Bu cihaz, kanalizasyon seviyesini izlemek için bir gösterge olarak evde bir septik tank için tasarlanmıştır. Görev, nem koşulları altında ve farklı sıcaklık rejimlerinde çalışması gereken güvenilir bir sensör yaratmaktı. Başlangıçta, silikon tankının temelini alarak (sıvı seviyesi sensörünün olası versiyonları şeklinde görülebileceği gibi) bir silindirde bir yüzdürme prensibini uygulamayı düşündüm. Ancak, yaşamın kendisi, gerekli yolları yönlendirir ve yönlendirir, sadece bunun farkında olmanız gerekir! Benim septik tankımda zaten 110 mm ve 50 mm'lik kanalizasyon borularının geri çekilmesi olduğu için, karar kendi başına geldi. Böylece, diğer montaj seçeneklerini ortadan kaldırarak, cihazı 50 mm boruya sabitlemek mümkün hale geldi. Tüm malzemeler plastik, alüminyum, bronz, paslanmaz çelikten yapılmalı ve bunları uygulayacağınız ortama dayanıklı olmalıdır!
Sıvı seviye sensörünün prensibi bir mıknatıs ve saz anahtarlarına dayanmaktadır. Mıknatısı iki sazlı anahtar boyunca hareket ettirir, sensörler tetiklenir ve LED'ler belirli bir renkte yanar ve bu da depoyu dolduran sıvı miktarını gösterir. Şemayı olabildiğince basit hale getirmeye çalıştım ve sadece iki saz anahtarını kullanmayı başardım. Ayrıca, güvenilir, uzun süreli operasyon için mümkün olduğunca az detay uygulamak önemlidir.
Sıvı seviye sensörü devresi
Sıvı seviye sensörünün olası versiyonları
Şamandıradan, şamandıranın alt pozisyonunda, yeşil LED HL1 açık olduğunda, 2-çatalın devreye girdiği görülmektedir. Yani, sıvı seviyesi, tıpa tarafından sınırlandırılan şamandıranın altındadır ve buna göre mıknatıs, sviçlemeli anahtarın kontaklarını kapatır. Sıvı seviyesi yükseldikçe (depoyu doldururken), mıknatıs hareket eder ve sarı LED HL2'yi bağlayan ve HL1'i kapatan 2. kamış anahtarını değiştirir. Kritik seviyeye ulaşıldığında, mıknatıs 1. kamış anahtarını etkinleştirir, kırmızı LED HL3 yanar ve sarı LED söner, size deponun doldurulmasını bildirir. Şamandıra veya mıknatıs ile herhangi bir arıza olduğunda, sarı LED yanmalıdır (örneğin, şamandıranın devrilmesi veya mıknatısının karıştırılması, durdurucunun kırılması, vb.). Devreye bir röle ekleyerek, daha güçlü yükleri bağlamak için bir aktüatör olarak uygulamak mümkün olacaktır. Ayrıca, sesli bildirim veya cep telefonu vb. İçin ikinci saz anahtarına bir sesli uyarıcı bağlamak mümkündür.
Cihazın herhangi bir kaynaktan 3-12V gücü. Örneğin, 5 voltluk bir nabız güç kaynağı veya iki adet 1.5V pilli bir telefon şarj cihazından, daha kompakt bir 3V pil de uygundur. Bu durumda, direnç R1'in direncini azaltmak gerekli olacaktır. Düğme veya anahtar, daha az bir tane seçer, ancak bunu yapmaksızın göstergeyi sürekli açık tutar. Kurulum evde, örneğin elektrik panosunda menteşeli. Kabloları önceden çekin (zaten benim için hazırdı). Böylece mikrodenetleyici olmadan çok basit bir devre yapabilirsiniz. Sonuçta, daha basit - daha güvenilir!
yapma
İlk önce tüm gerekli malzemeleri bulmanız ve sabırlı olmanız gerekir. Çalışmam, geliştirme ve deneyler de dahil olmak üzere üç gün sürdü. Öncelikle cihazın devresini test etmenizi ve sonra montajı yapmanızı tavsiye ederim. Reed anahtarlarla çalışırken dikkatli olun, bacakları bükerken cam kasayı kırmak çok kolaydır. Plastik kelepçe kullanarak, sicim tutucularını sıcak eriyik ile sabitleyin. Onlar için mesafe, deneysel olarak, mıknatıs geçtiğinde kamış anahtarlarının aktivasyonunu sağlamalıdır. Eklemi ısıyla büzülme ve sıcak eriyik veya silikon ile kapatmak için. Bitmiş bilezik kılıf üzerine takılır ve en iyi alma pozisyonunun ayarlanmasına izin verir. Ayrıca, fişin bağlantısını keserek arıza durumunda değiştirilmesi kolaydır. Fişi neme dayanıklı, dört veya daha fazla ayağı takın. Fiş neme maruz kalıyorsa, ısıyla büzülmesini sağlayın veya sertleştirin. Bu kabloları direkt olarak lehimleyerek yapabilirsiniz.
Şamandıra tutucunun uzunluğuna bağlı olarak, cihazın çalışması değişir. Benim durumumda, uzunluk yaklaşık 40 cm. Şamandıranın profili, bir yapı saç kurutma makinesi ile ısıtılmalı ve kuplaj üzerine konmalıdır (bu hızlı bir şekilde yapılır), daha sonra yapıştırılır ve perçinlenir. Ortaya çıkan kelepçe, anahtarlı anahtarlarla kuplaja göre kolay bir dönme sağlamalıdır. Takılan tapalara sahip olan şamandıranın kendisi, perçinler tarafından profile kolayca bağlanır. Şamandıranın tasarımının belirli bir esnekliğe sahip olması, gelecekte, bozulmasını engelleyecektir. Ayrıca, neodyne bir mıknatıs, yapıya bağlanır, böylece kamış anahtarlarının erişilmesi içindedir. Kaplindeki delikleri delin, kayan durdurucuyu takın, makine çalışırken tetiğin doğru pozisyonu için gereklidir.
Sadece monte edilmiş yapıyı boru üzerine giydirmek ve fişi ve LED göstergesini bağlamak için kalır. Güvenilirlik için, bir kavrama, bir kanal vidası veya karanfil içine konan bir kavrama ve bir kanalizasyon borusu içinden bir delik açmak mümkündür. Bu cihaz, örneğin, bir debayı çalışan debriyajın üzerine yerleştirerek ve tankın yüzeyine sabitleyerek (örneğin, bir yaz duşu için), başka şekillerde sabitlenebilir.
Eh, hepsi bu. Umarım faydalı buldum. Ev yapımı el sanatlarında yaratıcılık ve azim diliyorum! Özellikle site "Faydalı ev yapımı" için.
Pompanın su seviyesinde kontrol edilmesi (kapatma) (su pompalamak ve dökmek için)
Çoğunlukla, suyu pompalamak ya da yenilemek için sadece bir pompaya sahip olmak yeterli değildir, bu hala gerekli ve yönetir, yani açmak ve açmak için yeterlidir. Bu tür süreçler sizin için planlanmışsa ve olmasa da, nasıl olunur? Suyun geldiği bir kileriniz var diyelim... Ya da tersi durum. Her zaman dolu, sulama için hazır bir tank var. Gün boyunca su ısınır ve akşamları sular. Yani, her ikisi için, sürekli olarak izlemeye ihtiyacınız var ve bu her zaman, umurunda, işlerin. Ancak bu yüzyılda, bu tür görevler zaten bir veya iki için çözülüyor, yani süreci otomatikleştirmek mümkündür. Sonunda, otomasyon sizin için her şeyi yapar, suyu pompalar ya da pompalar, ve sadece çok nadiren göz kulak olur, verimliliğini kontrol eder. Makale, su pompalama ya da pompalama şemasının uygulanması gibi bir konuya ayrılacak, daha sonra bu konu hakkında daha detaylı ve ayrıntılı olarak konuşacağız.
