Bir kumpas nasıl kullanılır ve ne tür bir cihaz? Kaliper - küçük mesafelerin, derinliğin, parçaların çapının belirlenmesi için ölçüm aleti. Nasıl kullanılacağını anlamak için, yapısını dikkatle incelemeniz gerekir.
Kaliper - küçük mesafeleri, derinliği ve parça çapını ölçen bir cihaz.
Bu cihazla yapılan ölçümler 0.1-0.01 mm hassasiyetle elde edilir. Dış ve iç çaplar geniş alt ve iç yardımcı çeneler ile ölçülür.
Bu tür araçlar var:
- sürmeli;
- hatlı
- e.
İnşaat ilkesi aynıdır, ancak okuma cihazı türü farklıdır.
Cihaz yapısı
Şekil 1, aşağıdaki bileşenlere sahip bir vernier ile shts-1 kumpas gösterir:
- Rod.
- Takım çerçevesi
- Bölümlerin ölçeği.
- İç süngerler.
- Dış sünger
- Derinlik göstergesi
- Vernier.
- Vidalı.
Şekil 1. Cihaz kaliperi SHC-1: 1 - çubuk, 2 - alet çerçevesi, 3 - bölümler, 4 - iç çeneler, 5 - dış çeneler, 6 - derinlik göstergesi, 7 - nonius, 8 - vida.
Çubuk, uzunluğu 150 mm olan 1 mm'lik bir derecelendirme ölçüm cetvelidir. Yani ölçülen yüzeyin maksimum büyüklüğü 15 cm'yi geçmemelidir, ancak çubuk uzunluğu 15 cm'den fazla olan bu tip kaliperler de vardır.
Kaliper çerçevesi hareketlidir ve çeneleri hareket ettirmek için tasarlanmıştır. Bir çerçevenin yardımıyla, istenen boyuta genişletilebilir veya daraltılabilir. Vida (pos.8) çerçevesi sabitlenebilir. Bu, parçanın ölçümünün çerçevenin istenen konumunu kaybetmemesi için gereklidir.
Küçük sürgülü elemanlar bir boşluğun iç boyutunu ölçer: manşonun iç çapı, eşleşen parçaların düzlemleri arasındaki iç boyut.
Büyük kayar elemanların yardımıyla ürünlerin dış boyutlarını ölçün: dış çap, uzunluk, genişlik, küçük parçaların yüksekliği. Bunu yapmak için, sünger ölçülen yüzeyin her iki tarafında seyreltilmeli ve sıkıca kapatılmalıdır.
Derinlik göstergesi ürünlerin derinliğini ölçer. İnce bir geri çekilebilir cetveldir. Bu cihaz deliklerin derinliğini, standart yöntemlerle ölçülmesi zor olan çeşitli çıkıntıları belirler.
Nonius bir pergel üzerinde bir yardımcı ölçektir. Noniusun boyutu 1.9 mm olan 10 bölüme sahiptir. Böylelikle toplam ölçü uzunluğu 19 cm olup, ölçü ölçeği 0.1 mm hassasiyetle tespit edilir.
Cihazı kullanırken dikkatli olmalısınız: Aletin keskin kenarları vardır.İçindekiler tablosuna geri dön
Ölçüm cihazının kullanım şartları
Ölçümlere başlamadan önce, yeni cihaz çalışma yüzeylerinde temizlenmeli ve doğruluğu kontrol edilmelidir. Bunu yapmak için ana süngeri birleştirin. Aynı zamanda, iki skalanın ilk işaretleri aynı olmalıdır: milimetre bölümleri ve hareketli vernier ile sabit bir işçi.
Dış boyutların belirlenmesi için talimatlar:
Kaliperler ile ölçüm detaylarının şeması.
- Aleti sağ elinizle ve soldaki kısımdan alın.
- Dış çeneleri açın ve aralarındaki kısmı sıkıca sıkıştırın. Bunu yapmak için, çerçeveyi baş parmağınızla istenen çeneler genişleyene kadar hareket ettirin.
- Takımın kayan parçaları ölçülen parçanın en uç noktaları ile yakın temas halinde olduğunda, bu konum sabitleme vidasıyla sabitlenmelidir.
- Tanıklık sonuçlarını almadan önce, herhangi bir çarpıklık olmadığından emin olmalısınız.
- Detay ayrıldı ve sonuçları okumaya başlar.
İç ölçülerin ölçülmesi:
- Enstrümanın iç kayan parçalarını kapatın ve ölçülen oyuğa yerleştirin.
- Çeneleri, parçanın iç yüzeyinin dış yüzeylerine dış kenarlarına değene kadar çözün.
- Kaliper bu pozisyonu bir vida ile sabitlenmiştir.
- Parçayı yan taraftan çıkarın ve sonuçları okumaya başlayın.
Deliğin derinliğini belirlemek için, derinlik ölçüsünü delik boşluğuna düşürmek gerekir. Dış dudaklar, derinlik göstergesi yüzeyin tabanına dayanana kadar hareket eder. Bu pozisyon bir vidayla sabitlenir ve sonuçların giderilmesine devam edilir.
Okumaları doğru bir şekilde almak için, pergel gözünüzün önünde tutulmalıdır. Ölçeğe yandan bakarsanız, ölçüm hatalarına yol açacaktır.İçindekiler tablosuna geri dön
Kanıtın tanımı
Bir algoritmanın ürettiği dış, iç boyut ve derinliğin belirlenmesi.
Bir pergelle dört çeşit ölçüm.
Ölçüm değeri iki skalanın göreceli konumunu belirler: ana ve vernier. Vernier ölçeğinin yüzeyi, ana skala ile daha iyi hizalama için bir eğime sahiptir.
Başlangıç olarak, noniusumun ilk işaretinin solunda bulunan ana skalada bir tamsayı mm'yi tahmin etmek gerekir. Örneğin, verniyerin sıfır noktası 33 mm ve 34 mm bölümler arasında durduysa, o zaman mm cinsinden tam sayı 33'tür.
Ardından, ölçüm birimlerinin ondalık sayısını belirleyin. Bunu yapmak için, nonius ölçeğinde, ana ölçekte herhangi bir işaretle açıkça çakışan bir vuruş bulunur. Tam olarak burada önemli olan tam eşleşme Vernier bölümündeki eşleşen çubuğun değeri mm'nin onda biridir.
Bu tür tesadüfler varsa, o zaman nonius'un sıfır noktasına daha yakın olan rakamı dikkate alırlar. Örneğin: verniye ölçeğinde, iki eşleşen çizgi: 3 ve 4 işaretlerinde "3" değerini dikkate alın.
Bütün kısım ve ondalıkların eklenmesi, ölçüm okumalarını alır. Dolayısıyla, açıklanan örnekte, toplam ölçüm sonucunu elde ediyoruz: 33.3 mm.
Bir ok enstrümanı yardımıyla okumaları okumak çok kolaydır. Tam sayı büyüklüğü cihazın ana kadranı tarafından belirlenir. Yardımcı kademeli kadranda, el, ondalık ve hatta yüzlerce ölçme ünitesini gösterir.
Dijital cihaz - en kolay ve en uygun. Okumalar gösterge ekranında görüntülenir.
Vernier kumpas mühendislik ve tasarımda vazgeçilmez bir cihazdır. Bununla birlikte, üretim parçalarının doğruluğunu kontrol edin.