Çiviler ve diğer bağlantı elemanları paslanmaya karşı korumak için kaplanmıştır; çinko tabakasının kalınlığı, korozyona ne kadar dayanabileceklerine doğrudan karşılık gelir. Uzatılmış garantiler ve sürekli değişen düzenlemeler, bağlantı elemanının endüstrisinin kaplamanın kalitesinin ilgili standartları karşılayıp karşılamadığını değerlendirmesini her zamankinden daha önemli hale getirir.
Çinko kaplamalı çok çeşitli bağlantı elemanları (örn. çiviler, vidalar, civatalar, vb.) spesifikasyona göre test gerektirir. Tipik olarak bu, yarım küre yüzeylerde, dişli saplarda veya kesik uçlarda olacaktır. test, yüksek hassasiyetli x-ışını floresans (XRF) veya daha düşük maliyetli faz duyarlı eddy akımı yöntemi kullanılabilir.Bu yöntem EN (DIN) 14592 sınıflandırmasının gerekliliklerini yerine getirir. - elektriksel olarak iletken kaplamaları - pürüzlü yüzeylerde bile - çeşitli yüzeyler üzerinde ölçme kabiliyeti nedeniyle, ölçülen parçanın geometrisi ölçümün kendisi üzerinde çok az etkiye sahip olduğu için küçük nesneleri ölçmede de büyük avantajlar sunar.
Optimum ölçüm sonuçları kavisli, pürüzlü yüzeylerde küçük ölçüm alanlarına olanak sağlayan özel bir prob gerektirir. ESD2.4 probu ile birlikte kullanılan el tipi PHASCOPE® PMP10 cihazı, bu ölçüm görevi için ideal bir kombinasyondur.
Aşağıdaki tablo, PHASCOPE® PMP10 ile ölçülen çinko kalınlığının ortalama değerlerini bir XRF sistemiyle alınan ölçümlerle karşılaştırır.
Kaplama kalınlıklarının yanı sıra, değerler çinko tabakasının çiviler üzerindeki dağılımını da ve kaplamanın kalitesini gösterir. Sonuçlar ayrıca PHASCOPE® PMP10 ölçümlerinin x-ışını floresans kullanılarak alınanlarla ne kadar iyi uymlu olduğunu gösterir. .
El tipi PHASCOPE® PMP10 ve prob ESD2.4 birlikte, çinko kaplamalı bağlantı elemanlarının hızlı ve güvenilir testi için taşınabilir bir ünitede iyi hassasiyet ve doğruluk sağlayan uygun fiyatlı bir ölçüm sistemi oluşturur. Daha fazla bilgi için lütfen yerel FISCHER temsilcinize başvurun.