Test ozmoz ve distile suda da doğru sonuç verir mi?
Bu gibi test yöntemleri zayıf tamponlu çözeltilerde pH değeri bakımından güvenilir sonuçlar vermez.
NO3, NO2, TS, KS ve Cl gibi parametreler bundan etkilenmez.
CO2 içeriğine yönelik hesaplar da bundan olumsuz etkilenir.
Neden "Ölçüm yapılamaz" bildirimi alıyorum?
Lütfen ProScan analiz çubuğunun doğru hizalanmış olmasına dikkat edin. Ölçüm alanları ColorCard'daki "Top" (üst) sözcüğünün üzerine yerleştirilmelidir. Bottom (alt) analiz çubuğunun elinizle tuttuğunuz tarafını gösterir. ColorCard okunurken kartın tamamı kayıt penceresinde görülmelidir.
Kartın çevresinde bırakacağınız küçük bir kenar aralığı "köşe noktaların" odaklanabilmesine olanak verir.
Yeni bir hatayı nasıl bildiririm?
JBL ProScan sürekli olarak geliştirilmeye devam ediliyor.
Yazılım güncellemelerinden kaynaklanan böcekleri ve küçük hataları kısa sürede ortadan kaldırırız. Bunun için yalnızca firstname.lastname@example.org adresine yazılımın sürümünü, cihazın adını, akıllı telefonun markasını ve hatanın sözlü ve resimli tanımlamasını bildirmeniz yeterlidir.
Ölçüm değerlerini nasıl kaydedebilirim?
Ölçüm değerlerini "Paylaş" düğmesine basarak resim olarak kaydedebilir ya da kendinize SMS veya e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Uygulama size ayrıca yaptığınız son ölçümün değerlendirmesini görme olanağı da tanıyor.
Sonuç sayfasında sadece "geri" tuşuna tıklamanız ve kaydetme ile ilgili soruyu "evet" seçeneği ile onaylamanız yeterlidir.
ProScan mobil telefonumda neden çalışmıyor?
ProScan'in fotometrik ölçüm sonuçlarını doğru bir şekilde belirleyebilmesi için otomatik odaklı bir kamerası olması gerekir. Sonuçlar ancak bu şekilde en doğru şekilde saptanabilir. Uygulamayı mağazadan indirememenizin nedeni bu olabilir. Ayrıca uygulamanın kullanılabilmesi için Android'in 4.0 veya daha üstü sürümü veya iOS'un 5.0 veya daha yeni sürümü gerekmektedir. Uygulama iPhone, iPad ve iPod touch ve 5100 Android akıllı telefon ve tablet tipleri ile uyumludur. Uygulamayı mağazadan indiremiyorsanız, telefonunuz muhtemelen yukarıda belirtilen noktalardan biri ile uyumlu değildir. Kullanım sırasında, örneğin taratma yaparken, sorun çıkarsa, www.jbl.de/tr/destek adresi üzerinden bizi kısaca bilgilendirin.
Bunu deniz suyunda da kullanabilir miyim?
JBL ProScan deniz suyunda kullanılmaya uygun değildir. Mevcut ölçekler ve öneriler yalnızca tatlı suya göre belirlenmiştir.
Neden test çubuğunun doğru yerleştirilmediğine dair hata bildirimi alıyorum?
Akıllı telefonunuzun işletme sisteminde bir kaynak yönetimi vardır. Kamera da bunun tarafından yönetilir. Başka uygulamalara da kamera aracılığıyla erişim sağlandığından, bu uygulamalardan biri kullanıldıktan sonra kapatılmamış ve bu nedenle bir blokaj oluşmuş olabilir. Dolayısı ile de analiz çubuğunu doğru yerleştirmiş olsanız bile ProScan APP hata bildirimi verir. Özellikle bir güncellemeden sonra "kamera" kaynağı aralarında JBL ProScan'in de bulunduğu başka uygulamalara kapatılmış olabilir.
Bir çok durumda çözüm çok basittir: Görev yöneticisi aracılığıyla arka plandaki tüm uygulamaları kapatın.
Akıllı telefonu yeniden başlatın ve ilk uygulama olarak JBL ProScan'i açın. Ve taratma işlemini yeniden yapın.
Kapatma ve yeniden başlatma işlemi sayesinde tüm kaynaklar serbest kalacaktır. Eğer hata tekrar ederse, test çubuğu ColorCard'ın üzerine düzgün yerleştirilmemiş demektir. Test taratması yalnızca işlevselliği test etmek için analiz çubuğu olmadan boş renk kartı ile de yapılabilir.
Yinelenen ölçümlerde neden farklı sonuçlar elde ediyorum?
Analiz çubuğunun sürekli olarak tepkimeye devam ettiğini lütfen göz önünde bulundurun. Bir çubuk bu nedenle sadece bir kez kullanılmalıdır. Değerler 70+ saniye sonra büyük ölçüde değiştiğinden yinelenen bir taratma farklı değerlere yol açar. Bu dalgalanmalar aynı zamanda gölgelere/yansımalara bağlı hatalı bir uygulamanın varlığına da işaret eder. Lütfen testi aydınlık bir pencerenin önünde altına mat, yansımasız bir beyaz kağıt koyarak yapın.
