Bu yöntem kumaş, dokuma kumaş, kaplı kumaşlar, kauçukla ya da plastikle kaplı kumaşlar için kullanıma uygundur. Aşağıdaki iki yöntem plastik ya da kauçuk kaplı kumaşların ıslak veya kuru ortamda çekme dayanımını incelemek için kullanılır.
Yöntem 1 - Soyma Testi Yöntemi, ürünün belirli bir hızda (yer değiştirmede) çekme dayanımı, kopma kuvveti ve uzama özelliklerini belirler. Numuneler bir grup uzama doğrultsunda, diğeri ters doğrultuda olacak şekilde hazırlanır. Temel olarak test numunesi, geçici çene içine yerleştirilerek desteklenir; böylece numunenin uzama ekseni, herbir çene önyüzünün merkezinin içinden geçer.
Yöntem 2 - Kavrama Testi Yöntemi, ürünün belirli bir hızdaki uzama ve kuvvette çekme dayanımının bulunmasını niteler. Numuneler bir grup uzama doğrultsunda, diğeri ters doğrultuda olacak şekilde hazırlanır. Temel olarak test numunesi, geçici çene içine yerleştirilerek desteklenir; böylece numunenin uzama ekseni, herbir çene önyüzünün merkezinin içinden geçer ve çene kenarlarına dik tutarak; test numunesindeki çizilmiş yerlerin çenenin doğru kenarıyla eşleşmesini sağlar.
Her iki testte de, veri örnekleme hızının en az 100 Hz olması analiz yapmaya yetecek kadar sayıda veri alınmasını garantiler.
Malzemeleri çekme testi sistemlerine yerleştirmek için kauçuk kaplı çene yüzeyleri takılmış hava tahrikli yanal çeneler kullanıyoruz. El hareketiyle çalışan çeneler de işe yaramalarına rağmen birçok kullanıcı kullanım rahatlığı, testin tekrarlanabilirliği ve üretkenlik sebebiyle hava tahrikli çeneleri tercih etmektedir. Bu çeneler kavrama basıncını ayarlamanızı sağlarken, manuel olanlarda numune üzerindeki kavrama basıncı kullanıcının gücüne bağlıdır (bu sebeple tekrarlanabilir olmaları zordur). Ayrıca çene basıncı ve numune hizalaması bu testlerde çok önemlidir. Fazla çene basıncı önceden kırılmalar, kopmalar yaratabilirken; yetersiz çene basıncı numunenin kaymasına ve çene üzerinde ya da yakınında kopmaya sebep olabilir. Ayrıca soyma testinde, çene yüzeylerinin numuneden en az 10 mm daha geniş olmasını; çene uzunluğu numuneden azsa bu durumda çene genişliğinin en az 25 mm olmasını öneriyoruz. İki yönteme de opsiyonel olarak gerinim ölçümü eklenebilir. Temaslı uzun ölçüm ekstensometresi, test numunesine tutturulur. Bu birleşme, test numunesindeki uygun tarafın bağıl (göreceli) uzunluk değişiminin bulunmasını sağlar. Temassız video ekstensometre kullanarak numunenin uygun kısmındaki bağıl uzunluk değişimine görsel olarak karar verilebilir.
Kullanılan test cihazı genellikle tek kolonlu ya da çift kolonlu masaüstü tasarımlı elektromekanik sistemlerdir. Bluehill® 3 Test Yazılımı, bu tarz testlerde numunede oluşabilecek herhangi bir gevşemeyi önlemek için numune gereken ön yüklemeyi oluşturmak, numune detaylarını girmek, istenilen test kontrollerini ayarlamak, gerekli sonuç ve istatistikleri hesaplamak ve standarda uyumlu test raporları hazırlamakta tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.
Test fikstürü ve ihtiyaç duyulan sonuçları tamamen anlamak için ISO1421’I tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.