Herkesin bahsettiği tüm multimetrelerin süperstarı olan pens ampermetre ile tanıştınız mı? Ve şimdi AC ve DC amperlerini ölçmek için doğru şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bir rehber mi arıyorsunuz? Sahip olmak istiyorsun, ama önce şeyin nasıl çalıştığını görmek mantıklı, değil mi? Peki, doğru yere geldiniz. Bu, ilk kez kullananlar ve yeni başlayanlar göz önünde bulundurularak yapılandırılmış pens ampermetrenin nasıl kullanılacağına dair nihai kılavuzdur.
Bir pens ampermetrenin nasıl çalıştırılacağını öğrenmek kolay ve anlaşılır. Genel amaçlı bir multimetrenin nasıl çalıştırılacağını biliyorsanız zaten yarı yoldasınız demektir. Ancak, test ve sorun giderme sırasında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak aralarındaki küçük farklılıkları bilmek önemlidir.
Profesyonel bir teknisyen hem pens ampermetrenin nasıl çalıştığını hem de çalışma ortamında en iyi nasıl kullanılacağını bilir.
Daha fazla multimetre nasıl yapılır kılavuzu:
Pens Ampermetre nedir?
Bir pens ampermetre, üstteki akım ve voltajın temassız ölçümüne izin veren çene benzeri bir yapının büyük farkıyla düzenli bir multimetrenin gelişmiş bir varyasyonudur. Bu yapıyı, içinden geçen akımı tespit etmek için iletkenler (örneğin bir tel) etrafına "bağlayabilir".
Bu temel prensip olan modern pens ampermetreler, çeşitli miktarlarda ölçüm yapılmasını sağlayan fonksiyonlar, sorun giderme ve analizleri kolaylaştıran özellikler ve nihayetinde daha fazla güvenlik önlemi ile gelir.
Test problarını / elektrotlarını canlı devrelere manuel olarak takmanız gerekmediğinden ve ölçüm yapmak için sistemin bağlantısını kesmeniz gerekmediğinden, pens ampermetreler bir elektrikçinin hayatındaki en önemli araçlardan biri haline gelmiştir.
Pens Ampermetre ve Dijital Multimetre Arasındaki Başlıca Farklılıklar Nelerdir?
Bir pens ampermetreyi dijital bir multimetreden farklı kılan şey şunlardır:
Bazı test uygulamaları için bunları birbirinin yerine kullanamazsınız.
Ayrıca bakınız: Örnek Multimetreler.
Pens Ampermetrenin Temel Bileşenleri ve Yapısı
Bir pens ampermetrenin nasıl kullanılacağına başlamadan önce, temel bileşenlerini öğrenmek akıllıca olacaktır.
Aşağıda bir Fluke 376 pens ampermetrenin görüntüsü verilmiştir. Fluke tarafından blog yayınlarından birinde açıklandığı gibi her bir bileşeni tek tek ele alacağız. Bu, bir ampermetre ile amperlerin nasıl ölçüleceğini çok daha kolay hale getirecektir.
Yukarıdaki resimde bir pens ampermetrenin ana bileşenlerinin listesi verilmiştir. Bu modele özgü parçalardan bahsettik.
Çenenin pens ampermetrelerdeki en büyük fark olduğu açıktır. Satın almayı seçtiğiniz modele göre (yardım için örnek pens ampermetrelere bakın), bu bileşenler ve işlevler değişebilir.
Pens Ampermetre Akımı Nasıl Ölçer?
Yukarıda belirtildiği gibi, pens ampermetreler transformatör hareketi prensibi üzerinde çalışır.
Çene benzeri yapı veya bir kelepçe ölçerin kelepçesi, etrafındaki bakır sargılı bir ferrit çekirdekten oluşur. Bu çekirdek ve sargıları ikincil bir sargı görevi görür (bir transformatörde olduğu gibi). Bu nedenle, bu çene benzeri yapı akım taşıyan bir iletkenin etrafına “kenetlendiğinde”, akımı algılar ve çiftler.
