Summary
Operant etanol sırasında sıçanların beyinlerinde etanol konsantrasyonu zaman ders belirlemek için bir yöntem olup kendi kendine uygulama tarif edilmektedir. , Oluşturulan küçük miktarlar için gerekli hassasiyete sahiptir çünkü alev iyonizasyon dedektörü ile Gaz kromatografisi, diyalizat örnekleri etanol ölçmek için kullanılır.
Abstract
Operant kendi kendine uygulama yöntemleri yaygın etanol de dahil olmak üzere pek çok ilaç kötüye kullanımı, ve davranışsal ve farmakolojik etkilerini incelemek için kullanılmıştır. Bununla birlikte, tipik olarak, etil alkol kötüye birçok başka ilaçlar gibi intravenöz göre, oral olarak kendini yönetilir. Oral ilaçların farmakokinetiği intravenöz ilaçlar daha karmaşıktır. Etanol farmakolojik ve davranışsal etkileri arasındaki ilişkiyi anlama içme esnasında ve sonrasında beyne ulaşmasını etanol zaman ders bilgi gerektirdiğinden, biz zamanla beyin diyalizat etanol konsantrasyonları izlemek için alev iyonizasyon dedektörü ile in vivo mikrodiyaliz ve gaz kromatografisi kullanın.
Kombine mikrodiyaliz-davranışsal deneyler çeşitli teknikler kullanılmasını gerektirebilir. Öz-yönetim ve neu çok sayıda test etmek için adapte edilebilir Bu makalede, stereotaksik cerrahi, davranışsal eğitim ve mikrodiyaliz,rochemical merkezli hipotez, sadece örnek toplama ve diyalizat etanol analizi sonraki aşamalara nasıl ilişkili olduğunu göstermek için dahil edilmiştir. Etanol çalışmalar için özel olan alev iyonizasyon dedektörü, gaz kromatografisi yoluyla etanol konsantrasyonu analiz Diyalizat ayrıntılı olarak tarif edilmektedir. Bu yöntemler ile üretilen verileri kendi kendine uygulama işlemi sırasında beyin ulaşan etanol modeli sergileyen ve aynı diyalizat örneklerin nörokimyasal analizi ile eşleştirilmiş zaman, sonuçlar etanol farmakolojik ve davranışsal etkileri ile ilgili yapılmasına olanak tanır.
Protocol
1. Stereotaksik Cerrahi
- Tüm prosedürler Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı için NIH Kılavuzu izleyin ve Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Bir stereotaksik aparat kullanarak, Long-Evans izofluran ile anestezi fareler, faiz beyin bölgesi üzerinde bir 21-gauge kanül (daha sonra microdilaysis prob yerleştirme için) (Plastik biri, Roanoke, VA) ile implante edilir ve bir ip iyi ele cıvata kafa sahne (mikrodiyaliz cihazları desteklemek için kullanılan) içine inşa edilmiştir.
- Ameliyat sırasında ve sonrasında dikkatle sıçanlarda izleyin. Tüm hayvanlar ameliyat sonrası bakım ve iyileşme en az bir hafta alır ve aşağıdaki işlemleri başlamadan önce sağlıklı olduğundan emin olun. Stereotaksik cerrahi yöntemin Jüpiter Video kullanılabilir. 1
2. Edimsel Eğitim
- Ameliyat sonrası iyileşme bir hafta sonra, hayvanların% 10 sakkaroz eriyik için kolu basın için eğitilmişlerdirn lickometer, geri çekilebilir kolu, ve sipper tüp (daha önce Howard ve ark., 2009'da tarif edildiği gibi) ile donatılmış bir Med Associates operant bölmesinin (MedAssociates, Inc, Vermont, ABD). MedAssociates 2 Software tüm tasarlamak için kullanılmıştır edimsel programları (MedAssociates, Inc, Vermont, USA).
- Bir kere, sakaroz için yanıt etanol kademeli birden içme oturumları çözeltisine eklenir sırasında uygun bir eğitim programı üzerinde sıçanlar başlamak için eğitilmiştir.
