PRS-370, on yıl direnç göstermenizi yeniden düşünmenizi sağlayacaktırSon derece sıkı doğruluk, uzun süreli bakım maliyeti yoktur ve zaten sahip olduğunuz 8,5 Haneli DMM'nin performansından yararlanır
- Direnç aralığı: 1 μΩ veya 6 basamaklı bir çözünürlükle 0,1 Ω ila 20 MΩ
- DMM modunda kullanıldığında hassasiyet <10 ppm veya kaynak modunda <70 ppm doğruluk ile hassas laboratuvar sınıfı direnç standardı.
- 8,5 DMM (Fluke 8508A, 8588A veya Keysight 3458A) ile birlikte kullanıldığında kendiliğinden ayarlanan direnç standardı Bu bağlantı hakkında daha fazla bilgi edinin
- Geniş renkli dokunmatik ekran ve sezgisel arayüz, az veya hiç eğitim almaz
- Hem laboratuvar hem de üretim ortamlarında hem Manuel , hem de Programlanabilir ünite olarak kullanılabilir.
- Sektör lideri 5 yıl garanti ile satılır ve ABD'de üretilir
- Neredeyse hiç bakım maliyeti yok , yerleşik ürün yazılımı rutini, ünitenin otomatik kalibrasyonuna ve ayarlanmasına izin verir, böylece spesifikasyondan çıkarsa otomatik olarak kendini 30 dakikadan daha kısa sürede geri getirir
- 0,5 W'da kullanım için derecelendirilmiştir, daha yüksek güç için PRS-202'yi göz önünde bulundurun
- Dahili PT-100 ve PT-1000 Tabloları ile RTD uygulamaları için kullanımı kolaydır , RTD değerleri ° C, ° F olarak girilebilir
- Sıfır yok veya anahtar direnci 0,1 0.1 0,1 Ω
- Bağlantı kolaylığı için ön ve arka bağlama direkleri
- Mükemmel AC performansı
- GPIB IEEE 488.2 Arayüzü - Tam scpi komutları ile LabView sürücüleri sağlanır
- USB veya Ethernet Arayüzüne ihtiyacınız varsa veya 8,5 Haneli bir DMM'ye sahip değilseniz PRS-330'u düşünün
- ABD Patenti 10,191,084
PRS-370 geleneksel on yıllara göre patentli avantajlar:
- Kendiliğinden ayarlama, bireysel direnç standartlarının yerini alarak doğruluğu 10 ppm'den daha iyi bir seviyeye çıkarır
- Yeni enstrümanları kalibre etmek için daima hak direnci standardına sahip olun
- Dahili dirençlerin tek tuşla ayarlanması, manuel kırpma veya direnç kalibrasyon değerlerini manuel olarak girme zamanından tasarruf sağlar
genel bakış
PRS-370 kendinden ayarlı programlanabilir direnç ikame edicisidir, sadece 8,5 haneli bir DMM bağlayın; IEEE-488 arabirimi aracılığıyla PRS-370'a 8508A, 8588A veya Keysight 3458A'yı akıtın ve PRS-370 kısa süreli kararlı değişken direnç standardı haline gelir.
PRS-370, DMM'ye kaynak direncinin bir ölçümünü yapmasını bildirir ve daha sonra, tipik olarak 10 ppm'den daha iyi olan nominal direnç değerine "en iyi" doğruluğu elde etmek için çıkış direncini otomatik olarak ayarlar.
PRS-370, DUT ve DMM'nin aynı anda bağlanabilmesi için hem ön hem de arka bağlama direklerini kullanır. Direnç ölçümü DMM ve arka bağlama direkleri kullanılarak tamamlandığında, kaynak direnci ön bağlama direklerine geçirilir.
Geniş grafik renkli ekran, hedef direnci, nominalden ∆, DMM'den ölçülen direnci ve DMM'nin ölçüm belirsizliğini gösterir.
Ayarlamada zaman kazanın
Bir düğmeye dokunarak, dahili bellenim rutini sadece bir DMM'yi PRS-370'a bağlayarak dahili dirençlerin otomatik kalibrasyonuna izin verir. Hiçbir giriş değeri veya manuel düzeltme, geleneksel programlanabilir direnç on yıllarına veya manuel on yıllara kıyasla önemli ölçüde zaman kazandırmaz.
Doğru özellik karışımı
PRS-370, hem laboratuvar hem de üretim ortamlarında hem manuel hem de otomatik uygulama için verimli olması için doğru özellik karışımı ile tasarlanmıştır. Geniş yelpazesi ile PRS-370, çok sayıda on kutu, bireysel direnç standartları ve test süresini azaltmak için tasarlanmıştır.
Kullanıcı arayüzü
PRS-370, süper hızlı tepki süresi sağlayan son teknoloji ürünü renkli kapasitif dokunmatik ekran kullanır. Düşük veya parlak ışık koşullarında bile ekran, büyük yazı tipleri ve okunması kolay menülerle olağanüstü netlik sağlar.