Su seviyesini pompalamak için pompa tarafından kontrol (kapatma) şeması
Su pompalamak için, yani belli bir seviyeye kadar su pompalamak zorunda kaldığınızda, ve boşta çalışmayacak şekilde pompayı kapatın. Aşağıdaki şemaya bir göz atın.
2 ay sonra. Şimdi, birkaç ay sonra, bekleme modunda güç tüketimini azaltma gerekliliklerine dayanarak yapılanlar hakkında. Yani, bu zaten yukarıda anlattığımız her şeyin ikinci versiyonudur.
Yukarıdaki şemaya göre, 12 voltluk bir güç kaynağının her zaman dahil olacağını anlıyorsunuz, bu arada da elektrik tüketmiyor. Ve buna dayanarak, 0 mA bekleme modunda bir akım ile su pompalamak veya doldurmak için bir pompayı tetiklemek için bir şema yapmaya karar verildi. Aslında, uygulanması kolaydı. Aşağıdaki şemaya bir göz atın.
Başlangıçta devrede tüm devreler açık, yani talep edilen 0 mA'yı tüketiyor, yani hiçbir şey yok. Üst sviçleme anahtarı kapandığında, transformatör ve diyot köprüsü üzerindeki voltaj, röle P1'i açar. Böylece, röle kontakları üzerinden ve 36 ohm güç kaynağının rezistansını güç ünitesine ve tekrar kendi kendisine devreder, yani, kendi kendine kaplıdır. Pompa açılır. Ayrıca, su seviyesi tabana ulaştığında ve röle P2 tetiklendiğinde, röle P1'in kendi kendini alma devresini kırar, böylece tüm devrenin enerjisini keser ve bekleme moduna geçirir. Bir 36 ohm direnç, üst saz anahtarının aktivasyonu sırasında, en azından hafif bir şekilde pompayla akımı sınırlandırmaya yarar. Böylece, saz anahtarındaki indüksiyon akımını azaltır ve ömrünü uzatır. Güç kaynağı zaten P1 rölesi üzerinden beslendiğinde, bu direnç röleyi korumak için herhangi bir sorun olmadan bir voltaj sağlayacaktır, yani kritik olmayacaktır ve ikincisi ısıtılmayacaktır, çünkü önemli bir akımı akacaktır. Bu sadece sarımdaki kayıplardan ve akımdan akımın P1 rölesi güç kaynağına kadardır. Bu nedenle, direncin gereksinimleri kritik değildir.
Bu devrelerden herhangi birinin sadece sivri bir şalteri değil, aynı zamanda sadece son sensörleri de kullanabileceğini söylemeye devam etmektedir.
Şimdi, suyu tersine depoya geri pompalamak ve onu yüksek seviyede kapatmak gerektiğinde, geri durumu analiz edelim. Yani, pompa düşük su seviyesinde başlar ve yüksek su seviyesinde kapanır.
Su seviyesini doldurmak için pompa tarafından kontrol şeması (kapatma)
Eğer makalemizi bir kerede ve bir kereliğine gözlerinizle kucaklıyorsanız, yukarıdaki şema dışında, sadece ikinci şemayı vermediğimizi göreceksiniz. Aslında, bu açık bir gerçektir, çünkü sviçlemeli pompalar pompalama şemasından esas olarak farklıdır, çünkü sviç anahtarları ikinci ikincisinin altında yer alır. Yani, saz anahtarlarını yeniden düzenlerseniz veya kontakları onlara yeniden bağlarsanız, bir devre diğerine dönüşür. Yani, suyu pompalamak için şemadaki yukarıdaki şemayı yeniden yapmak için, saz anahtarlarını değiştirin. Sonuç olarak, pompa SV1 alt sensör anahtarından açılır ve SV2 sviçinden üst seviyede kapanır.
Su seviyesine bağlı olarak pompanın tetiklenmesi için kamalı anahtar kurulumunun son sensörler olarak uygulanması
Elektrik devresine ek olarak, su seviyesine bağlı olarak kamış anahtarlarının kapanmasını sağlayan bir tasarım yapmanız gerekecektir. Tarafımızdan, bu koşulları tatmin edecek birkaç seçenek sunabiliriz. Aşağıya bakın.
İlk durumda, bir iplik, bir kablo kullanılarak bir yapı gerçekleştirilir. İkincisi, mıknatıslar şamandıra üzerinde yüzen bir çubuk üzerine monte edildiğinde, sert bir tasarım. Yapıların her birinin elemanlarını tanımlamak, özel bir öneme sahiptir, prensipte burada ve her şey çok açıktır.
Tankın su seviyesine bağlı olarak pompanın çalışma şemasına göre bağlanması - toplanması
En önemlisi, bu şema çok basittir, ayar gerektirmez ve elektronik ile deneyime sahip olmasa bile neredeyse herkes tarafından tekrarlanabilir. İkincisi, devre çok güvenilir ve tüm devreleri açık olduğu için bekleme modunda minimum güç tüketiyor. Bu, tüketimin sadece güç kaynağındaki mevcut kayıplarla sınırlı kalacağı anlamına gelir, daha fazla değil.
Su seviye sensörleri hakkında her şey
Üretimde sıvı veya katı madde (kum veya çakıl) seviyesini düzenlemek ve kontrol etmek için günlük hayatta özel bir cihaz kullanılır. Su seviyesi sensörü (veya başka ilginç bir madde) olarak adlandırıldı. Eylem ilkesinde birbirinden önemli ölçüde farklı olan bu tür cihazların birkaç çeşidi vardır. Sensör nasıl çalışır, çeşitlerinin avantajları, dezavantajları, bir cihazın seçimindeki incelikler nelerdir, bir rölenin kendisiyle basitleştirilmiş bir modelin nasıl yapıldığına ve nasıl değerlendirileceğine değinir, bu makaleyi okuyun.
Cihazların genel sınıflandırması
Su seviyesi sensörü aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
- Rezervuardaki rezervuardaki izin verilen maksimum işaretin aşırı tahmin edilmesi durumunda, sıvı miktarındaki değişimi ve ayrı bir sinyalin iletimini algılamak;
- Ana kontrol panosundaki alarm rölesini (ışık veya ses) etkinleştirmek için;
- Akışkan seviye göstergelerinin kontrol panelinin ekran panelinde belirli rezervuarların gösterilmesi ile iletilmesi için;
Su sensörlerinin sınıflandırılması
Bir tankın iş yükünü belirlemek için olası yöntemler
Sıvı seviyesini ölçmek için çeşitli yöntemler vardır:
- Temassız - çoğu zaman bu tip cihazlar viskoz, toksik, sıvı veya katı, yığın maddelerin seviyesini kontrol etmek için kullanılır. Bunlar kapasitif (ayrık) aletler, ultrasonik modeller;
- Temas - cihaz doğrudan tankın içinde, duvarında belli bir seviyede bulunur. Su bu endekse ulaştığında, sensör tetiklenir. Bunlar yüzer, hidrostatik modeller.
