.
Sertlik Test Cihazları için Rockwell RE90 Test Bloğu
Starrett blokları Tezgah Üstü Sertlik Test Cihazlarını test etmek için kullanılabilir.Her blok, bloğu test etmek için kullanılan çevresel koşulları ayrıntılandıran bir sertifika ile seri hale getirilir.Gerçek okumalar, bu okumaların ortalamaları ile verilir : min.okuma, maksimum okuma ve tekrarlanabilirlik rakamı.Starrett blokları Rockwell, Brinell veya Vickers ölçeklerini test etmek için kullanılabilir.Çelik, pirinç ve alüminyumdan üretilirler.Her blok, bloğu test etmek için kullanılan çevresel koşulları ayrıntılandıran bir sertifika ile seri hale getirilir.Gerçek okumalar, bu okumaların ortalamaları ile verilir : min.okuma, maksimum okuma ve tekrarlanabilirlik rakamı.Bloklar ASTM E-18, ANSI (NCSL) Z540-1, (ISO) 10012-1, ISO/IEC 17025 ve Mıl-std 45662
A standartlarına göre kalibre edilmiştir.Starrett sertlik test blokları, daha yaygın yuvarlak çubuk stoğunun aksine kare çelik veya pirinç plakalardan üretilmektedir.Plakanın kullanımı muayene için daha doğru ve tutarlı bir yüzey sağlar.Metalurjik testler, yuvarlak çubuk stokunun üretimi sırasında, karışımdaki askıda karbürlerin çubuğun merkezine göç ettiğini kanıtlamıştır.Bu durumun bilimsel adı karbür ayrışmasıdır ve dış kenarlarından ziyade bir çubuğun merkezinde farklı okumaların bulunmasına neden olur.Bazı üreticiler merkezleri bloklarından çıkararak bu durumu düzeltirler.Sertlik test blokları sadece bir tarafta kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve girintiler daha fazla olmalıdır . 010 " iki girintinin merkezlerinden veya bloğun kenarına daha yakın değil . 040".Kalibrasyon kitleri ayrıca şu adresten temin edilebilir Starrett.No kullanımda sertlik test cihazı bulunan tesis kalibrasyon kiti içermemelidir.Bu kitler, 3 ila 20 kalibre edilmiş test bloğu ve setteki blokların her birini incelemek için kullanılan seri hale getirilmiş delici ile birlikte gelir.Bir test cihazında bir tutarsızlık tespit edildiğinde, bu kitler sorunu çözmek için hangi yönde ilerleyeceğinizi belirlemenize olanak tanır.