Piezoseramikile ultrason oluşturma
Piezoelektrik seramik rezonatörler yüksek frekanslı salınımlara ayarlanabilir (Ultrason) tanımlanmış voltajlar yoluyla ve bu nedenle mükemmel ultrasonik jeneratörler. Piezos ultrasonik hızı genellikle kesme prosedürleri için kullanılır, diş hekiminde tartar çıkarılması veya görüntüleme tanı için: Ultrason taraması.
Piezoseramikler bu nedenle sadece yüksek güvenilirlikleri nedeniyle değil, sıvıların veya diğer ortamların atomizasyonu için de önceden belirlenmiştir.. Piezoseramik elemanlar temel alınarak atomizasyon oluşturmak için kanıtlanmış üç yöntem arasında sistematik bir ayrım yapılır..
Bir aerosol (atomize orta) kavitasyon ile oluşturulabilir, örneğin. Odaklanmış ultrasonik dalgalar küçük kabarcıklar patlamaya neden, böylece sıvı yüzeyinde aerosol yayan. Çevreleyen bir yüzeyin uyarılması (bir piezoseramik tarafından) ortamın güvenilir atomizasyonu için başka bir seçenektir.
Şimdiye kadar en iyi yöntem bir sözde örgü atomizer olduğunu. Burada çok homojen aerosoller düşük emisyon hızında elde edilir. Delikli delikli disk (piezoseramiklerle çevrili) sıvı yüzeyde ultrasonik titreşir ve lazer kesim delik binlerce düşük hızda üniforma damlacıkları yontmak.