Bir zaman periyodu boyunca meydana gelen yağış miktarını ölçmek için, bir pluviometre olarak bilinen bir yağmur ölçer kullanılır. Elektronik bir yağmur göstergesi, yağmur oranını da belirleyebilir.
Dijital meteoroloji istasyonlarında kullanılan modern yağmur ölçerler genellikle devirme kovası veya bazen devrilme kaşığı tasarımı olarak adlandırılır.
Devrilme kovası
Devirme kovası tasarımı, alt kısmında küçük bir delik bulunan bir yağmur toplama kabıdır. Su delikten geçer ve kalibre edilmiş küçük bir alıcıda toplanır. Sapları kesilmiş ve iki kaşığın sap uçlarının birbirine bağlı olduğu iki kaşık hayal edin. Bu, bir kaldıraç veya pivot olarak kurulur, böylece bir kaşık suyla dolduğunda aşağıya doğru eğilir ve su dışarı dökülür, bu arada diğer kaşık yukarı kaldırılır ve doldurulur.
Yağış, elektronik olarak kovaların kaç uç yaptığını sayarak ve kovaların kapasitesini toplayarak ölçülür.
Yağış oranı, kovaların ileri geri ne kadar hızlı yana yattığına göre belirlenir.
Gördüğünüz gibi, bu cihazda bazı sınırlamalar var. Örneğin, yüksek bir yağmurlama hızı göstergenin kapasitesini aşabilir ve su sadece dışarı akabilir. Ve suyun sıçramasını önlemek için devirme kova düzenlemesine makul bir hızda su beslenmesi gerekir. Diğer tarafı, dolu bir kovadan daha azını ölçemezsiniz.
Diğer bir sorun da, pislik, kuş düşmesi, böcekler ve yaprakların deliği tıkayabilmesi veya devrilme mekanizmasının düzgün çalışmasını engelleyebilmesidir. Burada işleri tıkayan kir ve kum var.
Bu nedenle, bu yağmur ölçerler, kolay periyodik bakım sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Dereceli silindir
Başka bir yağmur ölçer, yağmur suyunu tutan dereceli bir silindirdir, böylece dışarı çıkıp okuyabilirsiniz. Bunlar çok doğrudur ancak manuel okuma ve boşaltma gerektirir. Bu, kalibrasyonu kontrol etmek ve hem çok yüksek hem de düşük yağış miktarını ölçmek için kişisel bir dijital hava istasyonuna iyi bir tamamlayıcı olacaktır.