Buradaki fikir, VNA Maury kitiyle kalibre edildikten sonra cal standartlarını ölçerek ucuz SMA cal kiti için düzeltme verileri oluşturmak ve böylece kesinliğinin en azından bir kısmını ucuz kite aktarmaktır. Çoğu cal kitinde olduğu gibi, açık ve kısanın bir ofset uzunluğu olduğundan ve bu durumda muhtemelen PTFE dielektrik nedeniyle kayda değer kayıplar olduğundan düzeltme verilerinin kullanılması kesinlikle gereklidir. Ayrıca, açık, saçaklama kapasitesi nedeniyle her zaman kayda değer şekilde ideal değildir.
Ölçümlerle başlayalım. İlk olarak, VNA, bağlantı noktası 1'de bir erkek 3,5 mm konektöre ve bağlantı noktası 2'de bir dişi 3,5 mm konektöre sahip olacak şekilde adaptörlerle yapılandırıldı. Daha sonra Maury cal kitimi kullanarak her port için tam bir tek portlu kalibrasyon yapıldı. Kalibrasyonun bazı akıl sağlığı kontrollerinden sonra, altı SMA cal standardının S11'i 300 kHz'den 4 GHz'e ölçüldü. Sonuçlar, her biri 1001 veri noktasına sahip Touchstone (.s1p) dosyaları olarak saklandı. Doğrudan analizörden alınan sonuçların grafikleri aşağıdadır:
kadın açık
Kadın kısa
kadın maç
erkek açık
erkek kısa
erkek maç
Açık ve kısa standartlar biraz kayıptır, ancak bu, yaygın hata düzeltme modelleri tarafından kolayca ele alınır. Maç standartları daha büyük bir problem;kesinlikle kalitesiz değiller ve genel amaçlı bir sonlandırma olarak kesinlikle yeterliler, ancak bir kalibrasyon standardından beklenecek olandan çok uzaklar. Açık ve kısa genellikle düzeltmeden sonra çok kesin olduğundan, eşleşmeler genellikle katsayılar yöntemiyle düzeltmeden sonra bile bir cal kitinin doğruluğunun sınırını belirleyecektir, ancak bir eşleşmeyi yeterince düzeltecek genel bir parametrik model yoktur. 1 GHz ile 2 GHz arasında dişi eşleşmenin geri dönüş kaybının yaklaşık 20 dB kötüleştiğini ve sadece -35 dB'nin altında kaldığını, erkek eşleşmenin çok daha iyi olduğunu ve -45 dB'nin oldukça altında kaldığını ve neredeyse 4'e kadar kaldığını belirtmek ilginçtir. GHz. Bu, kadın standartlarının çok daha yüksek bir sıklıkta derecelendirilmesine rağmen!
Bir cal kitinin diğer bir kalite özelliği, açık ve kısa aşırı frekansın göreli faz yanıtıdır. VNA tarafından uygulanan hata düzeltme algoritması en kararlıdır (yani kalibrasyon sırasında belirlenen hata terimleri, cal standartlarının ölçülen yansıma faktörlerindeki değişikliklere en az duyarlıdır), eğer açık, kısa ve eşleşme, ilgilenilen banttaki her frekansta Smith çizelgesinde mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmiştir. Smith grafiğinde açık, kısa ve eşleşme, eşleşme merkezde olacak şekilde her frekansta düz bir çizgide yer alıyorsa durum böyledir.
Aşırı durumda, eğer açık ve kısa frekans arttıkça Smith grafiğinin dış kenarı çevresinde çok farklı oranlarda dönerlerse, sonunda buluşacaklar. Bu frekansta, birbirlerine benziyorlar (belki de kayıptaki küçük farklılıklar dışında) ve kalibrasyon başarısız oluyor. Bu nedenle açık ve kısa faz tepkisi ideal olarak 180° ayrı olmalıdır. Aşağıdaki iki grafikte, dişi kit için olduğu kadar erkek kit için de açık ve kısa (kırmızı iz) faz yanıtındaki fark frekans üzerinden grafiğe geçirilmiştir. Dişi kit için, faz farkı 17°'nin altında ve erkek kit için 6°'nin altında 4 GHz'e kadar büyüklükte kalır. Bu aslında çok iyi bir sonuç.