Tip Tanımı
Bürkert Tip 8232, (klor gazı, sodyum hipoklorit çözeltisi, ...gibi) inorganik bir kaynaktan elde edilen serbest klor konsantrasyonunun ölçülmesi için tasarlanmış elektrokimyasal bir sensördür. Tip 8232, üç seçenek olarak temin edilebilmektedir: • Üç elektrotlu klor sensörü “Trace” (sıfır klor); çok düşük konsantrasyonlardaki klor içeriğinin ölçülmesi için uygundur. Diyafram, biyolojik bir film oluşmasına karşı korumalıdır ve bu sayede klor içermeyen su içerisinde dört haftaya kadar çalışır. Sensör, dört kutuplu bir konnektör üzerinde bir gerilim çıkışına sahiptir. • Üç elektrotlu klor sensörü; son derece azaltılmış bir pH bağımlılığı sunmaktadır. Sensör, bir adet M12 konnektör üzerinde bir akım çıkışına sahiptir ve yüzme havuzu, içme suyu ya da deniz suyu uygulamalarında kullanım için uygundur. Sıvı, minimum bir klor konsantrasyonu içermelidir (≥ 0,1 ppm). • İki elektrotlu serbest klor sensörü, bir M12 konnektör üzerinde bir akım çıkışı sunmaktadır. Bu sensörün kullanım alanı, yüzme havuzu, içme suyu ya da proses sularıdır. Ölçüm sıvısının, hiçbir temizlik maddesi (örn. yüzey aktif maddeler) veya aşındırıcı bileşenler içermemesi gerekir. pH değerinin sabit tutulması gerekir. Sıvının, asgari bir klor konsantrasyonu içermesi gerekir (≥ 0,1 ppm). • Üç elektrotlu toplam klor sensörü son derece düşük pH bağımlılığı gösterir.. Sensör, bir adet M12 konnektör üzerinde bir akım çıkışına sahiptir ve yüzme havuzu, içme suyu, deniz suyu ya da tuzlu kaynak suyu uygulamalarında kullanım için uygundur. Sensör, toplam klor = serbest klor + bağlı kloru ölçer.
- Düşük konsantrasyonlarda ölçüm için, üç elektrotlu serbest klor sensörü “Trace”
- Üç elektrotlu ve son derece azaltılmış pH bağımlılığına sahip serbest klor sensörü
- Sabit pH değerine sahip standart uygulamalar için iki elektrotlu klor sensörü
Doğru ürünü seçmek için lütfen teknik dökümanda yer alan teknik bilgileri, görselleri ve notları inceleyiniz.