Kontrol ünitesi ve yüksek gerilim ünitesi: AC Gerilim Test T 22/1 Set iki ayrı üniteden oluşan set taşınabilir bir testtir. Bu bölünme ulaşım yardımı olmadansitede test seti kullanmak için operatör sağlar.Test seti DC gerilim 80 kV kadartest etmek için bir doğrultucu eki ile donatılmış olabilir.
AC Gerilim Test T 22/1 Set için kullanılır:
- Düşük kapasite testi nesnelerin AC gerilim testi (VDE 0670 başı olarak örneğinmetal mahfazalı yüksek gerilim şalt)
- Kablolar, kablo bağlantı parçaları, tesisat ve bir doğrultucu eki kullanarak 80 kVekipman kadar DC gerilim testi
Teknik Özellikler:
- AC ile sürekli test 1 kVA 75 kV'a kadar gerilimleri.
- Fonksiyon bloktan oluşan ayarlayın:
- T 22/124 kontrol ünitesi
- T 22/12 SF6 gaz transformatör
- Aşırı yük koruması Dahili
- Doğrultucu eki ile DC Gerilim testi.
Çalışma Yöntemi:
Gaz (SF 6) yalıtkan ile izole bir yüksek gerilim trafosu 75 kV-etken bir yüksek gerilim üretir. Bu gerilim 0 ile düzenleyici bir trafo kullanılarak 75 kV kademesiz.
AC gerilim testi için temel sürüm, çıkış voltajı dönüş faktörü (M 402 ölçüm birimi) kullanarak yüksek gerilim trafosu ve dönüşüm birincil gerilim ölçümü hesaplanır vegösterilir.
DC gerilim bir doğrultucu eki kullanılarak üretilir. Voltaj ölçümü ayrı bir ölçümdirenci ve M 401 ölçüm birimi kullanılarak yapılır.
Aksesuarlar:
- 80 kV DC voltaj testi (aksesuarlar dahil değildir)