Öncelikle tartı aletinde birden fazla Loadcell bağlı ise bu Loadcell'leri birbirinden ayırarak tek tek kontrol edilmelidir, Arızalı bir Loadcell'i bulmak için aşağıdaki testleri sırasıyla yapmak gerekmektedir.
- Sıfır Balans Testi
- İzolasyon Direnci Testi
- Giriş ve Çıkış Empedans Testi
- Köprü Dengesi Sağlamlık Testi
- Darbe Direnç Dayanım Testi
SIFIR BALANS TESTİ
- Loadcell üzerinde ağırlık olmaması ve Loadcell besleme uçlarında sabit 10 V DC harici bir güç kaynağı yardımı ile bağlanmalıdır.
- Sinyal (+) ve Sinyal ( - ) uçları Multimetre ölçü aleti yardımıyla ölçülür, okunan değer 0 mV/V olmalıdır. Loadcell Üretim Sertifikasında bu değer ≤±1% max. kapasite olarak görülmektedir.
- Sıfır Balans testinin farklı bir sonuç vermesinin sebebi genellikle; Aşırı Yükleme, Ani Darbe ve Uzun süreli kullanımlarda oluşan kimyasal faktörlerin Loadcell Strain Gauge yapısına zarar vermesinden kaynaklıdır.
İZOLASYON DİRENCİ TESTİ
- Loadcell' in tüm kabloları birbirine bağlanarak Multimetre veya Megaohmetre yardımıyla;
- Bağlı Kablolar ve Loadcell Gövdesi
- Bağlı Kablolar ve Kablo Blendajı
- Kablo Blendajı ve Loadcell Gövdesi
ölçülür. Okunan İzolasyon Direnci 5000M ohm'dan yüksek olması gerekmektedir.
- Bu değerden daha küçük bir değerin okunması Loadcell'de elektriksel bir kaçak olduğunu gösterir.
GİRİŞ ve ÇIKIŞ EMPEDANS TESTİ
- Besleme ( + ) ve Besleme ( - ) uçları ile Sinyal ( + ) ve Sinyal ( - ) uçları ölçülür. Ölçülen değerler Loadcell kapasitelerine göre değişiklik gösterebilir. SENTEZ HS Serisi 32 Ton Baskı Tipi Loadceller için bu değer 700 ohm ± 5 şeklinde olmalıdır.
KÖPRÜ DENGESİ SAĞLAMLIK TESTİ
- Besleme ( + ) ve Sinyal ( + ) uçları ile Sinyal ( - ) ve Besleme ( - ) uçları ölçülür. Ölçülen değerler arasındaki fark 1 ohm 'dan daha büyük olmamalıdır.
- Strain Gauge Köprü dengesinin bozuk olması genellikle kısa devreden kaynaklıdır. Nedeni Kamyon ve Tır Kantarına yüksek voltaj, yıldırım, Loadcell üzerinde kaynak yapmak, ani darbeye maruz kalması, aşırı sıcaklıklardan kaynaklı olabilir.
DARBE DİRENÇ DAYANIM TESTİ
- Loadcell üzerinde ağırlık olmaması ve Loadcell besleme uçlarında sabit 10 V DC harici bir güç kaynağı yardımı ile bağlanmalıdır.
- Loadcell üzerine bir darbe aleti yardımıyla hafifçe vurulur, okunan değerler izlenir. Çıkan sonuçların sıfıra dönüşleri düzensiz olmamalıdır. Sıfıra dönüşlerin düzensiz olması genellikle üretim hataları ve Strain Gauge yapısının Loadcell mekanik aksama doğru montaj edilmemesinden kaynaklıdır.
SENTEZ MARKA KAMYON VE TIR KANTARLARI ALDIYSANIZ EĞER GÜVENDESİNİZ. DOĞAL AFET VE FELAKETLER DIŞINDA MEKANİK AKSAM 5 YIL, ELEKTRONİK AKSAM İSE 2 YIL GARANTİMİZ ALTINDADIR.