarafýndan yapýlýr:
Ölçüm
istasyonunun kontrolü
MADDE 6 – (1) Ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolünde, ekteki (EK-C ve EK-D) kontrol formlarýna uygun olarak aþaðýdaki iþlemler yapýlýr:
a) MGM, ölçüm istasyonunun kurulum kontrolünü, baþvuru tarihinden itibaren 15 (onbeþ)
iþ günü içerisinde yapar.
b) Kurulum
raporu, Yönetmelik eklerinde
belirtilen formata uygun olarak (rüzgar ölçümleri için EK-3, güneþ ölçümleri için EK-5) ölçüm istasyonlarýnýn kontrolü için görevlendirilen MGM personeli tarafýndan sahada yapýlacak incelemelerden sonra hazýrlanýr.
c) Ölçüm istasyonu, rüzgar
veya güneþ enerjisine dayalý üretim tesisinin kurulacaðý önlisans
baþvurusu yapýlacak santral sahasý alanýnda yer almalýdýr.
ç) Ölçüm istasyonunun bulunduðu nokta koordinatlarý, GPS cihazý ile kontrol edilir. GPS ölçüm cihazý hata miktarý en fazla beþ metre olmalýdýr.
d) Firma, ölçüme baþlandýktan sonra arýza veya hatalý ölçümden dolayý deðiþtirilen yeni sensör
veya benzeri ekipmanýn kalibrasyon ve uygunluk belgelerini baþvuru merkezine 10 iþ günü içinde ibraz ederek istasyonun kontrolünü talep eder. MGM deðiþiklikle ilgili kontrolü 15 (onbeþ) iþ günü içerisinde sahada yapar.
e) Görevlendirilen personelin, ölçüm istasyonuna ulaþýmý MGM tarafýndan saðlanýr.
f) Rüzgar
ölçüm istasyonu kurulduktan sonra, istasyonun koordinat
ve yükseklik bilgileri
firma tarafýndan, Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü’ne bildirilir ve bu bildirime iliþkin belge, baþvuru dosyasýna eklenir.
g) Rüzgar
ölçüm istasyonu MGM’nin
iþletmekte olduðu EK-Ý’de
koordinatlarý belirtilen Meteoroloji Radarlarýna kuþ uçuþu en az 5 km. uzaklýkta olacaktýr. Bu sahalarda rüzgar
türbinleri
kurulurken de, bu türbinlerin her birinin meteoroloji radarlarýna en az 5 km uzaklýkta olma þartý korunacaktýr. Diðer kurumlarýn benzer sistemlerinin yakýnlarýna kurulacak olan rüzgar
ölçüm istasyonlarý ve rüzgar türbinleri için bu kurumlardan uygun görüþ almak firmanýn sorumluluðundadýr.
Ölçüm
verilerinin MGM’ye iletilmesi ve
eksik verilerin tamamlanmasý
MADDE 7 – (1) Yapýlan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde herhangi bir deðiþiklik ve harici bir müdahale olmaksýzýn, tebliðde belirtilen veri yapýsý kullanýlarak ölçümün yapýldýðý günü takip eden gün içinde MGM’ye iletilir. Ölçülen verilerin MGM’ye
iletilmesi aþaðýdaki yöntemlerden biri kullanýlarak yapýlýr.
a) Sabit IP
adresli bir sistemden MGM tarafýndan tahsis edilen sunucuya günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilir.
b) Verinin güvenli bir þekilde gönderilebileceði ve MGM tarafýndan uygun bulunacak baþka bir yöntemle, günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilir.
(2) Ölçüm istasyonundan veri transferinin yapýlamadýðý durumlarda baðlantý saðlandýktan sonra veri kaydedicilerde saklanan veriler
otomatik olarak MGM’ye iletilir.
(3) Rüzgar
ölçüm istasyonundan elde edilen; rüzgar verileri (yön, hýz gibi) "*****_********_R.txt"
adý verilen metin
dosyasýna, diðer veriler ise (sýcaklýk, nem, basýnç) "*****_********_D.txt"
adý verilen metin
dosyasýna ayrý ayrý EK-E'deki formata uygun olarak kaydedilir. Rüzgar
kayýtlarý, tüm seviyelerdeki rüzgar ölçümlerini içerir.
(4) Güneþ ölçüm istasyonundan elde edilen güneþlenme verileri "*****_********_G.txt" adý verilen metin dosyasýna EK-E'deki formata
uygun olarak kaydedilir.
