- ASTM F543'e göre kemik vidaları çalışması basitleştirilmiş klinik kullanımda dört mekanik testi tanımlamaktadır. Temel özellikleri, örneğin, torsiyon mukavemeti, vidalama ve çözme, çekme kuvveti ve tıbbi kemik vidalarının kesme davranışıdır.
- Yöntemler, esasen kemik vidasına sabit bir ön yük uygulayarak ve üst üste binmiş bir burma hareketi başlatarak çok eksenli bir testi belirtir. Bu kontrol teknik olarak karmaşık hareket sırası, statik ZwickRoell test cihazları ile basit ve kullanıcı dostu olarak uygulanabilir.
- İsteğe bağlı testXpert® ana test şartnamesi "Tıbbi testlerin değerlendirilmesi" ile testler otomatik olarak ve standartlara uygun olarak değerlendirilebilir. Bu sonuçlar, tek tek vida şekillerinin teknik özelliklerinin karşılaştırılması veya kalite kontrolünde kullanılır.
Açıklama
- Kemik vidaları bir yardımcı cihaz yardımıyla hizalanır ve gömme kaplara yerleştirilir, böylece 5 iplik veya vida diş uzunluğunun %20 çıkıntısı oluşur.
- Gömme kapları doğrudan test cihazına yerleştirilir.
- Vidalı uçlar çabuk salınan bir cihazla toplanır ve vidalar 1 ila 5 devir/dakika arasında bir test hızında standartlara uygun olarak kapatılır. Gerekirse sabit bir eksenel ön yük uygulanabilir.
Sonuç
- Tüm test süresince dönme açısı üzerindeki eğme momenti
- Tüm test süresi boyunca aksiyal kuvvet
- Torsiyon dayanımı
- Maksimum torsiyon dayanımı
- Kopma açısı
Avantaj
- Kemik vidalarının klemplenmeden ön hasar görmemesi.
- Kemik vidaların gerdirilmemiş, merkezlenmiş sabitlenmesi.
- 6 kemik vidanın aynı anda boşaltılması için gömme aygıtı.
- Gömme potu tekrar tekrar kullanılması mümkündür.
Açıklama
- Kemik vidaları bir test bloğu içine ve dışına vidalanır (muhtemelen önceden delinmiş); ASTM F1839'a göre özellikler; Çene üzerinde sıkıştırma.
- Vidalı uçlar çabuk salınan bir cihazla toplanır ve vidalar 1 ila 5 devir/dakika arasında bir test hızında standartlara uygun olarak kapatılır. Gerekirse sabit bir eksenel ön yük uygulanabilir.
- En az 4 vida çevirme gerekiyor.
Sonuç
- Tüm test süresince giriş/çıkış tork açısı
- Tüm test süresi boyunca aksiyal kuvvet
Avantaj
- TestXpert II yazılımı ile basit test prosedürü ve değerlendirmesi
Açıklama
- Kemik vida, 20 mm veya diş uzunluğunun %60'ında 3 rpm vidalama hızı ile bir test bloğuna (ASTM F1839 versiyonu) vidalanır.
- Vida kafası, test bloğundan 5 mm/dk kadar yırtılır.
Sonuç
- Tüm test süresi eksenel çekme kuvveti
- Maksimum çekme kuvveti
Avantaj
- Kemik vidaları kolayca erişilebilen ön çeneye yerleştirilir
- Çizim ekseni kendinden merkezli
Açıklama
- Kemik vidası, 30 rpm'lik sürekli bir dönüş hızı ile bir test bloğuna döndürülür.
- Eksenel kuvvet takma işlemi sırasında tork veya eksenel sürüş önemli derecede artana kadar 2.0 N/s artırılmıştır.
- "Kesme noktasından" elde edilen eksenel kuvvet sabit tutulur ve en az 5 vida dönüşü gerçekleştirilir.
- Kemik vidası vidanın en az 5 dönüşünü kesmezse, eksenel kuvvetin 2.0 N/s'de daha fazla bir artışa izin verilir.
- "Kesme noktası" tekrarlandığında, işlem en az 5 geçerli vidalı döndürme yapılıncaya kadar tekrarlanır.
Sonuç
- Tüm test süresi için ekleme tork açısı.
- Tüm test süresi boyunca aksiyal kuvvet.
- Bir test bloğuna kendiliğinden dokunan bir kemik vidasını takmak için gerekli eksenel kuvvet.
Avantaj
- Kompleks test prosedürünün basit uygulanması.
- TestXpert® II yazılımı ile entegre değerlendirme torsiyon sürücü olan bir zwickide tipik test ayarı.