Oryantasyon tarafının azimut açısının bircayro teodolit, jiroskop oryantasyonu olarak anılır. Rafa monteli cayro teodolitinin imalat kusurları nedeniyle, göz merceklerinden gözlemlenen jiroskop ekseni salınım dengesi konumu (gyro meridyen yönü olarak adlandırılır), geçen istasyonun gerçek meridyeni ile çakışmaz, bu nedenle yalnızca cayro konumunu temel alarak ölçebilir. gyro meridyen üzerinde. açı. Gyronun belirli bir tarafının azimut açısı, cayronun meridyen yönünün değeri ile belirli bir tarafın değeri arasındaki fark ölçülerek elde edilir. Gyronun azimutu ile belirli bir tarafın gerçek azimutu (yani, cayro meridyen ile gerçek meridyen arasındaki dihedral açı) arasındaki farka enstrüman sabiti denir. Cihaz sabiti her yönelim için ölçülmelidir; gyro azimut açısı oryantasyon tarafında ölçülür ve oryantasyon tarafının koordinat azimut açısı hesaplama ile elde edilir.
Gyro teodolit oryantasyonu şu amaçlarla kullanılabilir: yeraltında belirli bir seviyeyi yönlendirmek; teodolit teldeki aralıklarla bir tel tarafının koordinat azimutunu ölçün, böylece tel, açı ölçüm hatalarının birikimini kontrol edebilen yöne bağlı bir tel haline gelir; madenler, tüneller, vb. Büyük ölçekli yeraltı mühendisliği araştırmalarının yönelimi; Gölgeli alanlarda araştırmanın yönelimi.
Dikey şaft yönlü ölçümün koordinatları aktarması gerektiğinde, kuyu deliğine dik bir çelik tel asılır ve çelik telin koordinatları yerde ölçülür; tel dik ve gyro oryantasyon kenarı arasında ölçülür ve tel noktaları, tel hesaplama yöntemi koordinatına göre hesaplanır.
Jiroskop oryantasyonunun alan gözlemi, esas olarak jironun belirli bir tarafının azimut açısını ölçmek içindir. Kuyudaki belirli bir çapraz tarafın koordinat azimutunu elde etmek için belirli bir yönlendirme prosedürü izlenmelidir.