.
SP Bel-Art, H-B DURAC 10/30 Öğütülmüş Derz Cam İçi Sıvı Termometre; -10 ila 250C, 50mm Daldırma, Organik Sıvı Dolgusu (B60804-1300)
Çok uzun süre ısı uygulanmasının, termometreyi kıracak genleşme haznesini aşırı dolduracağını unutmayın.Üretim sırasında standardizasyon, cam üzerine hat ve numara yerleştirme yönergelerini belirler, böylece termometre standartlaştırılmıştır.Kısmi ve toplam daldırma termometreleri arasındaki temel fark, kullanılmaları gereken uygulamadır. 1) Bir enstrümanın bir standartla karşılaştırılması.Isıtma yöntemi : .Bu kalibrasyonun sonuçları resmi bir rapora kaydedilir. Enviro-Safe liquid-(H-B Cihazına özel), biyolojik olarak parçalanabilen narenciye sıvısı ve yeşil, toksik olmayan bir boyanın toksik olmayan bir karışımıdır.Belirtilen doğruluk, gerçek değerle ilgili olarak belirli bir aletle kabul edilebilir izin verilen tolerans veya maksimum hatadır.Cıva dolgulu, alkol dolgulu, vb.Termometrenin dik konumda yavaşça soğumasını bekleyin.Toplam daldırma için üretilen termometreler, termometre kılcal damardaki sıvı seviyesine daldırıldığında doğru bir sıcaklık okumasını gösterir column.Bu normalde artı veya eksi değer olarak belirtilir.Kısmi daldırma için üretilen termometreler, termometre, tek tek termometre üzerindeki daldırma çizgisi tarafından belirtilen belirli derinliğe daldırıldığında ve kolondaki sıvıdan bağımsız olarak doğru sıcaklıkları gösterir.Bu beyan, aldığınız enstrümanın, ulusal bir standarda (NIST) standartlaştırılmış, tanımlanmış, kesintisiz bir ölçüm belirsizliği zincirine sahip bir ölçüm aleti ile karşılaştırılarak üretildiğine dair kayıtlı güvencenizdir.Bir traş buz ve tuz çözeltisi veya bir CO2 (Kuru Buz) ve alkol çözeltisi hazırlayın.Örneğin, bir termometrenin ±1º maksimum ölçek hatası varsa, bu, ölçeğin herhangi bir noktasında, cihazın testin bir derece üstünde veya bir derece altında okuyabileceği anlamına gelir point.Termometre ampulünü masanın üzerine dik konumda hafifçe vurarak sütunu ayıran gazın kolonun üzerine çıkmasını sağlayın.Çoğu termometrenin izlenebilirlik sertifikası vardır, ancak yalnızca kalibre edilmiş termometrelerin kalibrasyon raporları vardır. 2) SI birimlerinde standardın ulusal standarda izlenebilirliğinin kesintisiz bir belirsizlik zinciri eşliğinde belgelenmesi.Cıva bazlı termometreler toksik oldukları için bazı eyaletlerden yasaklanmıştır.Ayrılmış sıvıyı bir termometre sütununda yeniden birleştirmek için iki basit yöntem geliştirilmiştir.Kalibrasyon Raporu : .In bir termometre üretmek için, cihaz izlenebilir bir referans standardıyla karşılaştırılmalıdır.Termometre oda sıcaklığı için yavaş yavaş dik konuma dönmek için izin verir.Kısmi daldırma termometreleri, sığ su banyosunda olduğu gibi toplam daldırmanın pratik olmadığı veya imkansız olduğu herhangi bir uygulama için uygundur.ASTM kuralları civa dolu termometre için arama çünkü H çevre koruma parçası olarak H-B Enstrüman termometreler bizim gibi ASTM gösterir-Alet ürün hattı civa dolu araçlar aşamalı taahhüt etmektedir. Mineral Ruhlar-Petrol hidrokarbonu, petrol kokusu olan berrak kokusuz sıvı, genellikle mavi, kırmızı veya yeşil renkli boya ile karıştırılır.