ICPE-9800 Atomik Emisyon Spektrometre sistemleri ile tüm dalga boyları için veriler, büyük bir 1 inçlik CCD sensör kullanılarak iki boyutlu bir düzlemde oluşturulmuş bir görüntü olarak yakalanır, tıpkı bir kameranın fotoğraf çekmesiyle aynı şekilde. Alınan veriler herhangi bir zamanda gözden geçirilmek üzere kaydedilir.
Dalga boyu, ölçüm tamamlandıktan sonra değiştirilebilir, böylece numunelerin yeniden analiz edilmesi ihtiyacını azaltır ve daha hızlı yöntem geliştirmeyi mümkün kılar. Ek olarak, nitel veriler okunabilir ve matris elemanları kontrol edilebilir ve düzeltilebilir, böylece girişimden kaynaklanan ölçüm hataları ortadan kaldırılır.
Enstrüman, taşma kanallarına sahip arkadan aydınlatmalı bir CCD kullandığından, geniş bir ışık alma alanı sağlarken aynı zamanda blooming i de önler.
CCD'nin soğutma sıcaklığı -15°C'dir, yani geleneksel bir yarı iletken dedektörden (-40°C) daha yüksek bir sıcaklıkta kullanılabilir. Yoğuşmayı önlemek için genellikle gerekli olan kapatmada bekleme süresi gerekli değildir.
Schmidt-sapmaları Düzeltildi
Astigmatı düzeltmek için bir Schmidt aynası kullanılır. Bu işleve sahip olmayan spektrometreler, dedektörün çevresinde bulanıklığa neden olarak çözünürlüğü ve hassasiyeti azaltır.
Ölçümler bittikten sonra bile, nicel veya nitel verileri doğrulamanıza izin veren elementler ve dalga boyları eklenebilir. Tüm dalga boyları için veriler elde edildiğinden, örnekleri yeniden analiz etmeye gerek yoktur.
Nicel değerler, basitçe elementler veya dalga boyları eklenerek görüntülenebilir. Bu, özellikle ölçülecek bir öğeyi belirtmeyi unuttuğunuzda veya diğer dalga boyları için veri almak istediğinizde yararlıdır.
Profiller ve yarı kantitatif değerler tüm elementler için yüklenebilir ve onaylanabilir. Bu, örneğin matrisleri doğrulamak için nicelendirilmemiş elementlerin yaklaşık konsantrasyonlarını belirlemek için yararlıdır.
Tüm dalga boyları için veriler kaydedildikten sonra, herhangi bir zamanda yüklenebilir ve yeniden analiz edilebilir. Bu veri mevcudiyeti, kalite kontrolünde veya yalnızca küçük miktarlarda bulunan numuneleri analiz ederken beklenmedik bir şey olması durumunda gönül rahatlığı sağlar.
Bu işlev, SB oranına ve matristen parazit olup olmadığına göre ölçüm örneği için en uygun dalga boylarını otomatik olarak seçer.
Bu işlev, yöntemle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve varsa, bunları çözmenin en iyi yolunu önerir. Bu, herkesin hızlı bir şekilde doğru analitik değerler elde etmesini sağlar.
Bu işlev, tüm analitik dalga boylarında optik girişim nedeniyle yüksek matrisli numunelerin doğru bir şekilde nicelendirilemediği durumlarda kullanışlıdır. ICPEsolution İndüktif Eşleşmiş Optik Emisyon Spektrometre yazılımı, kullanıcıların kalibrasyon eğrisi örneğine müdahale eden eleman için bir kalibrasyon numunesi ekleyerek kolayca elemanlar arası düzeltme yapmasına olanak tanır.
ICPE-9800 sistemleri, tüketilen argon gazı miktarını önemli ölçüde azaltan gaz tüketimini azaltmak için (Eko modu, Mini torç sistemi ve Vakum spektrometresi) üç özellik içerir.
Kapsamlı spektral verileri önemli bir veritabanıyla birleştiren ICPE-9800 İndüktif Eşleşmiş Atomik Emisyon Spektrometre serisinin yardımcı işlevleri, yöntemlerin kolay optimizasyonunu ve daha basit, daha verimli bir analitik iş akışını sağlar.
Torç, numunenin torç duvarlarına yapışmasını en aza indirmek için dikey olarak yönlendirilir, böylece hafıza etkilerini azaltır. Eksenel ve radyal görünümler arasında geçiş yaparak eş zamanlı analiz mümkündür.
Yüksek konsantrasyonlu numuneleri analiz etmek veya belirli organik solventleri (ksilen gibi) enjekte etmek için yalnızca radyal görünüm kullanıldığında, üniteyi yalnızca radyal görünüm için kullanmak üzere soğutma ceketi çıkarılabilir. Soğutma ceketini çıkarmak kolaydır.
Vakum, UV bölgesinde (190 nm'nin altında) dalga boylarının ölçülmesini sağlamak için ICPE-9800 atomik emisyon sistemleri, havayı boşaltmak ve spektrometrenin içindeki oksijeni çıkarmak için bir vakum pompası (döner pompa) kullanır. Bu, tahliye tipi sistemlere kıyasla daha kısa bir başlatma süresi sağlar. Pompa durduğunda, spektrometre içindeki vakumu korumak için bir solenoid valf otomatik olarak kapanır. Sonuç olarak, pompa durduktan sonra spektrometreye geri akan atmosferik havadan kaynaklanan kontaminasyon konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Numune yerleştirme sistemi, serbest aspirasyon ve yerçekimi tahliyesi ile giriş için yüksek hassasiyetli bir nebulizatör içerir. Bu nedenle peristaltik pompa gerekli değildir. Pompa borusunun bozulmasından kaynaklanan giriş değişkenliği veya verimliliğinde bir azalma veya yanlış boşaltmadan kaynaklanan sorun hakkında endişelenmenize gerek olmadığından, uzun süreler boyunca kararlı analizler gerçekleştirilebilir. (Dahili bir standart elemanı otomatik olarak eklemek isterseniz, isteğe bağlı bir peristaltik pompa kullanılmalıdır.)