Gaz akış ölçer nedir?
Gaz akış ölçer, bir gazın akışını ölçen
bir tür gaz akış ölçüm cihazıdır
. Gaz akış sensörleri, boru hatlarından geçen gaz miktarını görüntülemek ve kaydetmek için boru hattına monte edilir. Gaz akış ölçerler gaz, hava, nitrojen, asetilen, fosgen, hidrojen, doğal gaz, nitrojen, LPG gazı, hidrojen peroksit, baca gazı, metan, bütan, klor, gaz, biyogaz, CO 2
, O 2
, basınçlı hava, Bir argon gazı, toluen, benzen, ksilen, hidrojen sülfid, kükürt dioksit (SO2),
amonyak, propan gazı akış ölçer
vb.
Hiçbir gaz akış ölçer, herhangi bir gaz akış ölçümüne uyamaz
Eğer mükemmel bir debimetre varsa, hiç kalibrasyon gerektirmez veya çok az bakım gerektirir, yüksek kısma, güvenilir ve yüksek doğruluk gerektirir. Küçük maliyetler ve satın alma fiyatı da ucuz olacaktır.
Bazı tedarikçiler, mükemmel akış ölçere sahip olduklarını iddia ediyorlar, ancak gerçek şu ki, bir tanesine sahip olma şansı çok az. Bunun nedeni, her tipik debimetrenin çalışma prensibi ve kullanılan teknoloji nedeniyle dezavantajlarına ve avantajlarına sahip olmasıdır.
Ortaya çıkan dezavantajlar, yapım, montaj ve uygulamada kullanılan malzemeden kaynaklanmaktadır. Örneğin, gaz türbini akış ölçerler hareketli parçalar olmadan etkili bir şekilde çalışmayacaktır. Öte yandan, Coriolis sayaçlar hareketli parçalardan yoksundur, ancak teknoloji bunların büyük olmasını gerektirir ve bu da pahalı hale getirir.
Ek olarak, manyetik akış ölçerler ölçüm yaparken iletken sıvılar gerektirir, bu nedenle hidrokarbon sıvıları ölçemezler.
Bu makale, gaz akış hızını ölçmek için kullanılan en son akış ölçerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını araştırmak için hazırlanmıştır çünkü sıvılar gaza kıyasla kolayca ölçülür.
Birçok gaz akış ölçer tipi vardır, bunlar Silver Automation Instruments'ın müşterilere sıklıkla önerdiği ortak gaz akış ölçerleridir.
Gaz ölçümü için termal Kütle akış ölçer
Coriolis ve Termal Akış Ölçerler, termal akış ölçerlerin ölçümleri nasıl aldığına göre kütle akışı ölçer. Coriolis tarafından kullanılan akışkan momentum yerine ısı iletme özelliklerini kullanırlar. Bazı termal dağılım akış ölçerler
, çoğu gaz akışını ölçmesine rağmen sıvı akışını ölçebilir.
Türbülans araştırmalarında ve hız profilinde ısıtılmış ince tel içeren hotwire anemometreler kullanılmıştır. Kırılgan ve küçüktürler, bu nedenle kir ve kırılmaya karşı hassastırlar, bu nedenle endüstriyel kullanım için tavsiye edilmezler.
Termal Debimetreler için çeşitli teknolojiler kullanılmıştır. Bazılarının ortam akış akışı ile ısıtılmış sensörler arasındaki sıcaklık farkını ölçmesinin nedeni budur. Diğerleri, akış akışı dağılımlarına eklenen ısının hızını ölçer. Bu nedenle, Termal Akış Ölçerler, akışkan sıcaklığını entegre noktalarda ölçmek için birden fazla sıcaklık sensörüne ihtiyaç duyar.
Diğer Debimetreler gibi avantajları ve dezavantajları vardır. Düşük satın alma maliyeti nedeniyle kısıtlı bütçesi olanlar için iyidir. Ek olarak, onu daha benzersiz kılan, düşük basınçlı gazların akışını ölçebilirler.
