Sensör CTA (Sabit Sıcaklık Anemometre) modunda sıcak bir film anemometresi gibi davranır. Bu durumda, hassas olarak belirtilen sıcaklık katsayıları ve akış dışında üç direnç ile gerçek medya akımında bulunan iki direnç bir köprü oluşturmak için bağlı bulunmaktadır. Medya akımında (RT) ilk direnç sıvı sıcaklığı ölçer, düşük empedanslı (RS) ikinci direnç her zaman bir noktaya kadar ısıtılır, yukarıda belirtilen sıvı sıcaklığında sabit tutulur. Bunun için gerekli olan ısıtma akımı akan gazın içinden ısı dağılımını bir ölçüsüdür ve birinci ölçülen değişkenin temsil eder.
Satır içi sensörünün fonksiyon şeması