küçük kuvvetlerle esnek testler için zwickiLine
Test cihazı, şırınga, kartuş ve benzeri dozaj üniteleri için kopma kuvvetini ve kayma kuvvetini belirlemek için kullanılır. Sürme kuvveti testi DIN EN ISO 7886-1, DIN EN ISO 11499ve ISO 11040-4 standartlarına dayanıyor. Kopma kuvveti ve kayma kuvveti, uygun şırınga seçiminde önemli parametrelerdir. Bu kuvvetler, güvenli ilaç vermeye izin vermek için belirli sınırların ötesine geçmemelidir. Güçler ilacın viskozitesi ve kanül boyutundan etkilenir.
Evrensel test cihazı, ayarlanabilir çene vasıtasıyla tüm yaygın şırınga geometrilerini kapsar. Numune çapına uyum, aletsiz olarak yapılır ve döner düğme vasıtasıyla değişir. İsteğe bağlı çeneler, parmak flanşı olmadan numunelerin test edilmesi için de kullanılabilir. testXpert II test yazılımı ile birlikte maksimum kuvvet ve ortalama kayma kuvveti kolayca tespit edilebilir. Bir tartım modülünün entegrasyonu, tekli dozların yanı sıra insülin spool'lar için dozlama doğruluğunu belirlemeyi mümkün kılar. Bir kamera yardımı ile şırınga stoper kayma davranışı belgelenebilir. TestXpert II için Videocapture plus seçeneği, ölçüm sonuçlarının ve video sinyalinin zaman senkronize edilmiş bir kaydı sağlar. Temassız ekstansometre videoXtens ile birlikte fişin sürekli bir kalınlık ölçümü bile mümkündür.
Luer koni, tıbbi boru sistemleri için standart bir bağlantı sistemi olarak kullanılır. Kanüller, enjektörler, kateterler, üç yollu valfler ve infüzyon tüpleri için diğer şeyler arasında kullanılır. Conta, Luer adlandırılan bağlantı parçalarının konik bir yapı ile sağlanır. Luer-Lock bağlantısı da sıkı ve kesintisiz bir bağlantı oluşturulabilen bir diş kilidine sahiptir. Bu bileşenlerin kalite kontrolü için, üst üste binmiş torsiyon sürücülü bir malzeme test cihazı kullanılır.
ISO 594-1 ve ISO 594-2 standartlarının yardımıyla, çeşitli testlerle stabilite için bir Luer veya Luer-Lock bağlantısı incelenir. Bir zwickline eğilme malzemesi test cihazının eksenel/torsiyonel tahriki nedeniyle statik eksenel yük altında torklar kolayca tespit edilebilir.
Standart ISO 11040-4'te (önceden doldurulmuş enjektörler - Bölüm 4: Enjeksiyon müstahzarları için cam şırınga varilleri ve dolum için sterilize edilmiş ve önceden monte edilmiş şırınga) aşağıdaki testleri tanımlar:
Zwick, ISO 11040-4 standardını karşılamak için komple portföyü sunan ilk üretici. Değişken test cihazları, farklı şırınga tipleri için uygundur ve önceden doldurulmuş şırıngaların standart test edilmesini sağlar.
1:03
0:38