Nötron Optik
Özellikle akıdaki lokal bir artıştan yararlanan yöntemler arasında, yüksek basınç hücrelerinde olduğu gibi, tomografide olduğu gibi küçük bir kaynağa ihtiyaç duyan veya yüksek uzamsal çözünürlük gerektiren küçük örneklerin incelenmesi için nötron saçılması yöntemleri yer alır, nötron aktivasyon analizi olarak.
Nötron kılavuzlarında taşınan nötron ışınları normalde yarı paraleldir ve birkaç cm²'lik geniş bir kesit alanına sahiptir. Bu ışınlara odaklanmanın en iyi yolu, X-ışını optiklerinde kullanılan odaklama yarı merceklerini kullanmaktır. Geometrik parametrelerine göre, bu yarı lensler geniş bir nötron ışını küçük bir odak noktasına < 1 mm'ye getirin ve böylece odak noktasında bir ila iki büyüklükte bir yoğunluk kazancı elde edin.
Kılcal lenslerin en büyük avantajı esnek kullanımlarını sağlayan kısa uzunluklarıdır. Lensleri değiştirerek farklı odak noktası boyutları ve odak uzunlukları elde edilebilirken, odaklama nötron kılavuzları gibi alternatifler metrelerce uzunluktadır ve bu nedenle oldukça esnek değildir.
Şimdiye kadar, kılcal lensler esas olarak X-ışını kaynakları ile kullanılmıştır. Nötronlar, tıpkı fotonlar gibi, bir katı yüzeyinin toplam yansımasının etkisini gösterir. Toplam yansıma Θcat otlatma insidansı için kritik açı birkaç mraddır ve X-ışını ve nötron radyasyonu için aynı aralıktadır. Dalga boyuna λ bağlıdır ve nötronlar ve farklı cam türleri için değeri:
Θ c [mrad] ≈ λ [Å]
Bu gerçek, nötronlar için cam kılcal optiklerin kullanılmasına izin verir. Bununla birlikte, X-ışını optiklerinin aksine, camın bor içermesi, cama giren nötronların emilmesine ve böylece sadece odaklanmış nötronların iletilmesine neden olması önemlidir.