Çalışma prensibine göre, aşağıdaki sensör tipleri ayırt edilir:
- Şamandıra tipi;
- hidrostatik;
- kapasitif;
- radar;
- Ultrason.
Her cihaz türü hakkında kısaca
- Sıvı seviye sensörü şamandıralıdır - tasarımda basittir, genellikle bir elektrik rölesi ile birlikte kullanılır. Sistem basitçe çalışır: belirli bir seviyeye ulaşıldığında, su şamandıra üzerinde hareket eder. Sırayla pozisyon değiştirir, bir ucuna bağlı olan rölenin kontaktını kapatır.
Su seviye sensörleri türleri
Yüzer modeller ayrık ve manyetostriktiftir. İlk seçenek - ucuz, güvenilir ve ikinci - pahalı, karmaşık tasarım, ancak seviyenin doğru bir göstergesi garanti eder. Bununla birlikte, yüzdürme cihazlarının genel dezavantajı, sıvı içine dalma ihtiyacıdır.
Depodaki sıvı seviyesini tespit etmek için kayan sensör
- Hidrostatik cihazlar - tanktaki sıvı sütunun hidrostatik basıncına tam olarak dikkat ederler. Cihazın algılama elemanı, üstündeki basıncı algılar, su sütununun yüksekliğini belirlemek için şemaya göre gösterir.
Bu birimlerin ana avantajları, fiyat kategorisine göre kompaktlık, operasyon sürekliliği ve kullanılabilirliktir. Ancak bunları agresif koşullarda kullanmak imkansızdır, bu nedenle yönetilmemesi gereken bir sıvıya temas etmeden.
Hidrostatik seviye sensörü
- Kapasitif cihazlar - tanktaki su seviyesini kontrol etmek için plakalar sağlanır. Kapasite göstergelerini değiştirerek, sıvı miktarını yargılayabilir. Mobil yapıların ve elemanların olmaması, cihazın basit bir düzeni, cihazın dayanıklılığını ve güvenilirliğini garanti eder. Ancak eksiklikleri not etmekte başarısız olamayız - sıvıya dalmak, sıcaklık rejimine sıkı sıkıya uymak zorunludur.
- Radar cihazları - frekans değişimini, radyasyon arasındaki gecikmeyi ve yansıyan sinyale ulaşarak sudaki artış derecesini belirler. Böylece, sensör bir radyatör ve bir yansıma yakalayıcısı olarak görev yapar.
Bu tür modeller en iyi, doğru, güvenilir cihazlar olarak kabul edilir. Bir dizi avantajı var:
- Hareketli parçalara sahip değildirler;
- Sıvı ortama temas etmeyin;
- Çevreye değil, işleyiş koşullarına;
- Göstergelerin doğruluğu.
Su seviye sensörlerini doğru şekilde seçin
Modelin dezavantajları sadece yüksek maliyetlerine bağlanabilir.
Tanktaki Radar seviye sensörü
- Ultrasonik sensörler - çalışma prensibi, cihaz düzeni radar cihazlarına benzer, sadece ultrason kullanılır. Jeneratör, sıvının yüzeyine ulaştıktan sonra yansıyan ve sensör alıcısına bir süre sonra gelen ultrasonik radyasyon üretir. Küçük matematiksel hesaplamalardan sonra, zaman gecikmesini ve ultrason hareketinin hızını bilmek, su yüzeyine olan mesafeyi belirler.
Bir radar sensörünün avantajları ultrason versiyonunun doğasında var. Tek, daha az doğru göstergeler, daha basit bir çalışma planı.
Bu tür cihazları seçmenin incelikleri
Birimi satın alırken, cihazın bazı işlevlerine, göstergelerine dikkat edin. Bir cihaz alırken en önemli sorular şunlardır:
- Cihaz, çalışma koşulları, cihaz yerleşimi için hangi maddeler kullanılabilir?
- Tankın malzemesi, okumaların doğruluğunu, cihazın çalışma prensibini etkiler mi?
Popüler su seviye sensörleri
Su seviyesi veya katı katı madde algılama sensörleri varyantları
Sıvı Seviye Sensörü
Kuyu veya tanktaki su seviyesini kendi elinizle belirlemek ve kontrol etmek için bir ana sensör yapabilirsiniz. Basitleştirilmiş bir sürümü gerçekleştirmek için şunları yapmanız gerekir:
- Düzeltici diyotları hazırlayın. Bunu yapmak için, parçaların üst şişesi tüp şeklinde bir bağlantı yapmak için dikkatlice kesilmelidir.
- Öğenin çıkışındaki gövdede 1,5 mm çapında bir delik açın.
- PTFE'den yapılmış özel bir tüpe geçmek için ince tel.
Su seviyesi sensörü kendi elleriniz nasıl yapılır?
Kendinden yapılmış bir cihaz, bir tank, sondaj veya pompadaki suyu düzenlemek için kullanılabilir.
Bu nedenle, çok çeşitli su seviye sensörleri en iyi, en uygun seçeneği seçmenize izin verir. Kontrol sisteminin sıvının şeması, elle kolayca ayarlanabilir. Bu fizik alanında biraz özen, doğruluk, belirli bir bilgi gerektirecektir.
Tanktaki su seviyesi göstergeleri ve otoregülatörler için sensörler
Su temini ve drenaj, yaşam ve üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir çiftlikte yaşayan ya da bir yaşamı iyileştiren hemen hemen herkes, bu ya da bu kapasitede bir su seviyesinin korunması ile ilgili bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bazıları bunu elle yapar, vanaları açar ve kapatır, ancak bu amaç için otomatik su seviye sensörü kullanmak çok daha kolay ve daha verimlidir.
Seviye sensörleri çeşitleri
Atanan görevlere bağlı olarak, sıvı seviyesini izlemek için temaslı ve temassız sensörler kullanılır. İlk olarak, bunların isimleri tahmin edilebilir, bir sıvı ile temas halinde, ikinci uzaktan dolaylı ölçüm yöntemlerini kullanarak bilgi almak - orta saydamlığını kapasitesi, elektriksel iletkenlik, yoğunluk, vb bütün sensörler beş ana tipe ayrılabilir çalışma prensibine göre.:
- Float.
- Elektrot.
- Hidrostatik.
- Kapasitif.
- Radar.
İlk üçü, kontakt tipi cihazlara atfedilebilir, çünkü bunlar doğrudan çalışma ortamı (sıvı), dördüncü ve beşinci-temassız ile etkileşirler.
Şamandıra sensörleri
Belki de tasarımda en basit olanı. Bir sıvının yüzeyinde bulunan bir şamandıra sistemini temsil ederler. Seviye değiştikçe, şamandıra hareket eder, izleme mekanizmasını bir şekilde veya başka bir şekilde kapatır. Şamandıranın yolu boyunca daha fazla temas vardır, sinyal cihazının göstergesi daha doğrudur:
Tanktaki şamandıra seviye sensörünün çalışma prensibi
Şekilden, böyle bir cihazın göstergesinin göstergelerinin ayrık olduğu ve seviye değerlerinin sayısının anahtarların sayısına bağlı olduğu görülebilir. Yukarıdaki şemada, bunların ikisi, üst ve alt vardır. Bu, kural olarak, verilen bir aralıktaki seviyeyi otomatik olarak korumak için yeterlidir.
