Yük hücresinin test amacı, kuvvet değerinin büyüklüğü ile çıkış sinyalinin değeri arasındaki korelasyonu oluşturmaktır.
1) Ölçü birimi
1990'daki 11. Uluslararası Metroloji Konferansı'ndan bu yana, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, metrik sistem temelinde geliştirilen daha eksiksiz ve makul gelişmiş bir birim olan Uluslararası Birimler Sistemini (SI) art arda benimsemiştir. Newton (N) cinsinden bir kuvvet birimi olarak belirtilir.
2) Kuvvet ölçüm yöntemi
Kuvvet değerini ölçmenin yöntem hatası, bilinen yerçekimi ile dengelenen bir yöntemle ölçülebilir ve kuvvetle orantılı olan elastikiyet, basınç, piezomanyetizma ve diğer etkiler gibi çeşitli fiziksel olaylar kuvveti ölçmek için kullanılabilir. . Kuvveti ölçmenin yaygın yöntemleri, kuvvet kullanmanın dinamik etkisi ve statik etkisi olarak özetlenebilir.
① Kuvvet değerini ölçmek için dinamik efekti kullanın. Yerçekimi alanında, dünyanın yerçekimi, nesnelerin yerçekimi yani ağırlık üretmesine neden olur. Bu nedenle, kütleçekimi alanındaki belirli bir yerdeki bilinen bir kütleye sahip bir nesnenin ağırlığı, kuvveti ölçmek için kullanılabilir.
② Kuvvet değerini belirlemek için statik etkiyi kullanmak. Kuvvetin statik etkisi bir nesneyi deforme eder. Nesne, Hooke yasasına göre elastik bir cisim ise, elastik aralık içinde, deformasyonu kuvvetle orantılıdır. Kuvvetin büyüklüğü, deformasyon miktarı ölçülerek öğrenilebilir.
3) Kuvvet ölçme ekipmanı
Kuvvet ölçümü için en yaygın kullanılan ekipman, test edilen sensöre bağlı olarak doğruluğu ve aralığı beklenebilen standart bir dinamometredir.
4) Muayene prosedürleri
Kuvvet sensörünü test etmek için ana prosedürler şunlardır: sensörü standart bir kuvvet ölçüm makinesine kurun; algılama sistemini bağlayın; sırayla kontrol edin; veri işleme ve hesaplama hataları.
① Kurulum gereksinimleri. Test edilen sensör standart dinamometrede kalibre edildiğinde, kuruluma dikkat edilmelidir, böylece sensörün yük eylem endeksi standart dinamometrenin fazıyla tutarlı olmalıdır. Aksi takdirde, bileşen kuvvetinin, yanal kuvvetin veya eşit olmayan kuvvet dağılımının etkisiyle teste hatalar getirecektir. Yanlış kurulumdan kaynaklanan yük değişikliklerinin koşulları aşağıdaki gibidir.
② Sistem bağlantısı. Kuvvet sensörünün algılama sistemi, şekilde gösterildiği gibi iki bölüme ayrılmıştır: giriş hacmi ve çıkış hacmi.
Test edilen sensör aktif bir sensör olduğunda, yardımcı güç kaynağına gerek yoktur.
③ Algılama sırası. Sırayla test edilen sensöre değiştirilen kuvvet değerinin% 0,% 20,% 40,% 60,% 80 ve% 100'ünü uygulayın ve kuvvet değerini tekrar uyguladıktan sonra algılama cihazı sensörü hizalayacak veya kaydedecektir. her üst ve alt iki Strok bir ölçüm döngüsüdür ve genellikle üç döngü yapılmalıdır.
Bu, normal algılama sensörünün yükleme aşamalarının sayısı ve döngü sayısıdır. İhtiyaca göre yükleme kademe sayısı 10, çevrim sayısı 5-10 kezdir.
④ Veri işleme. Ölçüm noktasındaki veriler orantılı olarak veri tablosunda kalibre edilecektir. Doğrusallık, histerezis, tekrarlanabilirlik ve hassasiyet tanımına ve hata hesaplama yöntemine göre test edilen sensörün indeksinin maksimum hatası elde edilir. Ardından, sensörün profesyonel standartlarının veya ürün teknik standartlarının gerekliliklerine göre, sensörün nitelikli olup olmadığına karar verin.
Shenzhen Xinjingcheng Technology Co., Ltd. esas olarak gerilim basınç sensörleri, minyatür yük hücreleri, yüksek hassasiyetli yük hücreleri, akış ölçer sensörleri, S-tipi sensörler, konsol kiriş sensörleri, çok boyutlu kuvvet sensörleri, gerginlik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. sensörler, hacim ve kontrol aletleri Üretim ve kuvvet kontrol sistemi çözümleri tedarikçisi.
Gönderme zamanı: Mar-11-2021