Lazer Enkoderler Hakkında Sık Sorular Sorular (SSS)
Genel
Lazer enkoder sistemimdeki optikleri temizlemek için ne kullanmalıyım?
Aşağıdaki tablo nelerin kullanılabileceğini ve nelerin kullanılamayacağını göstermektedir:
|Kullanın||Kullanmayın|
|Etanol, metanol, propanol ve kombinasyonları||Aseton|
|Gözlük temizleme sıvısı||Aşındırıcı malzemeler|
|Aşındırıcı olmayan, tüy bırakmayan temizlik bezleri||Klorlu çözücüler|
|Mikrofiber kumaşlar||Benzin|
Lazer enkoder sistemim için bir kalibrasyon sertifikası almam mümkün müdür?
Evet, sertifikalar yeni bir sistem siparişi verirken tanımlanabilir. Lütfen bu hizmet için ilave bir ücret olduğunu unutmayınız.
Kalibrasyon sertifikamı kaybettim, yerine yenisini almam mümkün müdür?
Evet, mümkündür. Lütfen yerel Renishaw ofisiniz ile iletişime geçiniz ve onlara seri numarasını veriniz. Lütfen bu hizmet için ilave bir ücret olduğunu unutmayınız.
RLE
Uygulamaların içerisinde bir düzlem aynası mı, yoksa bir retroreflektör hedef mi kullanmalıyım?
Her bir hedefin kendine özel avantajları olduğu için hedef seçimi uygulama türüne bağlıdır. XY düzlem tablası uygulamaları için bir düzlem aynası daha uygundur. Retroreflektörler açısal dönmeyi düzlem aynalardan daha iyi tolere ederler ve genellikle lineer eksenlerde kullanılırlar.
RLE sistemi hizalandığında neden halen eksen durum LED'i kırmızı yanıyor?
RLE sistemlerinin, RLU dip anahtar ayarları varsayılan olarak "hata"ya ayarlanmıştır, bu nedenle kullanılmadan önce konfigüre edilmeleri gerekir (eşlem anahtarı dahil).
Bir RLE sistemi ile elde edilebilecek en yüksek çözünürlük nedir?
RLE sistemi ile RPI20 birleştirildiğinde, 1 m/s hızda 38,6 piko-metre çözünürlük elde etmek mümkündür.
RLE sistemime entegre etmek için hangi konnektörlere ihtiyacım var?
Yeni bir RLE sistemi satın alındığında, ilgili tüm konnektörleri içeren bir konnektör kiti ile birlikte verilmektedir.
Renishaw RLE sistemleri ile kullanılmak üzere hangi aynaları tavsiye etmektedir?
Renishaw kendi ayna serisini tavsiye etmektedir. Teknik tanıtım sayfası gerekirse kendi özel aynalarınızı edinmeniz için ilgili bilgileri içermektedir.
HS20
Bir HS10 sistemini tamir ettirmek mümkün müdür?
Maalesef Renishaw artık parçaların tükenmesi nedeniyle (Ocak 2016'dan bu yana) HS20 ünitelerini desteklememektedir. Ancak Renishaw indirimli bir fiyatla HS20 için upgrade seçeneği sunmaktadır. Daha fazlasını öğrenmek için lütfen yerel Renishaw ofisiniz ile iletişime geçiniz.
HS20 ile hangi seviyede hassasiyet elde edilebilir?
HS20 1 ppm (1 µm/m) hassasiyet elde etme kapasitesine sahiptir.
Renishaw hangi alternatif kompanzasyon seçeneklerini sunmaktadır?
RCU10 ile hava sıcaklığı, basınç ve nem kompanzasyonu mümkündür. Bunlara ek olarak, iş parçası veya tezgah yapısında termal genleşmeden kaynaklanan büyümeyi kompanse etme fonksiyonu da mevcuttur.
HS20'nin maksimum çalışma menzili nedir?
HS20, uzun menzilli optik kitlerle kullanıldığında maksimum 60 m çalışma menzili elde etme kapasitesine sahiptir.
HS20 için çıktı seçenekleri nelerdir?
HS20 hem dijital artımsal (RS422 dijital dört evreli) ve analog artan (1 Vpp - diferansiyel sinüs ve kosinüs) çıktı seçeneklerine sahiptir.
Uyumluluk
Renishaw'un lazer enkoder sistemleri RoHS ile uyumlu mudur?
Renishaw lazer enkoder ürünleri Haziran 2017'den beri uyumludur. İlgili uygunluk beyanları (DOC) ürün kalitesi ve uyumluluğu sayfamızda bulunabilir.
Renishaw enkoderleri AB mevzuatı (CE uygunluk beyanı) ile uyumlu mudur?
Lütfen Ürün kalitesi ve uyumluluğu sayfasına bakınız.
Sonraki adımlar
Burada bir cevap bulamadıysanız, lütfen e-posta soru formunu kullanarak sorunuzu bize iletiniz veya en yakınınızdaki yerel ofis ile iletişime geçiniz.