Sürekli uzaktan izleme için şamandıra cihazları vardır. Şamandıra, şamandıra reostat motorunu kontrol eder ve seviye, akım direncine göre hesaplanır. Yakın zamana kadar bu tür cihazlar, örneğin, otomobillerin yakıt tanklarındaki benzinin miktarını ölçmek için yaygın şekilde kullanıldı:
Cihaz rheostatnogo göstergeleri, burada:
- 1 - tel reostat;
- 2 - şamandıra ile mekanik olarak bağlı olan reostatın kaydırıcısı.
Elektrot seviye sensörleri
Bu tip cihazlar, bir sıvının elektrik iletkenliğini kullanır ve ayrıktır. Sensör, suya batırılmış çeşitli uzunluklarda bir dizi elektrottur. Sıvıdaki seviyeye bağlı olarak bu veya bu elektrot sayısıdır.
Bir tankta sıvı seviye sensörlerinin üç elektrot sistemi
Yukarıdaki şekilde, iki sağ sensör suya batırılır, bu da aralarında su geçirmezlik olduğu anlamına gelir - pompa durdurulur. Seviye azaldığında, ortadaki sensör kuru olacak ve devrenin direnci artacaktır. Otomasyon pompayı çalıştırır. Kap dolduğunda, en kısa elektrot suya girer, ortak elektrota olan direnci azalır ve otomasyon pompayı durdurur.
Kontrol noktalarının sayısı alarm taşma ya da kurutma, örneğin, yapı ilave elektrotlar ve ilgili kontrol kanallarını ekleyerek artırmak için kolay olduğu anlaşılmaktadır.
Hidrostatik izleme sistemi
Burada sensör, bir tür veya başka bir basınç sensörünün monte edildiği açık bir tüpdür. Seviye arttığında, borudaki su sütununun yüksekliği ve dolayısıyla sensör üzerindeki basınç değişir:
Hidrostatik sıvı seviyesi izleme sisteminin çalışması prensibi
Bu tür sistemler sürekli bir özelliğe sahiptir ve sadece otomatik kontrol için değil aynı zamanda uzaktan seviye izleme için de kullanılabilir.
Kapasitif ölçüm yöntemi
Bu tip sensörlerde, elektrik kapasitesi ortamın dielektrik özelliklerine bağlı olarak değişebilen bir sensör olarak kullanılır. Ölçüm kondansatörünün plakalarının yakınında su varsa, bir elektrik kapasitesi vardır ve hava diğerine sahiptir.
İzleme sistemi, sensörün elektrik kapasitesini sürekli olarak ölçer ve değişirse bir karar verir. Bu türdeki ölçüm cihazları ayrıdır ve sadece belirli bir sıvı seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir. Su haznesi bir dielektrikten yapılmışsa, ölçümler temassız bir şekilde gerçekleştirilebilir - bir tankın duvarından veya bir su ölçüm borusundan. Aksi takdirde, kapasitif sensör tankın içine monte edilir.
Metal (solda) ve dielektrik banyolu kapasitif sensör prensibi
Aynı prensip ile, endüktif işaretçiler çalışır, ancak bunların içinde sensörün rolü, sıvının mevcudiyetine bağlı olarak indüktansı olan bir bobin tarafından gerçekleştirilir. Bu tür cihazların ana dezavantajı, sadece yeterince yüksek bir manyetik geçirgenliğe sahip olan maddelerin (sıvılar, katılar, vb.) Kontrol edilmesi için uygun olmalarıdır. Evde, endüktif sensörler pratik olarak kullanılmamaktadır.
Radar izleme
Bu yöntemin ana avantajı, çalışma ortamı ile iletişimin olmamasıdır. Dahası, sensörler seviyesi kontrol edilmek üzere sıvıdan korunabilir, yeterince uzak - metre. Bu, son derece agresif, zehirli veya sıcak sıvıları izlemek için radar sensörlerinin kullanılmasına izin verir. Bu tür sensörlerin çalışma prensibi, çok isim-radarı ile gösterilir. Cihaz, bir verici ve bir muhafazaya monte edilmiş bir alıcıdan oluşur. İlk olarak belirli bir sinyal tipi yayılır, diğeri yansıyan sinyali alır ve gönderilen ve alınan darbeler arasındaki gecikme süresini hesaplar.
Radar tipi ultrasonik seviye dedektörü çalışma prensibi
Sinyal, atanan görevlere bağlı olarak, ışık, ses, radyo emisyonu olarak hizmet edebilir. Bu tür sensörlerin doğruluğu oldukça büyük - milimetre. Tek, belki dezavantajı, radar izleme ekipmanının karmaşıklığı ve yüksek maliyeti.
Ev yapımı sıvı seviye regülatörleri
Bazı sensörlerin tasarım açısından son derece basit olmasından dolayı, kendi ellerinizle su seviyesi anahtarı oluşturmak zor değildir. Su pompaları ile çalışma, bu tür cihazların tamamen bir villada su kulesi veya damlama sulama özerk sisteminde, örneğin su pompalama işlemini otomatik izin verir.
Şamandıra pompası kontrol motoru
Bu fikri uygulamak için, bir şamandıra ile kendi kendine üretilen bir saz anahtarı kullanılır. Pahalı ve kıt olan bileşenler gerektirmez, tekrarlamada ve yeterince güvenilirdir. Her şeyden önce, sensörün tasarımını göz önünde bulundurmaya değer:
Bir tanktaki iki seviyeli şamandıralı su sensörü tasarımı
Bu 5 yukarı / aşağı kılavuzlar 4 ve alt konumda olduğunda 5. bir sürekli mıknatıs bunun şamandıra su yüzeyinde bulunan hareketli çubuk 3'ün sabitlenmiş olan ve kendi seviyesine bağlı olarak bir çubuk ile birlikte hareket eder ve tespit edilen bir şamandıra 2 oluşmaktadır kamış çubuk 7. su tankının yüksekliğinde göre seçilir kılavuzlar arasındaki mesafenin uzunluğu - sıvı seviyesi tarak mıknatıs (tank dolu) üst olarak, 8 anahtarı kapatır, minimumdur.
Pimlerin durumuna bağlı olarak pompayı otomatik olarak açıp kapatan bir cihaz toplamaya devam eder. Şeması şöyledir:
Su Pompası Kontrol Şeması
Deponun tamamen doldurulduğunu, şamandıranın üst konumda olduğunu varsayalım. SF2 sviçleme anahtarı kapalı, transistör VT1 kapalı, K1 ve K2 röleleri kapalı. XS1 konektörüne bağlı su pompası enerjisizdir. Su akarken, şamandıra ve bununla birlikte mıknatıs düşecek, saz anahtarı SF1 açılacak, ancak devre aynı durumda kalacaktır.
Su seviyesi kritik seviyenin altına düştüğünde, SF1 saz anahtarı kapanır. Transistör VT1 açılacak, K1 röle çalışacak ve kendi kendini bloke eden K1.1 kontaklarına gelecek. Aynı zamanda, aynı rölenin K1.2 kontakları, pompayı içeren K2 marş motoruna güç sağlayacaktır. Suyun pompalanması başladı.