- Örneğin, bizim laboratuvar anda etanol% 10 etanol /% 10 sakaroz içme çözeltisi sonuçlanan çözüm içine soluk bir 8 günlük bir eğitim programı kullanmaktadır. Kontrol hayvanlarına sadece% 10 sakkaroz veya içme çözüm alırsınız. Kullanılmak için operant programı belli tür yaygın olarak değişebilir, fakat mikro-diyaliz numune için aşağıda tarif edilen genel prosedürler yine de gerçekleştirilebilir. 3
3. Ön mikrodiyaliz Prosedürleri: Bağ
- Geçen eğitim oturumu (bizim örneğimizde bu 7. eğitim oturumu) için ikinci bir gece önce, hayvanların baş sahnede tether cıvata takılır tether bahar alışmışsındır. Bahar hayvan kafesi içinde serbestçe hareket böylece bir halka standı ve kelepçeler ile kafesi yanında askıya mikrodiyaliz döner ve karşı denge kol, bağlanır. Gergin hayvanlar tethering onları set-up alıştırmak için, ad libitum gıda ve su ile evlerinde kafeste, edimsel odasında gece geçirmek.
- Ertesi gün, sıçan davranışsal görevleri yerine getirirken halata hissi hayvan alıştırmak için, bir yerde ip ile edimsel programını tamamlar. Edimsel odasının tavanının ortasına yukarıdaki halata ve döner askıya izin üstüne yakın edimsel odasının duvarına bağlanıyor aparatı monte edin. Tüm bu ses zayıflatma odasına yerleştirilir. After oturumu microdiaysis prob yerleştirilmesi beklemek edimsel odasında onun ev kafesine sıçan dönün.
4. Ön mikrodiyaliz Prosedürleri: sıçan gün için davranışsal eğitim tamamlandıktan sonra mikrodiyaliz prob, mikrodiyaliz deneyinin bir gün önce eklenir
- Gergin ise, izofluran ile sıçan uyutmak ve kılavuz kanül gelen obturator kaldırmak mikrodiyaliz deneyden önce gün, sıçan sonra edimsel oturumu tamamlandı. Yavaşça (5 ~ üzerinde dak) faiz beyin bölgeye kranial kılavuz kanül aracılığıyla yapay beyin omurilik sıvısı (ACSF) ile perfüze bir mikrodiyaliz prob, takın. Biz laboratuvar inşa probları ve Doyon ve ark., 2003 ve Pettit ve Adalet, 1991'den sonra modellenmiş mikrodiyaliz yordamları kullanın. 3, 4
- Hayvan Yukarıdaki prob giriş ve çıkış hatları askıya önce tartışılan tethering aparatı kullanın.
- P çevirinrobe debisi 0.2 ul / dak aşağı. Bir kez daha, sıçan edimsel odasında gece geçirir.
5. Mikrodivaliz Prosedürler: numuneleri ayrılmış iştahlı ve consummatory evreleri ile öz-yönetim oturumu sırasında
- Deney başlamadan en az 2 saat önce, çalışma akış oranına prob kadar açmak. Biz 1.0 veya 2.0 ul / beyin bölgesine bağlı olarak min kullanabilirsiniz. Sonda akış oranı tutarlı olduğunu kontrol edin, ve zaman içinde hacim ölçmek için bir Hamilton şırıngası kullanılarak grubu akış oranının en az% 90 olmalıdır.
- Diyaliz örnekleri (5 veya 7 dakika) sırasında ve edimsel seanstan sonra, önce alınır. Numune aralığı beyin bölgesinde bağlıdır, nörotransmiter analiz edilen, analit konsantrasyonunun ve analiz için kullanılacak analitik kimya ekipman duyarlılık diyaliz. Davranışsal aşamaları aşağıdaki gibidir:
- Baseline: Denemenin başında,hayvanın evi kafesi (4 örnek) diyaliz örnekleri toplamak.
- Transferi: evde kafes temel örnekleri toplandıktan sonra, edimsel odasına sıçan aktarın. Tethered sıçan Transferi aşırı dikkat mikrodiyaliz akışkan transfer hattı karışık hale gelir ve sıçan sakin kalmasını etmediğinden emin olmak için gereklidir. Eğer ilk beklemek örnek taban / transferi örneği değiştirmek gibi hemen transferinden sonra, edimsel programını etkinleştirin.
- Bekle: sıçan odası (beyin bölgeye göre 3-4 numune) içine uzatmak için kolu bekler gibi örnekleri toplamak için devam edin.
