Sıfır noktası her zaman pürüzlü yüzeylerde güvenilir bir şekilde belirlenemez; mümkünse yüzeyi parlatın. Hava akımları ve harici titreşimler de okumalarda yüksek dalgalanmalara ve hatta yanlış ölçümlere neden olabilir. Bu nedenle aletler korumalı bir yere monte edilmelidir (örn. Bodrum katına veya zemin altı bölgeye). Çok düşük kuvvetlerle ölçüm yaparken, kapalı ölçüm kabinleri ve sönümleme tablaları da dış etkilere karşı koymaya yardımcı olur.
Ölçme ucu kirli veya yıpranmış olabilir. WIN-HCU düzenli olarak yapılması gereken bir temizleme prosedürü sunar. Ayrıca uygulamanız için doğru kuvvet-zaman rejimini seçip seçmediğinizi kontrol edin. Farklı test parametreleri sapmalara neden olabilir .
Bu adımlar hala yardımcı olmazsa, ölçme ucu aşındığında bir şekil düzeltmesi de yapılabilir. Not: Şekil düzeltme yalnızca Fischer çalışanları veya diğer vasıflı / eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Mikroskopta yanlış merceğin ayarlanmış olması mümkündür. Farklı bir mercek deneyin ve otomatik mercek algılaması olmayan bir cihazınız varsa, WIN-HCU yazılımında doğru merceği seçtiğinizden emin olun.
Ardından, iz hala görünmüyorsa, çok düşük bir test kuvveti seçmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, örneğin bir atomik kuvvet mikroskobu (AFM) kullanılarak görülebilir. Yine başka bir neden, mikroskop konumu ile gerçek ölçüm konumu arasında çok büyük bir sapma olabilir. Ofset ayarları Ölçüm aşaması ► Mikroskop ayarını gir 'da bulunabilir.
Mikro kesitli kaplamaları ölçmek için uygun Fischer mikro kesitli numune tutucusunu kullanmanızı öneririz. Ölçümler uygun bir tutucu olmadan mikro kesitlerde yapılırsa, her ölçüm için ucu yerleştirme işlemi, mikroskop pozisyonuna göre ölçüm pozisyonunun sistematik bir şekilde kaymasına neden olabilir.
Boşaltma eğrisinin kaydedilmemiş olması mümkündür; lütfen ayarlarınızı kontrol edin. Ek olarak, çok yumuşak numuneler yük altında deforme olabilir (sürünebilir), bu nedenle indentasyon sertliği her zaman belirlenemez. İndentasyon sürünmesini (creep) belirlemek için "creep" ayarını kullanın (C BT ). E IT ve sonra indentasyon sertliğini H IT indentasyon modülünü belirlemek için ISO 1457 ye göre Düzenle ► Uygulama özellikleri ► Parametre ► Doğrusal ekstrapolasyon ayarını kullanın.