(5) Veriler
metin dosyasý biçiminde, birer günlük olarak hazýrlanýr. Gönderilen verinin dosya adý; istasyon numarasý, ölçüm tarihi (yýl, ay, gün), ölçüm þekli (Güneþlenme: G, Rüzgar:
R, rüzgar direðindeki diðer ölçümler: D) bilgilerini içerir. Bu bilgiler sýrasýyla altçizgi ( _ ) karakteri kullanýlarak aþaðýdaki örnekte olduðu gibi oluþturulur.
Örnek: 17141 numaralý istasyonda 14/04/2012 günü yapýlan güneþlenme ölçüm kayýtlarýný içeren dosya adý aþaðýdaki gibi düzenlenmelidir.
(17141_ 20120414_G.txt)
(6) Gönderilecek olan metin dosya içindeki kayýtlar EK-E’de istenen
formatta hazýrlanýr. Firma, MGM sunucusuna verileri göndermesine raðmen, EK-E’de istenen formata
(istenen dýþýnda ayraç kullanýmý, veri sütun sayýsýnýn farklý olmasý, sütuna farklý karakter eklenmesi vb.) uygun olmamasý nedeniyle MGM kayýt sistemine aktarýlamayan veriler için, resmi baþvuruda bulunarak, verilerin içeriðini deðiþtirmeden formatýný düzeltip dosyalarýn güncellenmesini talep edebilir.
(7) Sonuç raporunda, günlük periyotlarla hazýrlanarak MGM’ye
iletilen ölçüm verileri esas alýnýr. Firma, ölçüm periyodu sonunda, baþvuru formunda yapýlmasý istenen hesaplamalarý bu verileri esas alarak yapar.
(8) Rüzgar
verileri için aþaðýdaki hususlar dikkate alýnarak iþlem yapýlýr:
a) 1 yýllýk ölçüm verisinde, iþletme, bakým, arýza vb. nedenlerle rüzgar
veri kaybý % 20’den daha fazla olamaz. % 20 veri kaybý içerisinde deðerlendirilecek veri kayýplarý, ölçümün resmi olarak baþladýðý tarihten itibaren en az 1 yýllýk ölçüm verisinin saðlanacaðý süre dikkate alýnarak hesaplanýr.
b) Ölçüm süresinin 1 yýldan fazla olduðu durumlarda ise; veri kayýplarýnýn olmadýðý veya %20’den az olduðu herhangi bir 1 yýllýk periyot dikkate alýnýr. % 20 veri kaybý, ana ölçüm seviyelerindeki her bir rüzgar
hýzý ve yönü ile tek seviyede ölçülen hava sýcaklýðý ve hava basýncý verileri için ayrý ayrý hesaplanýr.
c) Veri kaybýnýn % 20’ye kadar olduðu durumlarda kayýp verilerin tamamlanmasý iþlemi, mevcut veriler veya faaliyet alanýný temsil edebilecek en yakýn meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanýlarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanýlarak yapýlýr. Ýstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanýndaki boþ sütuna yýldýz atýlarak iþaretlenir.
ç) Eksik veri tamamlamada kullanýlacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin
meteoroloji istasyonlarý arasýndan alaný temsil edebilen, ölçüm yapýlan sahaya yakýn bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrýca ayný ölçüm sahasýnda ayný firma tarafýndan kurulan ve MGM tarafýndan kabulü yapýlmýþ birden fazla istasyon olmasý durumunda bu istasyonlarýn verileri birbirlerinin veri kayýplarýný tamamlamak için de kullanýlabilir.
d) Rüzgar
ölçüm istasyonunda ana ölçüm seviyelerindeki rüzgar hýz ve yön ölçerlerdeki veri kaybý birbirlerinden veya ayný istasyonda ara seviyelerde de ölçüm yapýlýyorsa bu ölçerlerin verilerini kullanarak yapýlacak hesaplamalarla tamamlanabilir.
e) Veri
tamamlama iþlemi, varsa ayný sahada kurulu bulunan baþka bir firmaya ait ve MGM tarafýndan kabul iþlemleri yapýlmýþ bir ölçüm istasyonunun verisi kullanýlarak da yapýlabilir. Ancak bu iþlemin yapýlmasý için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanýlmasý konusunda yazýlý olarak izin alýnmasý ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi þarttýr.
f) Sahayý temsil eden meteoroloji istasyonu olmadýðý durumlarda; yüzde yirmiden az veri kaybý olmak þartý ile mevcut veriler kullanýlarak ölçüm sonuç raporu hazýrlanýr.