- Alkol: kolu sunulmuştur ve basıldıktan sonra, içme çözeltisi (% 10 sucrose/10% etanol veya% 10 sukroz), bir şişe yaklaşık 20 dakika (3-4 numunelerde) sıçan için uygun hale getirilir.
- Post-içecek: içecek süresinden sonra, şişe geri çeker, ama fare kalır in yaklaşık 20 dakika (3-4 numune) için edimsel odası.
6. Mikrodivaliz Prosedürler: etanol analiz için numune hazırlanması mikrodiyaliz
- , Etanol konsantrasyonu açısından değerlendirilmiştir sonra hayvanlara daha önce iki numune etil alkol çözeltisi, ve tüm örnekler kendi kendilerine uygulamaktadır. Pipet ya da 2 ml'lik cam şişe içine ilgi örnek bir 1 ya da 2 ul alikot. Sonra bir hava geçirmez septum (9 mm Kırmızı Poly Vida Kapağı, PTFE / Sil Bölme, Agilent Technologies) ile flakon mühür. Etanol analiz kısım (1 ya da 2 ul) ve hacim toplam örnek hacminin, ve herhangi bir ek analizler için gerekli numune hacmine bağlıdır.
- Örnekleri daha sonra nörokimyasal analiz için kullanılacak ise, uygun etanol tayini için tablet pipetleme sonra numune saklamak.
- Örneğin, bizim laboratuvar dopamin için örnekleri inceliyor. Bunu gerçekleştirmek için, deney sırasında kuru buz örnekleri yerve daha sonra, deney sonra -80 ° C de örnekleri saklayın. Biz, 2.0 ul / nucleus accumbens yerleştirilen problar için dak 'lık bir akış oranı ile bir araya toplanan numune 5 dakika etanol analiz için 2 ul hacimde kullanılır. Bu elektrokimyasal algılama ile yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile dopamin sonra analiz için kalan en az 7 ul sağlar.
- Çok daha düşük konsantrasyonlarda hücre dışı dopamin sahip prefrontal korteks, alınan numuneler için, 1.0 ul / dak 'lık bir akış oranı kullanılarak bir min 7-numune alınmıştır etanol analizi için 1 ul alikot kullanır.
7. Post-mikrodiyaliz prosedürleri
- Mikrodiyaliz Deneyin tamamlanmasından sonra, sıçan uyutmak ve prob çıkarın. Hayvan hemen ötenazi değilse, tıkayıcı değiştirin. Deneme üç gün içinde beyin toplayın. Aksi takdirde, sonda yolu görüntüleme mümkün olmayabilir.
- Beyin i kaldırılması gerekironaylanmış hayvan kullanımını protokolleri n uygun. Biz tuzlu tuzlu ve sonra formalin ile kardiyak perfüzyon ardından sodyum pentobarbital (150 mg / kg, ip) dozda kullanın. Kesit önce en az 12 saat boyunca bir formalin-tuzlu su çözeltisine daldırın beyin.
- Koronal bölümünde 100 mikron dilimler halinde beyin. Cresyl mor dilimleri Leke ve doğru prob yerleştirme için inceleyin. 5, 6
8. Etanol konsantrasyonu için numune analizi
- Toplanan örnekler yanı sıra harici standartlar (0,3125-20 mM etanol) alev iyonizasyon algılama sistemi ile gaz kromatografisi üzerinde çalıştırılır. Bu sistem, bir alev iyonizasyon detektörü ile bir Varian CP 3800 gaz kromatografı oluşur, bir Bruker (Varian) 8400 tepe boşluğunun, otomatik örnekleyici ° C, ve bir HP Innowax kılcal sütun (30 mx 0.53 mm x 1.0 um kalınlığındaki film,), 50 ile ısıtıldı mobil faz olarak helyum.
- Kromatogramlar kromatografl ile birlikte kaydedilir ve analiz edilirBöyle burada özellikle ele alınacak Varian Yıldız Kromatografi Workstation yazılımı olarak aphy yazılımı.
- Etanol analizi için sistem hazırlamak için, bir çevrimli su banyosu kullanılarak Otosampler plaka ısı ve iki ek gaz tankları (hava ve hidrojen, helyum daima balmumu sütun korumak için çalışan sol) açın.
