Floresan ekranlı ve odaklanan elektron silahlı oldukça çok boşaltılmış elektron tüp ışın aksına doğru eğimlidir, böylece ışının yolu gözükebilir ve elektrik ve manyetik alan etkileri çalışılabilir. Elektron ışını, elektrik yoluyla gömülü levha kapasitöründe ve manyetik yolla Helmholtz bobin D çiftini (1000644) kullanarak saptırılabilir. Elektrik alanını ayarlayarak manyetik defleksiyonu iptal etmesi sağlanır, belirli e/m şarjı ve elektronların hızı bu şekilde tespit edilebilir.
Filaman voltajı: 6.3 V AC
Mak. anot voltajı: 5000 V
Anot akımı: yaklaşık 0.1 mA at 4000 V
Mak. kapasitör voltajı: 5000 V
Floresan ekranı: yaklaşık 90x60 mm2
Cam ampül: yaklaşık 130 mm dia.
Toplam uzunluk: yaklaşık 260 mm