Yangına Tepki Test Sistemleri
Radiant Panel Flame Spread Apparatus ASTM E162; ASTM D3675
- Radyant Panel Alev Yayma Aparatı, gazla çalışan bir radyan ısı paneli kullanarak yapı ürünlerinin (ASTM E162) ve hücresel plastiklerin (ASTM D3675) yüzey yanıcılığını ölçer. Test sonucu, alev yayılımı ve ısı evrimi faktörlerinden belirlenen bir endekstir. Bu endeks, özellikle toplu taşıma sektörü (otobüsler ve trenler) için çeşitli spesifikasyonlarda gereklidir.
Özellikler:
- Elektrikli kıvılcım ateşleyici ve otomatik emniyet alev dedektörü ile gözenekli çimento ve dökme demir gazlı radyan panel (12 "× 18")
- Alev cephesinin ilerlemesini değerlendirmek için her 3 "gözlem işaretine sahip paslanmaz çelik numune tutucu
- Paslanmaz çelik numune desteği
- Paslanmaz çelik pilot brülör montajı
- Parlak panelin yüzey sıcaklığını belirlemek için pirometre.
- Montaj dirseği dahil Karışımı radyan panele kontrol etmek için hava debimetre ve gaz kontrol vanası
- Termokuplların kolay temizlenmesini sağlamak için çıkarılabilir panelli paslanmaz çelik egzoz yığını
- Yığın standartların gerektirdiği 8 termokupl ile donatılmıştır.
- Metan gazı debimetreli kalibrasyon brülörü Emniyet gazı kontrolleri ve kesme devreleri