Seviye arttıkça, şamandıra yükselmeye başlayacak, kontak SF1 açılacak, ancak kontak K1.1 tarafından engellenen transistör açık kalacaktır. Kondansatör dolduğunda kontak SF2 kapanır ve transistörü kapatır. Her iki röle de serbest bırakılacak, pompa kapanacak ve devre bekleme moduna geçecektir.
Devre K1 yerine tekrarlanırsa, 22-24 V'luk bir anahtarlama voltajına sahip düşük güçlü elektromanyetik röle, örneğin RES-9 (PC4.524.200) kullanılabilir. K2'nin uygun RMU (PC4.523.330) ya da 24 V'luk çalışma gerilimi için herhangi bir bağlantısı olduğu için, kontakları su pompasının başlangıç akımına dayanır. Reed anahtarları, kapanış veya anahtarlama üzerinde çalışacak şekilde herhangi bir yere gidecektir.
Elektrot sensörleri ile seviye anahtarı
Tüm saygınlığı ve sadeliği ile, tankların seviye göstergesinin önceki tasarımında önemli bir dezavantaja sahiptir - su içinde çalışan ve sürekli bakım gerektiren mekanik bileşenler. Bu dezavantaj makinenin elektrot tasarımında yoktur. Mekanik olmaktan çok daha güvenilirdir, herhangi bir bakım gerektirmez ve şema bir öncekinden daha karmaşık değildir.
Burada, sensörler olarak, herhangi bir iletken paslanmaz malzemeden yapılmış üç elektrot kullanılır. Tüm elektrotlar birbirinden ve kap gövdesinden elektriksel olarak yalıtılmıştır. Sensör tasarımı aşağıdaki şekilde açıkça görülebilir:
Üç elektrot sensörünün tasarımı, nerede:
- S1 - ortak elektrot (her zaman suda)
- S2 - minimum sensör (tank boş);
- S3 - maksimum seviye sensörü (depo dolu);
Pompa kontrol şeması şöyle görünecektir:
Elektrot sensörleri ile otomatik pompa kontrolü şeması
Tank doluysa, üç elektrotun hepsi su içinde ve aralarındaki elektrik direnci küçüktür. Bu durumda, transistör VT1 kapalı, VT2 açık. Röle K1 açıktır ve normalde kapalı kontakları ile pompanın enerjisini keser ve normalde S2 sensörünü S3 ile paralel olarak açar. Su seviyesi düşmeye başladığında, S3 elektrodu açığa çıkar, fakat S2 hala sudadır ve hiçbir şey olmaz.
Su tüketilmeye devam eder ve son olarak S2 elektrodu açığa çıkar. Direnç R1 transistörleri sayesinde karşı duruma geçer. Röle S2 sensörünü ayırırken pompayı bırakır ve başlatır. Su seviyesi kademeli olarak artar ve önce S2 elektrodunu kapatmaz (hiçbir şey olmaz - K1.1 kontakları ile kapatılır) ve S3. Transistörler tekrar geçiş yapar, röle pompayı açar ve kapatır, aynı anda S2 sensörünü bir sonraki döngü için çalışmaya bağlar.
Cihaz, kontakları pompa starterinin akımına dayanabilecek kapasitede 12 V tarafından tetiklenen düşük güç rölelerini kullanabilir.
Gerekirse, aynı şema bodrumdan otomatik pompalama suyu için kullanılabilir. Bunu yapmak için, tahliye pompası normalde kapalı değil, normalde açık olan K1 röle kontaklarına bağlanmalıdır. Diyagram başka bir değişiklik gerektirmez.
Su seviyesi anahtarı
Pompa kontrolü
Diyagram gösterir:
- FU1 # 8212 sigorta 5A.
- S1 # 8212 anahtarı.
- S2 # 8212 geçiş anahtarı T3-1 (T2-1).
- M # 8212 su pompası.
- T1 # 8212 kademeli trafo.
- D1-D4 # 8212 diyot köprüsü KC405.
- C1 # 8212 kondansatör K 50-29, 1000 μF, 63 V.
- R1 # 8212 direnç MLT-0.5, 3 kOhm.
- R2 # 8212 direnç MLT-0.5, 100 kOhm.
- AL 307'nin LED'i L1 # 8212.
- D5 # 8212 diyot D302.
- VT1 # 8212 Transistör KT827V.
- K1 # 8212 röle TKE52PODG (B).
- Sensörlerin bağlanması için ХТ1, ХТ2, ХТ3 # 8212 konnektörleri.
Çalışma düzeni
Pompa kontrol devresi evrenseldir, hem pompalama suyu için hem de depoyu doldurmak için uygundur. Tumbler S2 yardımıyla pompalama dolum modları. Diyagram, doldurma modu için S2 kontaklarının konumunu gösterir. Sadece bir çalışma moduna ihtiyacınız varsa, S2 anahtarı hariç tutulabilir.
Su seviyesi sensörü D1-D3 (. İlk bkz.) Eğer metal tankı, tank doğrudan yuva XT3 kurşun bağlamak mümkün olup olmadığını XT1-XT3, sensör D3 D2 sensör daha yüksek bulunması gerekir ilgili soketlere, örneğin bağlıdırlar cıvata ile (temas noktası önceden temizlenir), bu durumda D3 sensörü gerekli değildir, çünkü bir hazne görevi görecektir.
S1 VT1 transistörü kapalı ve röle enerjisiz tankı ve kapalı kontakları su (aşağıda ya da su seviyesi sensörü D1) yokluğunda, pompa M1 normalde kapalı kontakları ve röle kontakları K1.1 geçiş anahtarı S2 üzerinden ağa dahil edilmiştir. Rezervuar su ile doldurulur.
Su, düşük seviye sensörü D2'ye ulaştığında, sensör K1.2 rölesinin normalde açık kontakları ile devreden ayrıldığı için hiçbir şey olmuyor. Su, üst seviye sensör D1'e ulaştığında, taban akımı transistörden akar, transistör açılır, K1 rölesi açılır ve K1.1 kontakları ile pompayı kapatır. Bu, sensöre düşük seviye sensörü D2'ye bağlanan röle K1.2'nin kontaklarını kapatır. Su seviyesi D2 sensörünün altına düşene kadar pompa açılmayacaktır.
su pompalama modunda pompayı çalıştırmak için anahtar S2 geçiş (aynı zamanda 171. bir kuyu içi pompasının korunması kuru çalışma 187. için kullanılabilir) bir konuma getirilir ve su seviyesi A2 sensörü altına düştüğünde artık pompası kapatılır ve katıldığında D1 seviyesi sensörü su. Pompa D2 sensörünün hemen altına indirilmelidir.
Resistörü R2 seçerek devrenin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.
LED, devreye giden gç kaynağını göstermeye yarar, R1, L1 zincirini bir ampulle değiştirebilir veya hatta devreden çıkartabilirsiniz.
Transformatör, 220 V ile 24-30 V arasında değişen voltajı düşürür, diyot köprüsü D1-D4 bu voltajı düzeltir ve kapasitör (C1), doğrultulmuş voltajın dalgalanmasını yumuşatmaya hizmet eder.
Diyot D5, röle K1'i değiştirildiğinde transistör VT1'in voltaj dalgalanmalarından korunmasına hizmet eder.
Şema detayları
Transformatör, prensip olarak, herhangi bir şekilde kullanılabilir, belirtilen röle için, sekonder sargının 27V ± 3V gerilimi ile gereklidir.