- Septum, basınç gaz tankı, hem de Eğer fiber septum ve bunlar, uygun olduğunda (lif-500 enjeksiyonlar değiştirilebilir, böylece kullanılmış olan kez sayısı sayısı tutmak, böylece olcam numune sayısını kaydedin -100 delikler).
- Örnekleri (Tablo 2 program parametreleri) çalıştırmak için sistemi hazırlar start-up yöntemi başlatın. O "hazır" olduğunu bildirmek için sistem için bekleyin.
- 20 dakika herhangi o emmiş kirlenmektedir desorb için yüksek bir sıcaklığa tabi tutarak analiz için numune elyaf hazırlar, "yanma" başlatma hareketsiz iken.
- Standartlarına göre yapılırKimyasal bir çeker ocak içinde bir balon jojeye ile 100 mL 'lik bir son hacim su ile% 95 etanol ve 238 ul seyreltmek. Bu, bir 40 mM etanol çözeltisi oluşturur. Biz 20, 10 oluşturmak için bir 1:1 seri seyreltme, 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.3125 mM standartları kullanıyor. Standart her bir konsantrasyonu için, diyaliz örnekler alınacak aynı birimde tablet kullanılır. 2 ml bir cam şişe içine tablet pipet, ve daha sonra bir hava geçirmez septum ile şişe sızdırmaz.
- Tüm sıvı kısım buharlaştırılır kadar tüm örnekler etanol otomatik numune alıcı içinde ısıtılır. Biz yaklaşık 30 dakika bizim örnekleri ısıtmak.
- Bu bölümde bizim gaz kromatografisi ile kullandığınız Yıldız Workstation yazılımı anlatılmaktadır. Başka yazılım kullanılabilir, ancak aşağıda açıklaması uygulanabilir olmayabilir.
- Örnekleri çalıştırmak için, örnek hangi Otosampler yuvasında olduğu belirterek örnek bir liste oluşturmak ve örnek kaç kez delinmiş olmalıdır. Seçtiğiniz kat rota veri dosyaları emin oluner. Ardından, örnekleri için tercih edilen yöntemi seçin ve çalışma başlar. Biz Tablo 2'de belirtildiği çalışan parametrelerini kullanın.
- Bizim diyalizat etanol programı 3 dakika boyunca örnek emer ve 1 dakika boyunca, balmumu sütuna besleyen helyum akışı içine desorbs. Ancak, programların belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için yazılmış olabilir.
- Sonra balmumu sütunda ayrı ve örnek bileşenleri alev iyonizasyon dedektörü ile nereye örneğin etanol, yanma ve serbest iyonlar gibi bileşikler içeren karbon. Dedektörün anot gelen voltaj ile dönüştürülmüş ve (Şekil 1) aşağıda gösterildiği gibi kromatogramları ile sonuçlanan kayıtlı olduğu, bir akım yaratmak için artan bir katot elektron akım elde edilir. Voltaj değişim time.7 karşısında detektör içinden geçen karbon miktarı ile orantılıdır
- Sistem numune çalışması bittikten sonra, her tepe entegrasyonu kontrol etmek gerekir. Yıldız Workstation yazılımı için,araç çubuğunda mavi tepe simgesine tıklayın. Her pikin renk üzerine tıklayın ve taban ayarlamak için okları sürükleyin. Piklerinin sonraki grup üzerine geçmeden önce her pik yeniden entegre. Pik analiz yazılımı herhangi bir genel kromatografisi yazılımı olabilir.
- Yıldız Workstation yazılımı için, araç çubuğunda toplu rapor simgesine tıklayın. Sizin belirttiğiniz klasördeki örnek raporları yazdırmak için toplu rapora her örnek sürükleyin. Raporlama yazılımı en yaygın kromatografisi yazılım sistemleri ile özelleştirilebilir.
- Raporlar seçtiğiniz bilgileri göstermek için programlanmış olabilir. Şu anda pik yüksekliği kullanabilirsiniz, ancak raporları da pik alanı kullanmak için programlanmış olabilir.
- Sistemi kapatmak için kapatma yöntemi (parametreler Tablo 2'de belirtildiği gibi) başlatmak, su banyosu kapatın ve kolon fırını sıcaklığı 30 ° C'ye ulaştığında, hidrojen ve hava tankları kapatın
9. Etanol Veri
- Pik yüksekliği olarak çizilirbilinen her dış standart etanol konsantrasyonunun bir fonksiyonu (Şekil 2A). Her diyalizat örneği tarafından verilen pik yüksekliği gelen etanol konsantrasyonu hesaplamak için bu noktaları tarafından verilen lineer işlevini kullanın.
