Uygulama alanı
IRHD mikro kompakt sertlik test cihazı (ZwickRoell 3103) plastik ve kauçuk üzerindeki IRHD mikro ölçüm aralığında sertlik testi için kullanılır. ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46003 ve BS 903 Kısım A26 standartlarının gereksinimleri karşılanmaktadır.
Sertlik test cihazı, plastik ve kauçuk endüstrisinin imalatçıları ve işlemcilerinde gelen mallar ve giden malların kontrollünde kalite güvencesinde kullanılır.
Avantaj
- IRHD mikro kompakt sertlik test cihazı, test numuneleri için yerleşik yükseklik ayarlı destek masası ve entegre elektroniklere sahip bir IRHD mikro test cihazı (ISO 48) içeren bir test ünitesinden oluşur. Sertlik test cihazı, en düşün kalınlığın 0,6 mm olduğu yuvarlak numuneler, keçeler, bağlantı parçaları ve hortumlarda uygulanan testlerde kullanılmaktadır.
- 1 Satırlı LCD ekran, ölçüm alanı, süresi ve değerleri konusunda bilgi vermektedir.
- Ölçüm süresi (0 ... 99 s) ve dil (d/e/f) kodlama anahtarı üzerinden ayarlanabilir.
- Ölçüm süresi dolduğunda, ölçülen değer otomatik olarak ekranda görüntülenir. Ölçülen değer, ileri işleme ve arşivleme için RS-232 arabirimi üzerinden testXpert III test yazılımı ile bir bilgisayara aktarılabilir.
- Test sonuçları otomatik olarak testXpert III altında uygun şekilde hazırlanmış bir test protokolüne aktarılır ve istatistiksel olarak değerlendirilir. Ürünlerinizin kalitesi için ISO 9000'e göre anlamlı bir test raporu gereklidir.
- İkna edici noktalar şunlardır:
- Kısa eğitim süresi
- Kısa ölçüm döngüsü
- "100" ölçüm başlangıç noktasında yorucu bir başlangıç yok
- Seri testler için hızlı ayar
- Ayara gerek yok
- Kauçuk hortumları merkezileştirmek için özel bir merkezleme istasyonu, bir büyüteç ve büyüteçli bir döner tutucu opsiyon olarak mevcuttur.
O-ringler için hızlı merkezleme cihaz
Opsiyonel olmayan O-ringler üzerindeki ölçümler, bir IRHD veya Shore sertlik test cihazı ile neredeyse imkansız olduğu için, bu opsiyonel test cihazı, konumlandırmayı kontrol etmek için O-ringler için bir merkezleme istasyonu içerir.