Bir röle olarak, herhangi birini kullanabilirsiniz, ancak röle kontaklarının çalışma akımının kullanılan pompanın akımından daha az olmamasını unutmayın. Belirtilen röle TKE52PODG için, kontaklar tarafından değiştirilen maksimum akım 5A'dır, yani. kontakları üzerinden maksimum Pompa bağlayabilirsiniz: P = 220 * 5 = 1100 W. Röle yeterince güçlü değilse, bobini pompa M yerine bağlanan ve pompayı bağlamak için marş motorunun kontaklarından geçen manyetik bir marş motorunu kullanabilirsiniz.
KC405 köprüsü yerine, KD212, D302, D243-D247 diyotlarını veya benzer şekilde en az 1A maksimum rektifiye edilmiş akımı kullanabilirsiniz. Diyot D5 yerine aynı diyotlar kullanılabilir.
Kondansatör C1, en az 500 μF kapasiteye sahip herhangi bir elektrolitik kondansatör olabilir.
0,5 W'den daha az olmayan bir dağılma gücüne sahip herhangi bir tipte direnç R1, R2 # 8212, belirtilen değerlere yakındır. LED L1'in parlaklığı, herhangi biri olabilecek direnç R1'in değerine bağlıdır.
Transistör KT827B, KT827A (B), KT829A (B, B) ile değiştirilebilir.
Sensörler paslanmaz metallerden yapılmış çubuklar veya plakalar şeklinde olabilir. Sensörler arasındaki mesafe 30 cm'yi geçmemelidir.
Tüm soru ve istekleriniz lütfen aşağıdaki yorumlarda yazınız.
Nasıl yapılır - Sıvı seviyesi göstergesi
Master'ın Sırrından küçük bir numara. Bir yaz sakini hayatını geliştiren ve her an ruh halini bozmayan iki basit şey. Bahçıvanlar bu problemi bilirler ki, suyu kapatmanız gerektiğinde varilleri her zaman temizlemezsiniz, bu nedenle su seviyesini kontrol edin ya da taşma işlemini atlayın ve yataklarda bir sel yaratın. Smodelka bir deneyde şans eseri. Böylesine basit bir ömür, fıçıdaki su miktarını görsel olarak kontrol etmeyi ve su kaynağının kapatıldığı anı kaçırmamayı sağlar.
Kendinden yüklemeli gösterge nasıl yapılır
Post # 8220 Sıvı seviyesi göstergesi # 8221 Yorumlar: 4
- Larissa 09/03 / 7:57 dp
Teşekkür ederim Basit ve havalı!
Ve donmadan önce yaz duşu kapasitesi ile ne yapmalı?
Master 09/04 / 6:52 dp
Duygularınız için teşekkürler, yaz duşu ile suyu boşaltmak gerekiyor
Yuri 10/30 / 10:02
İyi bir site ve harika ipuçları
Master 10/31 / 4:53 dn
Puan için teşekkürler)))
Yorum ekle Cevabı iptal et
Su tankları için basit ve güvenilir seviye göstergesi
Bir yazlık duşa veya bir yazlık çatı katında bulunan bir tanktaki su seviyesinin değerlendirilmesi sorunu her zaman basit bir şekilde çözülemez. Kendi içinde o sadece vardı, tıpkı aksi takdirde su Ilf ve Petrov kahraman durduktan bir durumun içine alabilirsiniz, tank yani sadece içinde görünmüyor, başının üstünde genellikle yüksek yerleştirilir, ancak içerdiği suyun numarası gereklidir bazen biliyorum kendini sabote etti. En basit çözüm - su bardağı - tankın bulunduğu yere bağlıdır, yani, görünmeyecek. Çünkü çok fazla çaba harcamadan tankta kalan su miktarını uzaktan tahmin etmenizi sağlayan bazı çözümler uygulamak istiyorum.
Aynı zamanda verici kıt ve pahalı parçalar gerektirmez ve dış koşullarda çalışabilecek etmez gibi basit ve güvenilir olmalı (yağmur ve çatı altında yönlendirmek için değil, tabii ki, ama en azından% 100 nem sonbahar yağışlı gece hava o dayanmak zorundadır). Yazar, satın alınan ve ev yapımı olan tüm olası yapılara dokunduktan sonra, bunlardan birinin uymadığı sonucuna vardı. Diğerleri (tank ve sınır değişimindeki bir şamandıra ile basit bir çözüm olarak) 'Tam parçası" nde çok kaba bir tahmin ise, kaprisli ve yollar, bazı ziyade (örneğin ultrason gibi) gelişmiş, ama karmaşık.
Çünkü dikkatiniz elektronik-mekanik seviye göstergesinin tasarımı tarafından bağımsız olarak icat edilmeye davet edildi. yüksek güvenilirlik ve enformativiteye sahip minimum detaylar içerir. Böyle bir seviye göstergesinin, en yüksek seviye farkının önemsiz olduğu, düz de dahil olmak üzere, herhangi bir konfigürasyonun tankına monte edilmesine izin verilmesi özellikle uygundur. Tasarım yaz sezonu boyunca yaz mevsimi boyunca otuz beş santimetre farkla yatay bir birikim tankı üzerinde test edilmiş ve tüm sezonun tek bir şikayeti takip edilmemiştir. Doğru, basitlik ve güvenilirlik için ödemeniz gerekir - geometrik boyutların doğru bir şekilde hesaplanması ve dikkatli üretim.
Seviye göstergesinin elektrik devresi son derece basittir ve Şek. 1:
Ana bölüm # 8211 değişken direnç, potansiyometre devresinde bulunur. İki renkli LED'in omuzları boyunca akımın yeniden dağılımını kontrol eder. Kaydırıcı aşırı konumdayken, LED'lerden yalnızca biri (kırmızı veya yeşil) yanar, ara konumda ise ışığın rengi sarıdan pembeye kadar kırmızıdan yeşile döner.
Üç kurşunun kırmızımsı-yeşil VD1 LED'i, her tür (yazar, "Chip-Deep" den satın alınan 10 mm genişliğinde). Ortak çıkış, güç kaynağına, diğer ikisi - potansiyometrenin R2 en dıştaki terminallerine bağlanır. Potansiyometrenin kaydırıcısı, kaydırıcı aşırı konumdayken akımı sınırlayan rezistans R1 üzerinden güç kaynağının diğer terminaline bağlanır. Kesik çizgiyle şemada gösterilen Resistor Rd opsiyoneldir ve eğer kollardan biri (genellikle kırmızı) diğerinden daha güçlü yanarsa ve sürgü düzensiz olarak döndüğünde renk değişiyorsa parlaklığı eşitlemeye yarar. Direnç R1 ve değişken R2'nin nominal değeri yaklaşık olarak R1 / R2 = 1/4 - 1/5 oranında olmalıdır. Bu durumda, kaydırıcının en uç konumlarındaki parlaklık maksimumdur ve aralığın ortasına doğru, her iki LED de yaklaşık olarak eşit şekilde aydınlatıldığında, düşer, ancak görsel olarak neredeyse görünmezdir - sadece parlaklık gölgesi değişir.
ortak bir katot ile LED sırasıyla zıt olacak ortak anot (pozitif uç) ile LED'ler için uygun olan, şekil olarak N olyarnost güç kaynağı bağlantısı. Güç kaynağının kendisi, düşük voltaj (pillere kadar), 5 ila 18 volt voltaj olabilir. Kaynak gerilim dirençleri nominal değerleri seçimine bağlıdır kaynaktan - örneğin bir diyagram olarak mezhepleri, 5 V V ila 12 arasında besleme gerilimine uygun olarak da yaklaşık üç, dört kez geliştirmek için gereklidir. Yazar fişin içine yerleştirilmiş sabit bir kaynak kullandı, parçalara ayırdı ve kalıcı dirençler ve bir LED ile ortak bir gövdeye yerleştirdi. Elbette, uygulayabilir ve en basit nestabilizovanny (bunlar piyasalarda satılan ve yüz ruble birkaç fazla olan), ama karşıya Nominal gerilimi gerçek olandan çok daha düşük olabileceğini unutmayın. yalnızca yeterli AA alkalin pil sürekli yanma esnasında yaklaşık bir hafta - AA büyüklükte üç adet vazgeçilebilir pil kullanımı için (şemada gösterilen para değerini değiştirmeden), o zaman sadece bir devre anahtar veya düğme oluşturmak için uygundur.