- Saat boyunca diyaliz etanol konsantrasyonu grafiğini çizerek, bizim davranış oturum sırasında ilgi beyin bölgesi içinde etanol seviyesinin kalıp görebilir. (Şekil 2B) aşağıda gösterilen örnek veriler, kendi kendine uygulama oturum sırasında zaman karşısında diyaliz etanol konsantrasyonu olarak gösterilir.
10. Genel Bakım: Fiber her 500 delikler ve septum değiştirilmesi gerektiğini her 100 delikler
Lif değiştirmek için
- Gaz kromatografisi tuş takımı Menü düğmesine basın, seçim 8400, enter tuşuna basın; değişim şırınga seçin, Enter tuşuna basın. Otosampler izin kendini konumlandırmak olacaktır lif (SPME Fiber Meclisi, 75 mikron Carboxen-PDMS, Supelco Analitik, Bellefonte, PA) kaldırılacak.
- Fiber kaplama kapağını açın. Kontra somunu, ve elyaf montaj kaldırılması için izin vermek için hareket mandalı. Lif takımını çıkarın. Sökün sonra montaj fiber tutar ve somun lif sökün.
- Yenisi ile eski lif değiştirin ve fiber montaj yenilemek. , Otomatik örnekleyici derleme değiştirin tekrar kilitlemeli ve yerine montajı vidalama. İşiniz bittiğinde, tuş takımındaki "değiştirmek done" tuşuna basın ve otomatik örnekleyici kullanımı için kendisini hazır olacak.
Septum değiştirmek için
- Birincisi, sökün sonra septum (Hi-Temp 0,450 Dia. Jenerik Şartlanmış Bölme, Varian) kapsayan kapağı ve eski septum çıkarın. Uydurma aşağı Seat yeni septum. Kapağı tekrar vidalayın ve anahtarı ile sıkın. Lif septumun delinmiş ilk kez kırmak olmaz, böylece Ardından, delinme septumun bir enjeksiyon iğnesi kullanın.
Şekil 1, etanol standartların konsantrasyonu için üç ve etanol kendi kendine uygulama oturum sonunda bir araya toplanan diyalizat sıçan numune için örnek kromatogramları göstermektedir. Etanol zirveleri, nispeten simetrik olması tutarlı tutma süreleri var ve gürültü oranı> 10 için bir sinyal olmalıdır. Bu kriterlere uyulmaması sistem bakım gerektirir anlamına gelir. Kalite kromatografisi ve düzgün hazırlanmış standartlar doğrusal bir standart eğri (R2 ≥ 0.99; Şekil 2A) üretmek etanol toplanan diyalizat örneklerinin etanol konsantrasyonu hesaplamak için kullanılan öz idare kendi öz-yönetim oturumu sırasında (Şekil 2B) fazla hayvan .
1. Örnek kromatogramları Şekil. Etanol standart ya da numune diyalizat bir mikrolitrelik bir gaz c içine yüklendişişeye hromatograph ve metin içinde anlatıldığı gibi analiz edilmiştir. 2.5, 5.0 ve 10 mM etanol standartları elde edilen tepe noktalarının A) Kaplama. B) Tepe kendi kontrolünde etanol olan bir sıçan bir diyalizat örneği oluşturulur.
Şekil 2,. Şekil 1'de gösterilen örnek deney grafiksel sonuçlanır. A) Etanol standart eğri. Bir etanol kendinden-yönetim oturumu boyunca diyalizat etanol konsantrasyonu B) Zaman kursu.
