Üç fazlı gerilim ve akım ölçümlerini %50 daha hızlı tamamlayın*
Fluke 377 FC ve 378 FC Pensampermetreler, gerilim ve akımın pens ağzı ile eş zamanlı olarak ölçülebildiği FieldSense™ teknolojisine sahip ilk el tipi penslerdir. Yani bu pensampermetreler, sıralı faz-toprak gerilim ölçümleri ve hesaplanan faz-faz gerilim ölçümleri ile faz rotasyon bilgileri sağlayan akım ölçümleri yapmak için kullanılabilir. Söz konusu ölçümler, üç fazlı sistemin beklendiği gibi çalıştığını gösterir.
Basitleştirilmiş faz-faz ölçümleri
L1, L2 ve L3 (veya Faz 1, Faz 2 ve Faz 3), üç fazlı alternatif akım (AC) sistemlerinde kablolar için genel adlandırma kurallarıdır. Üç fazlı yüklerde gerilim ve akımın uçlar kullanılarak sırayla ölçülmesi gerekir.
Mevcut "Seç-Ölç-Yaz, Seç-Ölç-Yaz" iş akışı zaman alıcıdır. Üç aşamanın tümü için bu adımları tekrarlamanız gerekir. Ayrıca değerleri yazarken iki ucu bağlamaya ve iletkeni pensle tutmaya yardımcı olması için üçüncü bir ele veya başka bir kişiye ihtiyaç duyulur.
Fluke 377 FC ve 378 FC, üç fazlı güç sistemlerinde gerilim ve akım ölçümünde devrim yaratır. Her ölçümü, test uçları ile ayrı ayrı yapmak ve elle hesaplamak yerine yalnızca pensi kullanarak üç ölçümü de gerçekleştirebilirsiniz. Ardından ölçüm cihazı, faz-toprak ölçümlerine dayanarak faz-faz gerilimlerinin tam setini otomatik olarak hesaplar. Bu pensler, eş zamanlı olarak gerilim ve amper ölçümü ile gösterimi sağlayan ikili ekranla birlikte gönderilir.
Üç fazlı ölçüm nasıl yapılır
Ayar gerçekleştirmek için:
- Komitatörü (FieldSense™) konumuna getirin
- Pensi topraklama ucu ile toprağa bağlayın
- MIN MAX butonuna 2 saniye boyunca basın. Pens, faz-faa moduna geçer ve ekranda L1-L2-L3 görüntülenir.
Test yapmak için:
- Pens çenesini ilk iletkenin etrafına geçirin. Ekranda ölçümün görüntülenmesini bekleyin. Ekran yeşile döner, bip sesi duyulur ve L1 görüntülenir.
- Pens çenesini 10 saniye içinde ikinci iletkene taşıyın. Ekranda ölçümün görüntülenmesini bekleyin. Bip sesi duyulur ve L2 görüntülenir.
- Pens çenesini 10 saniye içinde son iletkene taşıyın. Ekranda ölçümün görüntülenmesini bekleyin. Bip sesi duyulur ve L3 görüntülenir.
Hesaplama yapmak için:
L1-L2-L3 ölçümleri tamamlandığında Pensi kullanarak her bir iletken çifti arasındaki toplam gerilimi hesaplayın:
- MIN MAX butonuna bir kez bastığınızda ekranda, L1 ve L2 arasındaki toplam gerilim görüntülenir.
- MIN MAX butonuna tekrar bastığınızda ekranda, L2 ve L3 arasındaki toplam gerilim görüntülenir.
- MIN MAX butonuna üçüncü kez bastığınızda ekranda, L3 ve L1 arasındaki toplam gerilim görüntülenir.
Faz-faz modundayken her bir faz-toprak ölçümünü inceleyebilirsiniz:
- L1 ölçümünü görüntülemek için MIN MAX butonuna tekrar basın.
- L2 ölçümünü görüntülemek için MIN MAX butonuna tekrar basın.
- L3 ölçümünü görüntülemek için MIN MAX butonuna tekrar basın.
L1-L2-L3 ölçümlerini incelemek için "MIN MAX" butonuna basmaya devam edin ve ölçümler arasında gezinin.
Faz-faz modundan çıkmak için "MIN MAX" butonuna yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.
Faz Rotasyon Göstergesi
Üç fazlı ekipmanlarla çalışırken karşılaşılan en büyük gereksinimlerden biri, doğru faz sırasını bilmek ve ardından kurulum,, bakım, sorun giderme sırasında işin doğru sırada yapıldığından emin olmaktır. Ölçüm işlemini basitleştirmenin yanı sıra Fluke 377 FC ve 378 FC, faz rotasyonunu da otomatik olarak hesaplar. Üç fazlı ölçümlerin tümünü Fluke Connect (FC) uygulamasına bağlıyken yapmanız yeterlidir. Ardından faz rotasyonu otomatik olarak hesaplanır ve FC uygulamasında görüntülenir.
Uygulamalar
HVAC motor ve kompresörlerinin kurulumu
Faz başına yükün dengelenip dengelenmediğini ve kurulum sırasında faz rotasyonunun doğru olup olmadığını belirleyin. Üç fazlı sistemin dengesiz olması, düşük performansa veya motorun erken arızalanmasına neden olarak maliyeti yüksek duruşlara yol açar. Dengesizlik, dağıtım sisteminin herhangi bir noktasında oluşabilir. Yükler, gelen besleme devrelerinin her fazında eşit olarak paylaştırılmalıdır. Dengesiz bir sistem tarafından beslenen motorlar veya kompresörler daha yüksek sıcaklıkta çalışır ve çok çabuk arızalanır.
Üç fazlı motorlarda sorun giderme
Fazda bir sigortanın ne zaman atıp faz kaybına yol açtığını belirleyin. Faz kaybında diğer iki faz daha fazla akım çektiğinden pompa, motor veya kompresör sargıları aşırı ısınır. Kullanıcılar, gelen hat geriliminin fazını ölçerek hangi fazın çalışmadığını belirleyebilir ve ekipmanın hasar görmesini önleyebilir. Faz kaybı ekipman çalışırken meydana gelirse diğer fazlardan yük çekilirken aşırı ısınma başlar. Ekipman durmuşsa sigorta değiştirilene ve üç fazın tamamı tekrar çalışana kadar cihaz yeniden çalışmaz.*Müşteri tesislerinde gerçekleştirilen beta testleri, üç fazlı ölçümler için harcanan zamanın %50 oranında azaldığını göstermektedir.