Gerçek zamanlı sorun giderme: İmleçleri ve yakınlaştırma araçlarını kullanarak eğilimleri analiz edin.
Sektördeki en yüksek güvenlik derecesi: Servis girişinde kullanım için 600 V CAT IV / 1000 V CAT III.
Güç çevirici verimliliği: İsteğe bağlı DC kelepçesi kullanarak güç elektroniği sistemleri için AC çıkış gücünü ve DC giriş gücünü eşzamanlı olarak ölçün.
PowerWave veri yakalama: 435 ve 437 Series II analizörleri, hızlı RMS verilerini yakalar, elektrik sistemi dinamiklerini (jeneratör başlatma, UPS anahtarlama vb.) Karakterize etmek için yarım döngü ve dalga formları gösterir.
Daha ayrıntılı güç kalitesi analiz yeteneği ve yeni Fluke patentli enerji para kazanma işlevi
Yeni 430 Serisi II Güç Kalitesi ve Enerji Analizörleri, en iyi güç kalitesi analizini sunar ve ilk kez enerji kayıplarını parasal olarak ölçebilme yeteneğini sunar.
Yeni Fluke 434, 435 ve 437 Serisi II modelleri, üç fazlı ve tek fazlı güç dağıtım sistemlerinde güç kalitesi sorunlarının yerini belirlemeye, tahmin etmeye, önlemeye ve sorun giderme işlemlerine yardımcı olur. Buna ek olarak, Fluke patentli enerji kaybı algoritması, Birleşik Güç Ölçümü, harmonikler ve dengesizlik sorunları nedeniyle enerji kayıplarını ölçer ve ölçerek kullanıcının bir sistemdeki enerji atıklarının kaynağını belirlemesine olanak tanır.
Birleşik Güç Ölçümü
Fluke’un patentli Birleşik Güç Ölçüm sistemi (UPM), aşağıdakileri ölçerek mevcut en kapsamlı güç görünümünü sağlar:
- Klasik Güç (Steinmetz 1897) ve IEEE 1459-2000 Güç Parametreleri
- Detaylı Kayıp Analizi
- Dengesizlik Analizi
Bu UPM hesaplamaları, güç kalitesi sorunlarından kaynaklanan enerji kaybının mali maliyetini ölçmek için kullanılır. Hesaplamalar, diğer tesise özgü bilgilerle birlikte, bir tesisin boşa harcanan enerji nedeniyle ne kadar para kaybettiğini belirleyen bir Enerji Kaybı Hesaplayıcısı tarafından hesaplanır.
Enerji tasarrufu
Geleneksel olarak enerji tasarrufu, izleme ve hedefleme yoluyla veya başka bir deyişle, bir tesisteki büyük yükleri bulup çalışmalarını optimize ederek elde edilir. Güç kalitesinin maliyeti, ancak üretimin kaybedilmesi ve elektrikli ekipmanın hasar görmesi nedeniyle oluşan kesinti süresine göre belirlenebilir. Birleşik Güç Ölçümü (UPM) yöntemi artık güç kalitesi sorunlarının neden olduğu enerji israfını keşfederek enerji tasarrufu sağlamak için bunun ötesine geçmektedir. Birleşik Güç Ölçümünü kullanarak Fluke’un Enerji Kaybı Hesaplayıcısı (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın), bir tesisin atık enerji nedeniyle ne kadar para kaybettiğini belirleyecektir.
Dengesizlik
UPM, tesiste tüketilen enerjinin daha kapsamlı bir dökümünü verir. UPM, (zayıf güç faktörünün neden olduğu) reaktif gücün ölçülmesine ek olarak, dengesizliğin neden olduğu enerji israfını da ölçer; üç fazlı sistemlerde her fazın eşit olmayan şekilde yüklenmesinin etkisi. Dengesizlik genellikle, her fazda çekilen akımın mümkün olduğunca eşit olmasını sağlamak için yükleri farklı fazlara yeniden bağlayarak düzeltilebilir. Dengesizlik, etkileri en aza indirecek bir dengesizlik reaktans cihazı (veya filtresi) takılarak da düzeltilebilir. Dengesizlik sorunlarının düzeltilmesi, tesisteki temel temizlik hizmetleri için iyi bir temizlik olmalıdır, çünkü dengesizlik sorunları motor arızasına veya ekipmanın ömrünü kısaltabilir. Dengesizlik aynı zamanda enerji harcar. UPM kullanmak bu enerji israfını en aza indirebilir veya ortadan kaldırabilir, böylece para tasarrufu sağlar.
Harmonikler
UPM ayrıca harmoniklerin varlığı nedeniyle tesisinizde harcanan enerjinin detaylarını da sağlar. Çalıştığınız yükler nedeniyle tesisinizde harmonikler bulunabilir veya bitişikteki tesislerdeki yüklerden kaynaklanabilir. Tesisinizde harmoniklerin varlığı şunlara yol açabilir:
- aşırı ısınma transformatörleri ve iletkenleri
- devre kesicilerin rahatsız edici açma
- elektrikli ekipmanların erken arızaları
Harmoniklerin varlığından dolayı boşa harcanan enerjinin maliyetinin hesaplanması, harmonik filtrelerin satın alınmasını haklı çıkarmak için gereken yatırım getirisi hesaplamasını basitleştirir. Bir harmonik filtre takılarak, harmoniklerin kötü etkileri azaltılabilir ve enerji israfı ortadan kaldırılarak daha düşük işletme maliyetleri ve daha güvenilir çalışma sağlanır.