|Donanım||Parametre||Start-up ayarı||Ayarı Koşu||Dinlenme ayarı|
|8400 Bruker (Varian) Autosampler|
|Enjeksiyon modu||SPME||SPME||n / a||Solvent nüfuz derinliği||0%||% 20||n / a|
|Örnek penetrasyon derinliği||% 20||% 20||n / a|
|Emme zamanı||0.01 dk||3 dk||n / a|
|Desorpsiyon zamanı||19 dk||1 dakika||n / a|
|Modu çözücü kaynağı temizleyin||Ben||Ben||n / a|
|Temiz modu adsorpsiyon ve desorpsiyon zamanı||0.01 dk||0.01 dk||n / a|
|Su banyosu (Otosampler ısıtır) *||50 ° C||50 ° C||Kapalı|
|CP-3800 Varian Gaz Kromatografi|
|Enjektör FırınFırın gücü||Üzerinde||Üzerinde||Üzerinde|
|Fırın sıcaklığı||250 ° C||220 ° C||30 ° C|
|Kolon Fırını||Stabilizasyon süresi||0.10 dk||0.10 dk||0.10min|
|Sıcaklık||65 ° C||65 ° C||30 ° C|
|Sütun||Mobil faz akış hızı||8.5 ml / dak||8.5 ml / dak||n / a|
|Sütun basmalı||~ 6 psi||~ 6 psi||≥ 0.1 psi|
|FID dedektörü||Fırın gücü||Üzerinde||Üzerinde||Üzerinde|
|Sıcaklık||220 ° C||220 ° C||120 ° C||Elektronik||Üzerinde||Üzerinde||Kapalı|
|Zaman sabiti||Hızlı||Hızlı||Hızlı|
|Menzil||11||11||11|
|Autozero||Evet||Evet||Evet|
Alev iyonizasyon algılama sistemi parametreleri Tablo 2. Gaz kromatograf. Bu tablo hazırlamak için kullanılan üç program için parametreler (start-up ayarları), run (ayarlar çalıştıran) gösterir ve sistemi korumak değil kullanmak (istirahat ayarları) iken.
Discussion
Uygulamalar ve sınırlamalar
İlaç öz-yönetim modeli uyuşturucu bağımlılığı kemirgenler kullanılır. Bu şekilde modellenmiştir kötüye Birçok ilaç, ilaç merkezi bölme doğrudan teslim edildiği, intravenöz olarak tatbik edilebilmektedir. Bu bir öz-yönetim oturumu üzerinden dozunun yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Etanol sözlü genellikle kendi kontrolünde olduğundan, emilim ve metabolizmaları bireysel farklılıklar nedeniyle ilaç düzeylerini izlemek için çok daha zordur. Ilgi beyin bölgesinden örnek mikrodiyaliz kullanarak, biz sadece bölgede ulaşan etanol desen izlememiz mümkün değildir, ama biz de aynı anda her öz-yönetim aşamasında zamanla aynı bölgede nörotransmitter değişiklikleri takip edebiliyoruz.
Beyin nörokimyasal değişiklikler ve ilaç kaynaklı tepkiler ilaç kötüye kullanımı ve bağımlılığı ile ilişkilidir, bu yüzden aynı anda mea yeteneğiBelirli kendinden-yönetim aşamalarında emin nörokimyasal ve ilaç konsantrasyonları çok güçlü ve benzersiz bir araç sağlar. Davranışı ile analitlerin diyalizat konsantrasyonları arasında ilişki için akılda tutulması gereken bir konu mikrodiyaliz tesisat fiziksel özellikleridir. Özellikle, toplama tüpüne mikrodiyaliz prob lümeni aktarılacak sıvısı için gereken süreyi önemli olduğunu, ve daha kısa sürelerde daha iyi. Süresi 90 saniyedir böylece bizim laboratuvar, biz probları inşa. Bu koşullar kullanılarak, diyalizat etanol konsantrasyonu arttıkça içecek ve sonrası içecek süreler boyunca azalır etanol tüketimi, başlangıcındaki bir accumbal dopamin artış olduğunu bulduk. 2,3,8,9 Bu deneyler , farmakolojik çalışmalardan elde edilen veriler ile kombine edildiğinde, bize ch etanol ve öz-yönetim ilişkili çevresel ipuçlarının kesinlikle farmakolojik etkilerini ayrıştırmak için izinnörotransmitter konsantrasyonlarda anges.
