TD600
Laboratuvar kumaş kurutucu – mini Ramöz
Laboratuvar kumaş kurutma makinesi test prosedürü
İlk başta, topraklama kablosu bağlanmalıdır. Güç kaynağına başlamadan önce, fanın saat yönünde dönüp dönmediğini kontrol etmek için ana gücü açın.
Numune gereksinimlerine göre, iç dolaşımın yönünü belirlememiz gerekir. (Yön olarak hava sirkülasyonu ekipmanın sağ tarafından gösterilebilir).
İstenilen çalışma sıcaklığını ayarlayın ve maksimum sıcaklık 250 olacaktır.
Numunenin kurutulması ve şekillendirilme zamanına göre, otomatik zamanlayıcıyı ayarlayın.
Gücü açın, gösterge ışığı yanacaktır.
Isı şalterini açın, iç sıcaklık yükselmeye başlar. (Not: Fanın ısıtmadan önce açık olması gerekir).
Sol ve sağ taraf penceresini kapatın.
Laboratuvar kumaş kurutucusu bakımı
- Tüm yatakların ayda bir kez yağlanması gerekir.
- Operasyondan iki ay sonra tahrik sisteminin tekrar kurulması tavsiye edilir.
- Sensör her 3 ila 6 ayda bir kontrol edilmelidir.
- Motorun çalışmasını 6 ayda bir kontrol etmek gerekir.