Bu birleşik akım daha sonra ferrit çekirdekten test cihazının girişinin şöntüne aktarılır. Bu birleşik akım çok küçük bir miktar olduğundan (genellikle 1 / 1000th), test cihazı bu değeri çarparak ve doğru akım büyüklüğünü sağlayarak ayarlar.
Bu prensip sayesinde pens metreler yüksek büyüklükteki (binlerce) akımı ölçebilir. Başka bir deyişle, 1 amper akım taşıyan bir iletkeni ölçüyorsanız, test cihazı 1 miliamper olarak algılar ve ardından orijinal değerine dönüştürür.
Bu değer ekranda görüntülenir.
Pens Ampermetre Nasıl Kullanılır?
Analog modeller bugün yaygın olarak kullanılmadığından ve bir dijital model satın almanız önerildiğinden, sadece dijital bir pens ampermetrenin çalışmasına odaklanacağız.
Ayrıca, aşağıdaki kılavuzda, adımlar yalnızca DC amper veya AC amper ölçümü içindir. Diğer tüm miktarlar için işlem benzerdir, ancak kadrandaki ilgili işlevi seçmeniz gerekecektir.
Akımı Ölçmek İçin Bir Pens Metre Kullanırken İzlenecek Adımlar
Adım 1
Ölçüm cihazını AÇIN ve probları çıkarın (takılıysa)
Adım 2
Kadranı kullanarak AC akımı veya DC akımı işlevini seçin. Ekranda, kelepçeden ölçümün algılandığını doğrulayan bir çene işareti gösterilmelidir (Ölçüm cihazınızın bunu nasıl gösterdiğini görmek için kullanım kılavuzunu okuyun)
Adım 3
Yan kolu kullanarak çene benzeri yapıyı açın ve iletkeni sokun Akım ölçülecek Teknisyenler ikincil elleriyle bunu yapabilirler, böylece ölçümler birincil olanı kullanarak not edilebilir.
Adım 4
Sonra çene benzeri yapıyı kapatın ve iletkeni çenelere yazılan hizalama işaretleri arasında hizalayın. Bu işaretler modelinizde gösterilmiyorsa, iletkeni kelepçenin ortasına ayarlamaya çalışın
Adım 5
Ekran uygun okumayı gösterecektir. Kullanıcılar çözünürlüğü gereksinimlere göre değiştirebilir, ancak çoğu sayaç modeli bunu otomatik olarak yapar.
Düzgün izole edilmiş iletkenler için tüm ölçümlerin yapılması tavsiye edilir. Canlı kabloların etrafında ölçüm YAPMAYIN.
Esnek Akım Problu Pens Ampermetre için Ek Not:
Bazı modeller ayrıca, sert çene benzeri yapının kullanılmasının zorlaştığı küçük alanlarda iletkenlerin akımını ve voltajını ölçmek için kullanılabilen esnek bir akım probunun ek özelliğine sahiptir.
İlk olarak, probun diğer ucunu ölçüm cihazına takın ve ardından devam edin.
Prob, probun düzgün bir şekilde sarıldığından ve tekrar sayaca bağlandığından emin olmak için yapmanız gereken tek değişiklikle benzerdir.
Uygun işlevi seçin (bu özelliğe sahip sayaçlar genellikle kadran üzerinde ayrı bir işleve sahip olacaktır).
Ekran anında ilgili ölçümü gösterecektir.
Pens Ampermetre ile Ölçüm Yaparken Birkaç Faydalı İpuçları:
Deneyim her zaman testte önce gelir, ancak yeni başlayan biriyseniz, ilk projelerinizde size yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları şunlardır:
Bu kılavuzu denerken bu kılavuzu takip etmeniz daha kolay olur.
Yani, yeni aracınızı çıkarın ve ölçün.
Lütfen Bakınız: Multimetre Nasıl Kullanılır?