- İle kullanım için tasarlanmış : Yapıştır, gres, çok yapışkan malzeme, sıvılar, toz
Açıklama
MC-100 Dielektrik Hücre, viskoz veya macun malzemeler üzerinde dielektrik sabit ve yayılma faktörü ölçümleri için tasarlanmıştır.
Hücre, 0 ila 100mil arasında ayarlanabilen iki elektroddan oluşur. Ayarın doğruluğu 0.000125 inçtir. Elektrotlar yatay olarak yerleştirilmiştir.
Malzemeler alt elektrotun merkezine uygulanır. Alt elektrot daha sonra malzeme üst elektrota değene kadar yukarı doğru ayarlanır. Bu, elektrotlar arasındaki malzemeyi etkili bir şekilde sandviçler, böylece kapasitans ölçülebilir ve daha sonra dielektrik sabitini hesaplamak için kullanılabilir.
Hücre, macunlar, yağlar, çok küçük örnekler, sıvılar ve toner gibi tozlar gibi en yapışkan malzemeyle kullanılabilir.
Gerekli Aksesuarlar:
1 x 1689-9602 1 Metre BNC'den BNC kablo setine
2 x LD-02 BNC T Adaptörleri
1 x LD-08 GR874 BNC Adaptörüne
Banana Adaptörüne 1 x LD-05 BNC
Özellikler
Terminaller : topraklanmış korumalı üç terminal
Malzeme : Pyrex veya akrilik cam silindir ile paslanmaz
Elektrot : 1 "çapı
Konektörler : GR874 ve muz jack