(9) Güneþ verileri için aþaðýdaki hususlar dikkate alýnarak iþlem yapýlýr.
a) 1 yýllýk ölçüm verisinde, iþletme, bakým, arýza vb. nedenlerle güneþ veri kaybý % 20’den daha fazla olamaz. % 20 veri kaybý içerisinde deðerlendirilecek veri kayýplarý, ölçümün resmi olarak baþladýðý tarihten itibaren en az 1 yýllýk ölçüm verisinin saðlanacaðý süre dikkate alýnarak hesaplanýr.
b) Ölçüm süresinin 1 yýldan fazla olduðu durumlarda ise; veri kayýplarýnýn olmadýðý veya %20’den az olduðu herhangi bir 1 yýllýk periyot dikkate alýnýr. % 20 veri kaybý, yatay yüzeye gelen yýllýk toplam global güneþ ýþýnýmý, güneþlenme süresi ve hava sýcaklýðý verilerinin her birisi için ayrý ayrý hesaplanýr.
c) Veri kaybýnýn % 20’ye kadar olduðu durumlarda kayýp verilerin tamamlanmasý iþlemi, faaliyet alanýný temsil edebilecek en yakýn bir veya birkaç meteoroloji istasyonu verileri kullanýlarak veya meteoroloji istasyonu verilerinin
istatistiksel metodlarla iþlenmesiyle yapýlýr. Ýstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanýndaki boþ sütuna yýldýz atýlarak iþaretlenir.
ç) Eksik veri tamamlamada kullanýlacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin
meteoroloji istasyonlarý arasýndan ölçüm noktasý ile ayný enlem kuþaðýna yakýn bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrýca ayný ölçüm sahasýnda ayný firma tarafýndan kurulan ve MGM tarafýndan kabul iþlemleri yapýlmýþ birden fazla ölçüm istasyonu olmasý durumunda bu istasyonlarýn verileri birbirlerinin veri kayýplarýný tamamlamak için de kullanýlabilir.
d) Veri
tamamlama iþlemi, varsa ayný sahada kurulu bulunan baþka bir firmaya ait ve MGM tarafýndan kabul iþlemleri yapýlmýþ bir ölçüm istasyonunun verisi kullanýlarak da yapýlabilir. Ancak bu iþlemin yapýlmasý için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanýlmasý konusunda yazýlý olarak izin alýnmasý ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi þarttýr.
(10) Rüzgar
ve güneþ ölçüm sonuç raporu için yapýlacak müracaat esnasýnda, ölçülen ve tamamlanan tüm veriler elektronik ortamda (CD, DVD vb.) MGM’ye
sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verilerin
Kontrolü ve Deðerlendirilmesi
Rüzgar verilerinin kontrolü ve deðerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Rüzgar
verilerinin kontrolü ve deðerlendirilmesi aþaðýdaki þekilde yapýlýr:
a) Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-4’de belirtilen formata uygun olarak direðin tepe noktasýnda ölçülen rüzgar deðerleri için rüzgar ölçüm sonuç raporu hazýrlanýr. Bu raporla birlikte Baþvuru Formu (EK-B) ve Rüzgar/Güneþ Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F) MGM’ye
sunulur.
b) MGM’ye
iletilen verilerle sunulan veriler örnekleme yöntemiyle karþýlaþtýrýlarak kontrol edilir. Kontrol sonucu, sunulan
verilerin MGM’deki verilerden farklý olmasý durumunda ölçüm sonuç raporunda bu husus belirtilir.
c) Eksik veri
tamamlamada kullanýlan istatistiksel yöntemler (doðrusal enterpolasyon, hareketli
ortalama, korelasyon, basit ortalamalarýnýn alýnmasý ve ortanca deðer kullanýmý vb.) ayrýntýlý olarak EK-F’de
belirtilir.