Bu, kombine davranış-mikrodiyaliz teknikleri bu özel uygulaması, laboratuar mevcut araştırma alanları için uygun olduğunu belirtmek gerekir. Biz senkron kendi kendine uygulama davranışları için bu önlemler ilgili olabilir, böylece, aynı bölgede nörotransmitter değişiklikleri modeline göre beyin ulaşan etanol geçici olarak ortaya değerlendirmek için tasarlanmıştır. Türetilmiş diyalizat etanol konsantrasyonları vivo prob kurtarma için düzeltilmiş ve beyin etanol doku konsantrasyonu sadece bir kısmını temsil ediyor değil. Etanol kantitatif mikrodiyaliz gerekirse, sonda içine diffüze hücre dışı alanından ki etanol çıkarma fraksiyonu deneysel olarak tespit edilmelidir. Yöntemleri ve daha fazla tartışma için bizim laboratuvardan önceki yayınların bakın. 10,11,12
Bu protokol gaz ch kullanımını gösterir rağmenMikrodiyaliz numunelerin tepe boşluğu etanol katı faz mikro ile birlikte romatography, mikrodiyaliz örneğin etanol oranı analizi için diğer yöntemler de kullanılabilir. Ancak, alternatif yöntemlerin bazı dezavantajları muzdarip olabilir. Örneğin, daha az hassas analitik yöntemlerin Burada gösterilen 5-7 dk daha örnekleme kat daha gerektiren daha büyük bir örnek hacmi gerekebilir. Burada tartışılan sistemin tipi şişe üst kısmında yerleştirilmiş elyaf için emme izin vererek, mühürlü örnek şişesine içinde buhar fazı içinde etanol konsantre bir katı faz mikro kullanır. Bu, tipik olarak buhar, 50-100 mikrolitre enjekte edilmesini sağlar doğrudan tepe boşluğunun, örnekleme ile karşılaştırıldığında, tespit limiti geliştirir. Tepe boşluğunun, yöntemin diğer bir önemli avantajı analiz için enjekte edilen örnek, son derece temiz ve tuzları serbest olmasıdır. Mikrodiyaliz sıvı numune direkt enjeksiyonu aynı zamanda daha yüksek bir sensit ile birlikte kullanılabilirivity, ancak bu enjekte tuzları temizleme için gerekli düzenli bakım nedeniyle zaman aşağı fazla enstrüman gerektirir.
Sorun giderme ve diğer notlar
- Denemeniz başlamadan önce, mikrodiyaliz set-up düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve herhangi bir sorun sorun-ateş kendinize bol zaman verin. Sizinle dışarı atlamaya hazır ACSF ile perfüze, set-up ekstra olduğunu göstermektedir bir çok edimsel oturumları her gün belirli bir saatte meydana eğilimi gibi, kendinizi zaman kazanmak için set-up arızalı.
- Mikrodiyaliz probları, prob olarak beyine doku kesme tarafından üretilen doku hasarı en aza indirmek için, yaklaşık 5 dakikalık bir süre boyunca takılı olduğundan emin olun.
- Operant odasına sıçan aktarırken, ikinci bir kişi operant programı init böylece transfer hattı (mikrodiyaliz kurulum parçası) Dolaşmasını vermez, böylece destek, ve faydalı olacaktırzamanında iated.
- Eğer uygun sıcaklığa ulaşması için zaman Otosampler su banyosu bol vermek emin olun. Bizim sistemimiz genellikle iki saat 50 ° C'ye ulaşması gerekir Ayrıca, örneklerin tam örnekleri analiz etmeden önce buharlaşmış olduğunu temin ederim. Biz genellikle görsel olarak bu örnek analiz başlamadan önce meydana geldiğini onaylayın.
- Standart iyi analitik kimya uygulamaları takip edilmelidir. Bunlar arasında, ancak kişiler, ekipman ve prosedürler doğrulama, bunlarla sınırlı değildir. Kısacası, biz aşağıdaki yönergeleri istihdam: Bireysel kullanıcılar birden fazla gün boyunca standart konsantrasyonları ve doğrusal standart eğrileri (R2 ≥ 0.99) için tekrarlanabilir pik yükseklik değerleri oluşturmak için yeteneğini göstermelidir. GC-FID sisteminin düzgün çalıştığını doğrulamak için, standartlar herhangi bir diyalizat örneklerinde enjekte edilmeden önce analiz her zaman olmalıdır. Oluşturulan standart eğri bir R2 ≥ 0,99 olmalıdır.