Xia elektrik parçaları olarak, potansiyometre hariç, tüm eklem güvenilirliği için sıkı bir LED'e ( "alüminyum" terimi, bant tutkal gerekir içinde olması, ve, bir kapak ve çıkış kablolarının hav sızdırmazlık için delikler ile LED birleşim yeri gereken bir delik, bir kapalı bir plastik durumda, monte edilir ). Depoya monte edilen potansiyometre, çifte izolasyonlu (genellikle asılı lambaların asılı kaldığı) üç telli esnek bir tel ile devreye bağlanabilir. Güvenilirlik için, böyle bir kalın teli doğrudan potansiyometreye çıkarmayın - vidalı bağlantılarla bir ara ayakkabının yapılması gerekir.
Şimdi, Şekil 2'de şematik olarak gösterilen mekanik parçanın tasarımı hakkında:
N olzunok değişken direnç katı bir tarafta yüzen ve diğer bir karşı ağırlığa filamanlı iplik ile yayılmış bir döner kasnak ile aynı şaft üzerine monte edilir. Havada iplik gerilme kuvveti yeterince yüksek olduğunu ve hiçbir girişimde iplik (gerçekte, bu yükler birkaç yüz gram bölgede olabilir) kasnağa çözülmesini ve böylece şamandıra da ilave ağırlık getir. şamandıra köpüğü ve (birlikte yük ağırlığı ile) havada ağırlığı arasındaki fark yapılır ve ağırlık yük denge ağırlığı şamandıranın kaldırma kuvveti daha az olmalıdır (ikinci Arşimet kanununa göre gram hacmi yerinden su mastarında, santimetre küp olarak ifade edilir). Yükler kurşun, pirinç, bronz ve hatta alüminyumdan, genellikle suya maruz kalmayan herhangi bir malzemeden yapılabilir.
Farklı tipte değişken dirençler için mobil sistemin dönme açısı diff biraz farklıdır ve genellikle 240-260 ° aralığındadır (eğer referans için veri bulamazsanız, bunu ölçmeniz gerekecektir). Makaranın çevresinin uzunluğu, sürgünün bu miktarda tam olarak döndürülmesini sağlayacak şekilde ve aynı zamanda yüzdürme tabanının tabandan yüzeye hareketiyle aynı olmalıdır. Yani, kasnak çapı aşağıdaki formülle hesaplanır: (360 / φ × H) / π, burada φ potansiyometrenin mobil sisteminin maksimum dönme açısıdır ve H maksimum seviye farkıdır. Makaranın buluştuğu yerde ölçülen kasnağın çapı, mümkün olduğunca doğru şekilde bu değere ayarlanmalıdır.
Nit birkaç kez kasnağın etrafına döner, böylece üzerine kaymaz. Bu tasarımın en zor kısmı - iplik uzunluğu tam olarak seviye farkını eşleşecek şekilde sisteme monte ve üst pozisyonda şamandıra, potansiyometre motor uç konumda da oldu aynı zamanda (yeşil ışık LED'ler karşılık gelir) için. Yazar, tam tanktaki su seviyesindeki yükseklik farkı ve iplik için kargo Vida birinde konforu regülasyonu ayara karşılık gelen bir makaranın ve kürsü üzerinde bir şamandıra ile tüm yapıyı yerleştirerek, bir "kuru çalışan" yaptı. Daha sonra, iyi kurulmuş ve test edilmiş tasarım dikkatlice aktarılır, depoya sabitlenir ve su ile kontrol edilir. Tankın üstünde tavan yoksa, tüm yapı yağmurdan ve meraklı kuşlardan korunmak için ayrı bir başlık ile kapatılmalıdır.
Tasarımın güvenilirliğinin büyük ölçüde bağlı olduğu değişken direnç seçimiyle ilgili bir kelime. Bizim amacımız için, özellikle açık bir dirençli tabakaya sahip ses ekipmanı için modern dirençler uygun değildir. Bu amaç için ideal olan SPO-1 gibi eski evsel sızdırmaz rezistörlerdir, ancak bugün sadece çökmelerde veya eski bir askeri kabul cihazının sökülmesinde rastlantısal olarak bulunabilirler. Bunları bulamazsanız, evde sızdırmazlığı olan SP3-9a'yı veya benzerlerini bulmaya çalışın; bunlar boyut olarak küçüktür, aynı zamanda çok güvenilirdir. Derin tanklar için, çok turlu potansiyometreleri adapte etmeye çalışmak cazip gelse de, yazar bu tasarımda çalışmak için yeterince güvenilir bir tip bulamadı. Elbette, direncin karakteristiği tercihen doğrusal olmalıdır (yani A tipi), lineer olmayan (B veya B), kızdırma renginin düzlüğe eşit olmayan bir şekilde bağlanmasını sağlayacaktır. Tüm bu işlemler dikkatli bir şekilde gerçekleştirilirse, ayarlama kademesi artık gerektirmeyecek ve herhangi bir bakım gerektirmeden yıllarca güvenilir bir şekilde hizmet edecektir.
Su seviyesi sensörleri: çeşitleri, özellikleri, etki mekanizması, kendi elleriyle üretme
Muhtelif evsel ve endüstriyel tanklardaki sıvı seviyesinin sürekli kontrolünün yanı sıra seviye kontrolü için sinyallerin zamanında sağlanması için özel bir cihaz sağlanır - bir su seviye sensörü.
Çalışma mekanizmasında ana farklılıkları olan iletişim ve temassız cihazlar vardır.
Ana enstrüman türleri
Su seviyesi sensörleri amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Aygıtlar aşağıdaki görevleri çözmek için kullanılır:
- İzin verilen değer aşıldığında tanktaki sıvı seviyesinde değişiklik ve alarm kontrolü;
- Merkezi kontrol ünitesinde bir sinyal sesi veya ışık rölesinin başlatılması;
- kullanılan kapasitelerin tespiti ile kontrol ünitesinin ekranına ölçümlerin aktarılması;
- kontrolün kapalı çevriminin kontrol ünitesi ve elektrikli pompalama motoru vasıtasıyla kapasitede bir sıvı seviyesinin üzerinde tutulması.
Cihazın tasarım özelliklerinde:
- Temassız tip. Bu tür cihazlar viskoz, gevşek, sıvı veya katı formdaki maddeler için kullanılır. Bu kategori ayrı ve ultrasonik sensörleri içerir.