Yukarıdan gelen direkt ışık gölge ya da yansıma yapabilir ve bu da renk oluşumunu değiştirir. ColorCard (renk kartı) her zaman eşit oranda aydınlatılmalıdır. Analiz çubuğunu DAİMA yanlamasına silkelemeye dikkat edin. "Su birikintileri" alanların birbiri ile tepkimeye girmesine ve yansımaların meydana gelmesine yol açar. Akıllı telefon ColorCard'a her zaman yukarıdan dikey olarak yaklaştırılmalıdır.
İleride ProScan App'e yeni fonksiyonlar eklenecek mi?
JBL ProScan sürekli olarak geliştirilmeye devam ediliyor.
Düzenli aralıklarla uygulamanın içinde yer alan ve su analizini daha da basitleştiren yeni fonksiyonları ve olanakları sizlere sunacağız. Bu nedenle mağazadan her zaman en son sürümü indirin.
EasyTest çubuklarını da kullanabilir miyim?
JBL ProScan Recharge ProScan uygulaması için tasarlanmış dijital analiz çubuklarıdır. Bunlar dar ölçek aralıkları sayesinde ayrıntılı ve doğru bir değerlendirme yapılmasına olanak verir. JBL EasyTest 6in1 çubukların kullanımında ölçüm doğruluğu konusunda garanti üstlenmez. Bunun ölçek aralıkları daha geniş olup güvenilir sonuçlar almaya uygun bir ürün değildir. Bu nedenle uyumlu değildir.
ProScan analiz çubuklarını ColorCard'ın üzerine nasıl yerleştireceğim?
ColorCard'ın üzerinde "top" (üst) ve "bottom" (alt) ibareleri mevcuttur. Test çubuğunu elinize aldığınızda otomatikman "bottom-alt" yazan yerden tutmuş olursunuz. Bu çubuğun, altında analiz alanları olmayan tarafıdır. "top-üst" yazan tarafın ucuna kadar kadar analiz alanları bulunur. Uygulamada hata bildirimi görüntülenirse, bu analiz çubuğunun ColorCard'ın üzerine ters konmuş olduğunu gösterir. Pozisyonu değiştirmeniz yeterli olacaktır.
Su değerleri JBL damla testi ile neden uyuşmuyor?
Her testte su değerlerini ilişkilendirmek için sabit bir ölçek bulunur. Ancak damla testinde atılacak adımlar örneğin ProScan'den farklıdır. ProScan'de de değerlerin kaydedildiği ve tekrarlanan ölçümlerde sıçramaları önleyen bir ölçek bulunmaktadır. Değerler arasındaki büyük farklar çoğu zaman gölge/yansıma bağlamındaki yanlış uygulamalara işaret eder.
Lütfen testi tercihen aydınlık bir pencerenin önünde yapın.
Yukarıdan gelen direkt ışık gölge ya da yansıma yapabilir ve bu da renk oluşumunu değiştirir. Analiz çubuğunu DAİMA yanlamasına silkelemeye dikkat edin. "Su birikintileri" alanların birbiri ile tepkimeye girmesine ve yansımaların meydana gelmesine yarar. Ama damla testinde de süresi geçmiş (örn. 9 aydan daha uzun süredir açık olan) ya da hatalı uygulamalardan (içinde hava kalmış damlalar ve su miktarlarında sapmalar) kaynaklanan hatalı değerler ortaya çıkabilir. Lütfen burada da ölçümünüzü bir kez daha kontrol edin.
Bir örnek:
Akvaryumun su değerleri aşağıdaki gibi olsun:
18 mg/l NO3, 0,5 mg/l NO2, 5° dGH, 7 mg/l CO2, 1,5° dKH, 6,8 pH
Farklı sistemlerle yapılan ölçümler şu değerleri verecektir:
ProScan ile yapılan ölçümün verdiği sonuçlar:
18 mg/l NO3, 0,5 mg/l NO2, > 4° dGH, < 15 mg/l CO2 (hesaplama yoluyla), 1,5° dKH, 6,8 pH'dır.
Damla testi ile yapılan ölçümün verdiği değerler ise:
20 mg/l NO3, 0,6 mg/l NO2, 5° dGH, 10 mg/l CO2 (hesaplama yoluyla), 2°dKH, 6,8 pH'dır.
Her iki sonuç da son derece doğru olup birbirleri ile çok az farklılık göstermektedir. Bunun başka söylemler ve faaliyetler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Uygulamadaki hataların sonuçlar üzerindeki etkisi ölçekten kaynaklanan sıçramaların etkisinden daha büyüktür. Daha hassas bir ölçek çevrede ışık ve mesafe bağlamında ideal ve kesin olarak tanımlanmış koşullar yok ise, sonuçların her zaman tam olarak aynı ölçüm noktalarıyla ilişkilendirilememesine yol açardı. Buna bağlı olarak bir tekrar durumunda değerler "sıçrardı".