Bununla birlikte, daha doğru hale getirmek için bu konuda iyileştirmeler olsa da, düşük orta doğruluk sunar.
Avantajlar
-Emisyon izleme uygulamaları için çok uygundur
- İstif akış ölçümleri için uygundur
-Orta maliyet
-Düşük basınçlı gaz akışını ölçebilir
-Insertion modeli büyük boruları kaldırabilir
Dezavantajları
-Buhar akışını ölçmek için kullanılamaz
-Düşük ila orta doğruluk sunar
-Tamamen gazlar için kullanılır, sadece birkaç sıvı uygulamada
-Gaz bileşimi bilinmelidir
Termal Kütle akış ölçer, termal difüzyon prensibine göre tasarlanmıştır. Akış sensörü, gazı doğru bir şekilde ölçmek için sabit sıcaklık farkı yöntemini kullanır.Küçük boyut, yüksek zeka, uygun kurulum ve doğru ölçüm avantajlarına sahiptir. Termal kütle akış vericisi, harici sıcaklık ve basınç kompanzasyonu gerektirmez ve ölçüm uygun ve doğrudur, gazın kütle akış hızı veya standart bir hacim akışı elde edilebilir. Termal dağılım debimetrenin geniş aralık oranı, 120 Nm / s'den 0.1 Nm / s'ye kadar yüksek debilere sahip gazları ölçer ve gaz kaçağı tespiti için kullanılabilir. Daldırılabilir kütle akış ölçerler iyi sismik performansa ve uzun hizmet ömrüne sahiptir. Gaz akış sensörünün hareketli parçaları ve basınca duyarlı parçaları yoktur ve titreşimin ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisine karşı bağışıktır. Fabrika otomasyonu ve entegrasyonu, RS-485 iletişimi veya HART iletişimi kullanılarak sağlanabilir. Dijital termal kütle akış ölçer, basınçlı hava akış ölçerler, propan gaz akış ölçer, biyogaz akış ölçerler, LPG akış ölçerler, nitrojen akış ölçerler, oksijen akış ölçerler için kullanılabilir.
Gaz türbini debimetre Gaz türbini debimetre
modeli, doğal gaz, şehir gazı, LPG, propan, bütan, hava, nitrojen, vb. Gibi çeşitli gaz ve endüstriyel alanlarda çeşitli gazları ölçmek için uygundur. özellikle velayet devri için uygundur. Gaz türbini debimetresi, düşük basınç kaybı, yüksek doğruluk, düşük başlangıç akışı, büyük kısma oranı, iyi sismik ve titreşim direnci olan bir tür hız debimetresidir. Silver Automation Instruments tarafından çözülen gaz akış aletleri, elektronik anlık akış ve toplam akış göstergesine sahip dijital bir gaz akış ölçerdir. Darbe veya 4-20 mA çıkış yapabilir ve müşterilerin çeşitli endüstriyel kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için RS485 iletişimine sahip olabilir.
Gaz ölçümü için Coriolis Akış Ölçer
Bu, diferansiyel basınç ölçüm cihazlarının yerini alan, hızla büyüyen bir debimetredir. Çoğu insan maliyetine rağmen buna değer buluyor.
Sıvılarla gazlardan daha iyi çalışsalar da gaz akışını ölçmede kullanılırlar. İşin iyi yanı, hesaplama formülünü kullanmadan kütle akışını doğrudan ölçebilmesidir.
Gaz akışı için Coriolis sayaçlarının avantajları ve dezavantajları
Avantajlar
-Yüksek doğruluk
-Yüksek güvenilirlik
- Velayet devri için onaylandı
-Sıhhi uygulamaları halledebilir -
14 inç'e kadar büyük hat boyutlarında mevcuttur
Dezavantajları
Aşağıdakiler dezavantajlarıdır: -
Bükülmüş tüp ölçerler için basınç düşüşü.