- İletişim tipi Uygun bir yükseklikte iç duvardaki bir tankta kurulması amaçlanan cihazlar. Su set işaretine ulaştığında, cihaz sinyal iletimi ile cihazı harekete geçirir. Bu kategoride float ve hidrostatik sensörler bulunur.
Hareket mekanizması ile, tanktaki su seviyesi regülatörü:
- yüzer;
- hidrostatik;
- ayrık;
- radar;
- ultrason.
Ana tiplerin fonksiyonel özellikleri
- Şamandıra sensörü, bir elektrikli seviye şalteri ile donatılmış cihazın güvenilir ve ergonomik bir tasarımıdır. Sensör bu prensipte çalışır: tanktaki su seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında, sıvı şamandırayı harekete geçirir. Konumu değiştirmek, şamandıra röleyi etkiler ve çalışma kontağını kapatmaya yardımcı olur.
Yüzer cihazlar manyetostriktif ve ayrık tiplerle temsil edilir. İlk tip ucuz ve kullanımı kolaydır, ikinci - pahalı, kurulumu zor ve dayanıklıdır, bu da tanktaki su seviyesinin hassas kontrolünü garanti eder. Float tipi cihazların tek dezavantajı, sıvı ortamdaki sabit varlığıdır.
- Hidrostatik sensör, çeşitli tanklarda su basıncını ölçmek için hassas bir cihazdır. Temel avantajları dayanıklılık, pratiklik, ergonomi ve uygun maliyettir.
Hidrostatik sayaçlar sürekli olarak sıvı ortam ile temas halinde olduğundan, agresif koşullar altında çalışabilmeleri neredeyse imkansızdır.
- Ayrık sensör, tankların su ile doldurulma derecesini belirleyen özel plakalarla temsil edilir. Yapısal olarak, bu tür cihazlar dayanıklılık, güvenilirlik ve kullanım elverişliliğini sağlayan hareketli elemanlardan ve mekanizmalardan yoksundur. Cihazların eksiklikleri sıvı ortam ile zorunlu temas ve sıvının sıcaklığındaki değişikliklere karşı hassasiyeti içerir.
- Radar sensörü, frekans kayması, yayma ve yansıtma sinyali arasındaki fark nedeniyle sıvı seviyesini izler. Bu tür cihazlar, bir yayıcı ve bir elektromanyetik dalga yakalayıcısı prensibi ile çalışırlar, böylece daha doğru bir ölçüm sağlarlar.
Radar tipi cihazlar aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- basit ve güvenilir bir tasarıma sahip olmak;
- sıvı ortam ile temas gerektirmez;
- agresif çevreye karşı dayanıklıdırlar;
- yüksek bir sonuç garanti eder.
- Ultrasonik sensör, önceki tipteki cihazlara yapısal ve işlevsel olarak benzerdir, kontrol, özel bir jeneratör tarafından oluşturulan ultrasonik radyasyon yardımıyla gerçekleştirilir. Radar analogu ile aynı avantajlara sahiptir, tek fark daha az doğru sonuçtur.
Doğru seviye sensörü seçimi
Tanktaki doğru su seviye sensörünü seçmek için, anahtar özelliklerine dikkat edilmesi önerilir:
- Cihazın tasarım özellikleri ve amacı, amaçlanan madde türleri nelerdir.
- Cihazın yapıldığı malzemenin türü, nihai ölçüm sonuçlarını etkiliyor mu?
- Cihazın verimli çalışması için hangi sinyal dönüştürme devreleri sağlanmıştır.
- Elde edilen sonuçların doğruluğu, sıvı seviyesinde hızlı bir değişim ile sağlanmış olsun.
- Ekipmanın standart olup olmadığı, ön ayar ayarlarını ve parametrelerini değiştirmek için yardımcı elemanlar ve işaretçiler olup olmadığı.
- Cihazın dış etkilere duyarlılığı nedir - titreşimler, elektromanyetik radyasyon.
- Devlet standartlarına göre ürün sertifikası var mı.
- Üretici veya satıcıdan hangi garanti yükümlülükleri verilir.
Evde float seviye sensörü üretimi
Plastik bir depolama cihazında kullanmak için ev yapımı su seviye sensörü nasıl yapılır? Basit bir cihazın üretimi için, valfi açan bir kol ve bir şamandıra elemanı gerekli olacaktır. Tüm çalışmalar aşağıdaki sırayla yapılır:
- Bitmiş tankın üstünde, manivelalı şamandıra elemanı, piston silindirini hareket ettirmek için kullanılan çubuğa bağlanır.
- Su, maksimum değerine ulaştığında, şamandıra, pistonu hareket ettiren manivela üzerinde hareket eder ve alt su borusu boyunca suya erişimi durdurmak için vananın kapanmasını sağlar.
- Su hacmi kullanıldığında, şamandıra yavaşça pistona etki ederek tabana düşer. Ardından vana açılır ve rezervuar sıvı ile doldurulur.
Herhangi bir acemi ustasının gücü altında kendi ellerinizle bir su seviye sensörü yapın. Cihaz kuyulara, kuyulara, pompa ekipmanlarına ve su tanklarına montaj için uygundur.
Su seviyesi anahtarı
Sıvı seviye göstergesinin şeması
Sensör devresini inşa etmeye devam ediyoruz. İlk olarak, tahta 30 mm'yi 45 mm kesin. Ardından fotoğraftaki gibi parçaları çizin. Tercihen boya veya oje ile çizin. Ama elimde sadece bir işaretleyici vardı (dikkatinizi sadece kalıcı bir işaretleyicinin uygun olduğu gerçeğine çekmek istiyorum). Bir işaretçi çizerseniz, en iyi yer disk veya bilgisayar mağazasında satın alınan işarettir. Çizim, dekapaj işlemine devam et.
Hidrojen peroksit ile zehirlendim, çünkü ne klorin ne de bakır sülfat var. % 3 hidrojen peroksit 50 ml dökülmüş, sonra 1 kaşık tuz ve 2 yemek kaşığı sitrik asit koydu. Her şey çözülene kadar karıştırdım. Nadiren hafif bir şekilde çalkalandığında, ücreti 50 dakika boyunca bir yere kazındı.
Devreyi lehimlemeye devam edelim. Bunu yapmak için: 10 kΩ dirençli 3 direnç, 1 kΩ dirençli 3 direnç, 2 yeşil ve 1 kırmızı LED, 300 ohm'luk 4 direnç. Yavaşça lehimleyin, kabloları lehimleyin ve bataryayı bağlayın. Teller her 2 santimetrede kesilir.
Bitti! Şimdi telleri bir bardağa indiriyoruz ve yavaş yavaş su döküyoruz. Açıklık için, suyu biraz boyadım. Gördüğünüz gibi her şey iyi çalışıyor.
Suyun 1 / 3'ünde sadece kırmızı bir LED olduğunda, sadece kırmızı LED yanar. 2/3 - yanınca ve yeşil olduğunda. Ve cam üst çizgiye doldurulduğunda - tüm LED'ler açık. Benim durumumda sadece 3 LED'in olduğu bir devre kurdum, ama daha fazlasını yapabilirsiniz - en az 10. Daha sonra su seviyesi daha doğru görünecektir. Davanın kanıt okuyucu tarafından kullanıldığını da eklemek isterim. Şema topladı: bkmz268