Kullanıcı arayüzü, PRS-370 ürününü hem manuel hem de otomatik uygulamalar için yüksek doğruluk gereklilikleri için uygun hale getirir; direnç ölçerlerin kalibrasyonu, sıcaklık kontrolörlerinin ve göstergelerin kalibrasyonu, hassas dirençli yük gerektiren otomatik test sistemleri
Kullanıcı arabirimi ayrıca, dokunmatik ekran kullanmadan kullanıcı arabiriminin kullanılmasını sağlayan yazılım tuşlarına ve sayısal tuş takımına sahiptir.
Sıfır direnç yok
PRS Serisi programlanabilir direnç kutusu, altın kaplı gümüş alaşımlı kontaklara sahip çok düşük direnç, düşük termal emf röleleri kullanır. Özel tasarım temas direncini minimumda tutar. Altın kaplama, kullanılmadığında veya sadece düşük akımlar geçtiğinde gümüş kontakların kararmasını önler. Bu çoğunlukla dijital multimetreler ve diğer test cihazları tarafından sadece dakika test akımları çekildiğinde geçerlidir. Temas direnci düşük kalır ve birden çok kontak kullanılarak tekrarlanabilir.
En kaliteli bileşenler
Programlanabilir direnç kutusu, yüksek kaliteli altın kaplama tellür-bakır beş yollu bağlama direkleri kullanır, dc direnç ölçümlerinde hatalara neden olacak termal emf etkilerini en aza indirir. Dirençler, düşük TC ve mükemmel stabilite için özel Z-folyo ve düşük endüktans telidir.
5 yıl garanti
Sektördeki 5 yıllık garantisiyle PRS-370'in tüm özellikleri güvenilirlik, azaltılmış sahip olma maliyetleri ve kutudan çıkan basitliğe odaklanmaktadır.
RTD kalibrasyonu
PRS-370 ayrıca, kaynak direncinizi ve sıcaklık kontrolörü testinizi otomatikleştirmek için bağımsız olarak kullanılabilen programlanabilir bir on yıl direnç ve RTD simülatörüdür.
PT100 ve PT1000 RTD'ler için dahili tablolar ve doğrudan direnç ikamesi PRS-370'i RTD (Direnç Sıcaklık Dedektörü) simülasyonu için ideal hale getirir. Kullanıcı tanımlı tablolar, diğer RTD'lerle kullanılmak üzere de oluşturulabilir. Operatör doğrudan sıcaklığı girebilir ve doğru direnç otomatik olarak programlanacaktır.
Direnç karuseli
Dahili EIA "tercih edilen değer"% 1 (E96),% 5 (E24),% 10 (E12) artışlı veya kullanıcı tarafından belirlenen artış direnç tabloları, PRS-370'in direnç karuseli olarak kullanılmasına izin verir.
AC performansı
PRS-370 programlanabilir direnç kutusu, mükemmel kararlılık, sıcaklık katsayısı ve güç katsayısı özelliklerine sahip hassas bir direnç kaynağıdır. Düşük endüktanslı tel ve Z-folyo dirençlerin kullanılması, PRS-370'in 1 kHz'in altında minimum direnç değişikliği olan ac uygulamalarında kullanılmasına izin verir.
Arayüz
Hem renkli dokunmatik ekran hem de sayısal tuş takımı veya standart IEEE-488 arabirimine sahip uzaktan kumanda kullanılarak çalışma yereldir. IEEE-488 arayüzünün çok yönlülüğü, bir DMM ile kullanılmadığında testinizi tamamen otomatikleştirmenizi sağlar.
Kalibrasyon geçmişi
Her bir iç direncin kalibrasyon geçmişi, sapma ve performansı göstermek için gözden geçirilebilir. Kalibrasyon geçmişi verileri daha fazla analiz için SCPI komutu ile alınabilir.
Ön paneldeki bir düğmeye basılması, kalibrasyon geçmişine ve ayar menülerine erişime izin vererek yetkisiz erişimi en aza indirir.
Siber güvenlik bildirimi
PRS-370 bir mikro denetleyici içerir ve tescilli ürün yazılımı çalıştırır. Aygıt yazılımı yalnızca bir JTAG veya benzeri bir kabloyla güncellenebilir ve yalnızca cihazın üst kapağı çıkarılarak erişilebilir.
PRS-370 üzerindeki GPIB arayüzü üzerinden bellenimi güncelleme olanağı yoktur.
Bu üründe Windows veya Linux kullanılmamaktadır.
Kalibrasyon veri geçmişi ve bir kullanıcı tarafından kaydedilebilecek diğer tüm veriler dahil PRS-370'ı fabrika ayarlarına sıfırlayacak bir fabrika ayarlarına sıfırlama sağlanır.
Ayrıca bkz. PRS-330 Programlanabilir On Yıl Direnç
PRS-330 Programlanabilir On Yıl Direnç Yedeği, 8,5 haneli DMM, Fluke 8508A, 8588A veya Keysight 3458A'yı kontrol etme yeteneği olmadan USB, Ethernet ve IEEE arayüzlerine sahiptir.
Opsiyonel Raf Montajı
PRS Serisi programlanabilir direnç kutusu, ölçüm ve kontrol sistemlerinde bileşen olarak kullanılmak üzere rafa monte edilebilir.