-Yüksek başlangıç maliyeti
- Düşük gaz yoğunluğu nedeniyle gaz akışı ölçümleri zor olabilir
-4 inçten büyük hat boyutlarında pahalı ve hantaldır
Vorteks akış ölçer
Vorteks dökülme debimetresi 1970'lerde endüstriyel pazarlara tanıtıldı. Bir aşağı akıntıya yerleştirildiklerinde girdap prensibi yapabilirler. Von Karman tarafından incelenen etkiyi kullanırlar. Akış akışına geniş ve düz ön engele sahip bir blöf gövdesi yerleştirilir. Bu nedenle, blöf cismin sıvı içindeki etkisine bağlı olarak değişen girdaplar oluşur.
Girdapların frekansı, akış hızıyla doğru orantılıdır. Vorteks frekansı ultrasonik, termal, basınç ve çeşitli sensör türleri ile belirlenir. Bu nedenle, akış hızı ile borunun alanını çarptığınızda, akış hızını elde edersiniz.
Vortex Debimetreler çok yönlülüklerinden dolayı avantajlıdır. Buhar akışında yüksek sıcaklıklara tolerans gösterebilir ve buhar, sıvı ve gaz akışını ölçebilirler.
Bu vorteks ölçerler, DP Akış Ölçerlerden daha az basınç düşüşüne sahiptir. Ayrıca sıvıları daha doğru bir şekilde ölçer.
Avantajlar
-Hareketli parça yok
-API standartlarını kullanın
Nispeten yüksek doğruluk
-Son derece çok yönlü
Dezavantajları
- Velayet devri için sınırlı kullanımı vardır
- Blöf gövdesi basınç düşüşüne neden olabilir
Esas olarak gazlar, sıvılar, buharlar ve diğer ortamlar gibi endüstriyel boru hattı ortam sıvılarının akış ölçümü için kullanılır. Küçük basınç kaybı, geniş ölçüm aralığı ve yüksek hassasiyet ile karakterizedir. Hacim akış hızı ölçülürken sıvı yoğunluğu, basınç, sıcaklık ve viskozite gibi parametrelerden neredeyse hiç etkilenmez. Hareketli mekanik parçalar yoktur, bu nedenle güvenilirlik yüksektir ve bakım azdır. Akış aletleri, yüksek güvenilirliğe sahip bir piezoelektrik stres sensörü kullanır ve -20 ° C ~ +250 ° C çalışma sıcaklığı aralığında çalışabilir. Dijital sistemlerle kullanımı kolay analog standart sinyaller ve dijital darbe sinyal çıkışları vardır. bilgisayarlar olarak. Nispeten gelişmiş ve ideal bir akış ölçerdir.
Rotametre (Değişken Alanlı Akış ölçer)
Metal boru dönüşü, şamandıra pozisyon ölçümüne dayanan değişken bir alan akış ölçerdir. Tamamen metal yapıyı benimser, küçük hacim, küçük basınç kaybı, geniş aralık oranı (10 ~ 20: 1), uygun kurulum ve bakım vb. Özelliklerine sahiptir. Çeşitli endüstrilerin karmaşık ve zorlu ortamlarında yaygın olarak kullanılır. küçük akış, düşük akış hızı. Silver Otomasyon Cihazları ayrıca anlık akışı ve toplam akışı göstermek için dijital ekranlı dijital rotametreler satar, alarm çıkışları, 4-20mA çıkışları, RS485 iletişimi vb. Olabilen akış vericileri ile rotametre yapılabilir.
Silver Automation Instruments, Çin gaz akış sayaçlarının ürettiği kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla gaz akış sayaçları tedarik eder, gaz akış ölçüm uygulamalarınızı bize göndermek için bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, sizi her zaman en iyi fiyat ve en iyi hizmetle destekleyeceğiz.