NIO’nun öğrenmesi kolay, öğretmesi kolay ve en hızlı vasküler erişim yöntemlerinden biridir. Dünya çapında EMT personeli, askeri sağlık görevlileri, ilk yardım ekipleri ve Acil Servisler ile birlikte NIO üzerinden çalışmalar yapılarak geliştirilmiştir. Vaka çalışmaları esnasında intraosseöz infüzyonun faydalarını yapılan her çalışmada NIO kendisini bilimsel olarak kanıtlamaya devam ederek yol almaktadır.
Yapılan klinik çalışmalarda Proksimal Tibia’da % 98 genel başarı oranı ve % 91 oranında Humeral’den başarı sağlanmıştır. Yapılan ek çalışmalar, kemikte mikro kırıkların sıfır oluşumunu ve 18.3 saniyelik ortalama işlem süresinde gerçekleştirerek hızlı sıvı aktarımını sağlamaktadır.
Nasıl Çalışır?
NIO, güvenli, hızlı ve kolay vasküler erişim için kullanıma hazır, basit, otomatik bir intraossöz cihazdır.
Komple Kullanım Talimatları
- Paketi aç ve NIO’yu çıkar. NIO’nun tüm ambalaj parçalarından arınmış olduğundan emin olun.
- Aşağıdaki enjeksiyon sitelerinden birini seçin:
- İntraosseöz enjeksiyon için primer bölge: Proksimal tibia
Tibial tüberositeye yaklaşık 1 inç veya 2 cm medial ve 1/2 inç veya 1 cm proksimale.
- İntraosseous enjeksiyon için ikincil site: Humeral kafa
Hastanın elini ekleyin ve humerus başının yanındaki büyük tüberkülü bulun.
NOT: Cihazın yanlışlıkla çıkarılmasını önlemek için, prosedürü takip ederek hasta kolunu sabitleyin.
- Kurumsal protokolleri takip ederek deriyi enjeksiyon bölgesinde dezenfekte edin. Bunun iki elli bir prosedür olduğunu unutmayın. Baskın olmayan elinizi NIO’nun alt kısmında bulunan dokulu noktalara yerleştirin ve NIO’yu enjeksiyon bölgesinde cilde 90 derecelik bir açıyla yerleştirin. Baskın olmayan el bu prosedür boyunca bu pozisyonu korumalıdır.
- Kapağı her iki yönde 90 derece döndürerek NIO’nun kilidini açın.
- Hakim elinizin avucunu kapağın üzerine yerleştirin. Cihazı hastanın cildine doğru bastırın ve aşağı doğru basıncı koruyun. Aygıtı aşağı doğru bastırırken, tetikleme kanatlarını yukarı doğru çekin. Bu işlem cihazı aktif edecektir.
- İğne stabilizatörünün tabanını yerleştirme yerine tutarken, NIO’yu yavaşça döner bir hareketle yukarı çekin.
- İğne stabilizatörü ve kanülü yerinde tutarken, stileti yukarı doğru çekerek çıkarın (gerekirse stilenin dönme hareketini kullanın). NIO’nun distal ucundaki anahtar çentiği, stiletin kanülden çıkarılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Stile’yi uygun bir biyolojik tehlike kabına yerleştirin.
- Bir şırınga bağlayın ve emniyet tertibatını doğrulayın. İstenirse, kemik iliğini aspire edin. Her zaman başarılı iğne yerleştirmeyi 20 cc’ye kadar sıvı ile veya protokolünüzle yıkayın. NIO sabitleyiciyi sabitlemek için NIO Fixation etiketinin kullanılması tavsiye edilir. (A). İnfüzyon için herhangi bir standart sistemi bağlayın (B). Ekleme bölgesini steril, oklüzif bir pansuman ile örtün.
- Sökme talimatı: Kanülü ve iğne stabilizatörü bükerek ve dikey olarak çekerek çıkarın. Sökülmüş bileşenleri uygun biyolojik tehlike kabına atın. Ekleme bölgesini steril, tıkayıcı, yara sargısı ile örtün.