Yöntem A, MFR
- Bu işlemde, ekstrüdat sabit zaman aralıklarında kesilir ve kütlesi analitik bir terazi ile belirlenir.
- Test sonucu,g/10 dakika cinsinden verilen, birim zaman başına ekstrüde edilmiş kütledir.
- Yöntem, tüm test prosedürü sırasında bir operatörün bulunmasını gerektir ve bu nedenle sadece biraz otomatiktir.
Yöntem B, MVR
- Süreç B'deki bir ekstrüzyon maddesinin kütlesi yerine, polimer eriyiğinin sıkıştırılmış hacmi düzenli aralıklarla belirlenir. Bunun için, akış test cihazı bir piston deplasman ölçümü ile donatılmış olmalıdır. MVR sonucu, birim zaman başına malzeme hacmidir. cm³/10 dk olarak verilir ve birim zaman başına test pistonunun yol mesafesinden hesaplanır.
- Homojen yoğunluk dağılımı ile eritildiğinde MVR değeri, eriyik yoğunluğunun yardımı ile bir MFR değerine dönüştürülebilir. Doldurulmuş plastikler için, dolgu maddesinin genellikle homojen dağılımı nedeniyle bu doğrulukla mümkün değildir.
- Bu yöntemin önemli bir avantajı mekanik kesmenin olmamasıdır. Tüm test prosedürü, bir operatör tarafından daha fazla müdahale edilmeksizin gerçekleştirilebilir.
Yöntem C, ASTM D1238'e göre, yarıya bölünmüş nozul boyutları
- Uygulama alanı, MFR değeri 75 g/10 dk yüksek olan poliolefinlerdir.
- Testlerine iki alternatifi vardır: Test ağırlığını uygun bir şekilde düşük bir değere ayarlamak veya yarım yükseklik ve yarım nozul çaplı bir nozul kullanarak.
- Bu seçenek, ISO 1133-1'e göre testler için de mevcuttur. Bununla birlikte, standart nozul ile elde edilen sonuçların doğrudan karşılaştırılabilirliği yoktur.
Yöntem D, ASTM D1238'e göre, çok kademeli test
- Bazı poliolefinler için farklı gerilme seviyeleri için MVR değerini belirlemek ve akış oranını FRR belirlemek için ortaktır. Basit akış test cihazlarıyla birkaç dolumdan alınan ölçümler gereklidir. Otomatik bir yük değiştirme cihazı ile donatılmış akış test cihazları, test kanalının tek bir dolumuyla birkaç adım adımında ölçüm serisini kapsayabilir.
- ZwickRoell yöntem A'ya göre hem basit akışkanlık test cihazlarının yanı sıra, hem de A ve B yöntemlerine göre testlerin mümkün olduğu, otomatik deplasmanlı ölçüm cihazları üretmektedir.
APC fonksiyonu - ölçüm aralıklarının otomatik optimizasyonu
- Akış oranı ölçümünde, ölçüm aralıkları mümkün olan en büyük ölçüm süreleri ve - MVR ölçümü durumunda - prosesin yüksek hassasiyetini sağlamak için geniş ölçüm deplasmanları ortaya çıkacak şekilde ayarlanmalıdır. Optimum aralıktan çıkarken, ölçüm hatası çok hızlı bir şekilde artar.
- Mflow ve Aflow serilerinin akış test cihazları APC fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu fonksiyon, gerçek ölçümün başlamasından kısa bir süre önce test pistonunun hızını ölçer. Bu bilgi ile, mümkün olan en iyi kontrol modu, yani yol kontrollü veya zaman kontrollü olarak seçilir ve beklenen MVR değeri için optimum ölçüm aralığı ayarlanır. Zaman alıcı ön testler bu şekilde ihraç edilebilir ve testlerin programlanması daha az test parametresinin spesifikasyonuna indirgenir ve bu da test edilecek tüm materyallere uygulanır.
Bu malzemeler (örn. PBT, PET veya PA) test etmek için özel tedbirler gerekir. İlk olarak, bu malzemeler yeterince kurutulmalı ve kuru halde test kanalına verilmelidir. Test kanalında isteğe bağlı bir azot kaplama, malzemenin ortam havasıyla doğrudan temasını engeller. Kontrol, daha sonra, yazılım tarafından kaydedilen tam olarak tanımlanmış zamansal dizilerde gerçekleşir. Akış test cihazları, test kanalındaki mekansal ve zamansal sıcaklık dağılımına ilişkin özel koşulları yerine getirmelidir.
Lineer PET için IV ölçümlerinin MFR değerine korelasyonu
Polyester polietilenetereftalatın (PET) molekül ağırlığı genellikle "iç viskozite" ile tanımlanır. dl/g'de IV-Değeri. Polimer zincirleri ne kadar uzunsa, bu karakteristik değer de o kadar yüksektir. Bu, moleküler zincirlerin zarar görmesini mümkün kılar, örn. eritme işlemi sırasında aşırı nem nedeniyle oluşabilir.
Bu yöntemin dezavantajları: Özellikle, PET geri dönüşüm cihazları genellikle korozif veya toksik solventleri kullanmak için donanıma sahip değildir. Buna ek olarak, testin nispeten uzun sürmesi pratik bir sorundur. Bu nedenle, bu bölgede 90'lı yılların başında eriyik kütle akış hızı (MFR) ölçümü de hakimdir.
testXpert III test yazılımını kullanarak Mflow ve Aflow akış test cihazlarını kontrol ederken, IV değeri ile MFR arasındaki korelasyon uygun ön ölçümlerle belirlenebilir ve daha sonraki ölçümlerde kullanılabilir.