Dijital Manometre Cihazları
Dijital basınç göstergeleri, basıncı eşdeğer bir elektronik sinyale dönüştüren basınç sensörlerini kullanır. Dijital göstergeler için farklı tipteki basınç sensörleri mevcuttur; ancak piezo dirençli basınç sensörleri, sağlam tasarımları ve kapasitif sensörlere göre daha düşük fiyatları nedeniyle en sık kullanılır. Piezo-dirençli basınç sensörü, piezo-dirençli elemanlarla donatılmış bir diyaframdan oluşur. Ortamın basıncı diyaframın sapmasına neden olur; bu sapma, piezo-dirençli elemanların kesit alanında bir değişikliğe neden olur ve bu da malzemenin elektrik direncini değiştirerek bir voltaj farkı yaratır. Göstergenin dahili mikroişlemcisi daha sonra dijital ekranda bir basınç okuması görüntülemek için voltajı işler. Bazı dijital göstergeler ayrıca sıcaklık telafisi, veri kaydı ve kablosuz bağlantı gibi ek özelliklere de sahiptir. Farklı sensör türlerinin nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılı bir kılavuz için elektronik basınç ölçümü ilkeleri hakkındaki makalemizi okuyun.
Daha yüksek düzeyde ölçüm doğruluğunun yanı sıra, dijital göstergeler analoglarında bulunmayan birden fazla seçenek sunar.
Arka Aydınlatma: Arka aydınlatma, kullanıcının ekranı her türlü aydınlatma koşulunda, özellikle de karanlık koşullarda okumasına yardımcı olur.
Min/Maks değerler: Dijital göstergeler maksimum ve minimum değerleri mevcut okumayla aynı anda veya ayrı ayrı görüntüleyebilir. Bu seçenek sistemdeki ayar basıncının daha iyi analizini sağlar.
Çubuk grafik ekranı: Çubuk grafik ekranı, ölçülen basıncın genel eğilimini gösterir. Örneğin bir kullanıcı, sistem basıncının artma, azalma veya sabit kalma eğilimi gösterip göstermediğini hızlı bir şekilde analiz edebilir.
Pille çalışan: Dijital göstergeler pille çalışır. Bu, elektrik kesintisi durumunda bile basıncın okunabilmesini sağlar.
Döndürme: Çoğu dijital gösterge, ekran ünitesinin büyük bir dereceye kadar (ör. 300°) döndürülmesine olanak tanır.
Dijital basınç göstergesinin doğruluğu, basıncın ölçülen değerinin basıncın gerçek değerine ne kadar yakın olduğudur. Genellikle ölçüm aralığının yüzdesi (üst ve alt ölçüm sınırları arasındaki fark) olarak ifade edilir.
Yüksek doğruluğa sahip bir dijital basınç göstergesinde ölçülen ve gerçek değerler arasında hafif bir sapma olacaktır. Buna karşılık, düşük doğruluğa sahip bir dijital basınç göstergesinin sapması daha belirgin olacaktır. Bu göstergelerin doğruluğu birden fazla faktörün birleşimidir: doğrusal olmama, histerezis, son değer sapması, sıfır ofsetler ve yayılma hatası.