- Kullandığımız ekipman çoğu2010 yılında Agilent Technologies tarafından satın alındı Varian, Inc aracılığıyla satın alınmıştır. Şu anda, Bruker Scientific Instruments Varian laboratuvar gaz kromatografi cihazları iş elde. Gelecekte alımları için, ya şirketinize danışın.
- İşbu Protokol sıçanlar ile edimsel davranış gösterir, ancak izleyici davranışlarının daha bozulması küçük fare modeli ile meydana gelme olasılığı olduğunu farkında olmalıdır. Farkında olmak başka konu medial prefrontal korteks veya nükleus akumbens burada gösterilenden daha büyük derecede edimsel davranış bozabilir dışında beyin bölgeleri içine bir mikrodiyaliz prob yerleştirme uygulaması olduğunu. Yakından prob yerleşimi nedeniyle hasar davranış ciddi değişiklikler yaratır olmadığını belirlemek için çok sayıda davranış parametrelerini incelemek önemlidir.
Disclosures
Bu makale Med Associates, Inc tarafından finanse edilmiştir
Acknowledgments
Bu araştırma NIH / NIAAA (AA11852 ve AA007471) hibe tarafından desteklenmiştir.
Materials
|Name||Company||Catalog Number||Comments|
|95% Ethanol||AAPER Alcohol and Chemical Co., Shelbyville, KY||E190, 111000190|
|Ultra-Pure Sucrose||MP Biomedicals, LLC, Solon, OH||821721|
|Ultra High Purity Helium||Air Gas||HE UHP300|
|Air||Air Gas||AIZ300|
|Hydrogen||Air Gas||AIZ300|
|GC 2 ml vials||Agilent Technologies||#8010-0015|
|GC vial caps with PTFE/silicone septa||Agilent Technologies||#8010-0084|
|Table 1. Specific reagents|
References
- Geiger, B. M., Frank, L. E., Caldera-Siu, A. D., Pothos, E. N. Survivable stereotaxic surgery in rodents. J. Vis. Exp. (20), e880 (2008).
- Howard, E. C., Schier, C. J., Wetzel, J. S., Gonzales, R. A. The dopamine response in the nucleus accumbens core-shell border differs from that in the core and shell during operant ethanol self-administration. Alcohol Clin. Exp. Res. 33, 1355-1365 (2009).
- Doyon, W. M., York, J. L., Diaz, L. M., Samson, H. H., Czachowski, C. L., Gonzales, R. A. Dopamine activity in the nucleus accumbens during consummatory phases of oral ethanol self-administration. Alcohol Clin. Exp. Res. 27, 1573-1582 (2003).
- Pettit, H. O., Justice, J. B. Effect of dose on cocaine self-administration behavior and dopamine levels in the nucleus accumbens. Brain Res. 539, 94-102 (1991).
- Paxinos, G., Kus, L., Ashwell, K. W. S., Watson, C. Chemoarchitectonic Atlas of The Rat Forebrain. Academic Press Inc. (1998).
- Paxinos, G., Watson, C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. Academic Press Inc. (1986).
- Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A. Principles of Instrumental Analysis. 5th Edition, Thomson Learning, Inc. (1998).
- Doyon, W. M., Anders, S. K., Ramachandra, V. S., Czachowski, C. L., Gonzales, R. A. Effect of operant self-administration of 10% ethanol plus 10% sucrose on dopamine and ethanol concentrations in the nucleus accumbens. J Neurochem. 93, 1469-1481 (2005).
- Carrillo, J., Gonzales, R. A single exposure to voluntary ethanol self-administration produces adaptations in ethanol consumption and accumbal dopamine signaling. Alcohol. 45, 559-5566 (2011).
- Howard, E. C., Schier, C. J., Wetzel, J. S., Duvauchelle, C. L., Gonzales, R. A. The shell of the nucleus accumbens has a higher dopamine response compared with the core after non-contingent intravenous ethanol administration. Neuroscience. 154, 1042-1053 (2008).
- Robinson, D. L., Lara, J. A., Brunner, L. J., Gonzales, R. A. Quantification of Ethanol Concentrations in the Extracellular Fluid of the Rat Brain. J. Neurochem. 75, 1685-1693 (2000).
- Gonzales, R. A., McNabb, J., Yim, H. J., Ripley, T., Bungay, P. M. Quantitative Microdialysis of Ethanol in Rat Striatum. Alcohol Clin. Exp. Res. 22, 858-867 (1998).