ç) Veri kaybý, % 20’den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20 veri kaybý, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalýk verilerin toplam kayýt sayýsýnýn % 20’si olarak kabul edilir.
d) Ölçüm sonuç raporlarýnýn, MGM’ye teslim
edilmesinden sonra baþvuru yoðunluðu ve baþvuru sýrasý dikkate alýnarak en fazla 30 (otuz) iþ günü içerisinde deðerlendirme ve onay iþlemleri sonuçlandýrýlýr.
e) Rüzgar
ölçüm sonuç raporunda; direðin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçlarý kullanýlýr. Rüzgar hýz, yön ve güç hesaplamalarý on dakikalýk veriler kullanýlarak yapýlýr. Yýllýk ortalama rüzgar hýzý, hakim rüzgar yönü ile yönlere göre esme sayýsý (frekans) ve güç bilgileri belirtilir. MGM tarafýndan EK-4’ deki Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu onaylanýr.
Güneþ
verilerinin kontrolü ve deðerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Güneþ verilerinin kontrolü ve deðerlendirilmesi aþaðýdaki þekilde yapýlýr:
a) Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-6’da belirtilen formata uygun olarak güneþ ölçüm sonuç raporu hazýrlanýr. Bu raporla birlikte Baþvuru Formu (EK-B) ve Rüzgar/Güneþ Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F) MGM’ye
sunulur.
b) MGM’ye
iletilen verilerle sunulan veriler örnekleme yöntemiyle karþýlaþtýrýlarak kontrol edilir. Kontrol sonucu, sunulan
verilerin MGM’deki verilerden farklý olmasý durumunda ölçüm sonuç raporunda bu husus belirtilir.
c) Eksik veri
tamamlamada kullanýlan istatistiksel yöntemler (doðrusal enterpolasyon,
hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarýnýn alýnmasý ve ortanca deðer kullanýmý vb.) ayrýntýlý olarak EK-F’de
belirtilir.
ç) Veri kaybý, % 20’den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20 veri kaybý, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalýk verilerin toplam kayýt sayýsýnýn % 20’si olarak kabul edilir.
d) Ölçüm sonuç raporlarýnýn, MGM’ye teslim
edilmesinden sonra baþvuru yoðunluðu ve baþvuru sýrasý dikkate alýnarak en fazla 30 (otuz) iþgünü içerisinde deðerlendirme ve onay iþlemleri sonuçlandýrýlýr.
e) Güneþ Ölçüm sonuç raporundaki; global güneþ ýþýnýmý yýllýk toplamý (kWh/m²), güneþlenme süresi yýllýk toplam saati (h) ve yýllýk ortalama hava sýcaklýðý (°C) onar dakikalýk veriler kullanýlarak hesaplanýr. Bu rapor (EK-6), MGM tarafýndan onaylanýr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 10 – (1) MGM’ye
sunulan ölçülen ve tamamlanan veri ve bilgilerin doðruluðundan ve güvenilirliðinden baþvuru sahibi sorumludur. MGM hukuki olarak sorumlu
deðildir. Yapýlan deðerlendirmeler, baþvuru sahibinin MGM’ye
ilettiði veri ve
bilgilerin doðru olduðu kabul edilerek yapýlýr.
(2) Bu bölüm hükümleri kapsamýnda MGM’ye sunulan
veriler ile ticari sýr niteliðinde olan bilgilerin saklanmasý ve korunmasý, MGM’nin sorumluluðundadýr.
(3) MGM, üzerinden 3 tam yýl geçen veri kayýt sistemindeki günlük veriler üzerinde her türlü tasarruf hakkýna sahiptir. (Örnek; 08/02/2010 tarihinde
ölçülen veri, 09/02/2013 tarihinden itibaren MGM tarafýndan kullanýlabilir)
(4) Rüzgar
ölçüm istasyonu koordinat bilgilerinin, Devlet Hava
Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü’ne bildirilmesi ilgili firmanýn sorumluluðundadýr.
Rüzgar ve güneþ ölçüm
istasyonunun özellikleri
MADDE 11 – (1) Rüzgar
ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapýlýrken EK-C’ de, güneþ ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapýlýrken EK-D’de belirtilen
hususlar dikkate alýnýr.
Yürürlükten kaldýrýlan teblið
MADDE 12 – (1) 10/07/2012 tarihli ve 28349 sayýlý Resmî Gazete‘de yayýmlanan “Rüzgar ve Güneþ Enerjisine Dayalý Lisans Baþvurularý Ýçin Yapýlacak Rüzgar ve Güneþ Ölçümleri Uygulamalarýna Dair Teblið” yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Teblið yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Teblið hükümlerini, Meteoroloji Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakan yürütür.
Tebliðin
ekleri için týklayýnýz