Pensampermetreler, temassız AC akım ölçümlerini yapmak için manyetik indüksiyon prensibine dayanır. Bir telden akan elektrik akımı manyetik alan üretir. Alternatif akım sıklıkla polariteyi tersine çevirdiğinden, manyetik alandaki akım akışına orantılı olarak dinamik dalgalanmalara neden olur.Kelepçe sayacının içindeki bir akım transformatörü manyetik dalgalanmaları algılar ve değeri bir ACakım okumasına dönüştürür. Bu tip ölçüm çok yüksek AC akımlarının ölçülmesi için uygundur.Bununla birlikte, doğru akım, sabit bir polaritede iletkenlerden akar. Sonuç olarak, iletken etrafındaki manyetik alan değişmez ve konvansiyonel pensampermetre ölçüm aleti okuma yapmayacaktır. DC kelepçe ölçüm cihazları Hall Etkisi prensibi ile çalışır. Hall etkisi sensörleri, Hall etkisi sensöründe küçük bir voltaja neden olan akım akışından kaynaklanan manyetik alanı algılar. Akıma orantılı olan bu voltaj daha sonra yükseltilir ve ölçülür.Fonksiyonel pensampermetre genellikle, aletin çok yönlülüğünü arttıran volt metreler, ohm metreler,vb. gibi diğer sensörleri içerir. Bu diğer sensörler, kelepçe sayacına takılan test kablolarını kullanır.Kelepçe ile sadece akım ölçümleri yapılabildiğinden, diğer ölçümler kelepçenin temassız doğasından yararlanamaz.
Pensampermetre Özellikleri
Sıkıştırma ölçerler genellikle doğru okumaları ve sonuçları elde etmeyi kolaylaştıran bir dizi özellik ile kullanılabilir. Elbette, daha yüksek uçlu pensampermetre cihazlarının bu gelişmiş fonksiyonları dahil etme olasılığı daha yüksektir.
Gerçek RMS:
Alternatif akım, saniyede birkaç kez yönleri tersine çevirdiğinden, sinüs dalgası olarak temsil edilir.Sinüs dalgasının genliği dalga periyodu boyunca sürekli değiştiği için, akım ölçümleri zaman içinde farklı noktalarda biraz değişebilir. True-RMS (kök ortalama karesi), daha kararlı ve doğru AC okumaları için AC sinyallerini eşdeğer değere sahip DC sinyallerine dönüştürür.
IP derecesi:
Giriş Koruma Sınıfı, muhafazaların nem ve yabancı cisimlere girmesine karşı koruma derecesini sınıflandırır ve derecelendirir. Yeterli korunan cihazlar, daha geniş bir çevrede kullanım için uygundur.NEMA derecelendirmeleri, yaygın olarak kullanılan başka bir muhafaza derecelendirme sistemidir.
Pensampermetre Fiyatları
Çene genişliğine bağlı olarak fiyatları değişen pensampermetre fiyatlarını sitemiz EnsarShop
.com'dan inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz.
PC arayüzü:
Daha da önemlisi, kelepçeler, daha fazla analiz veya rapor oluşturma işleminin gerçekleşebileceği bir sayaçtan veri aktarımı için bir araç olarak seri portları (PC arayüzleri) içermektedir. Ortak ara birimler arasında Ethernet, USB, FireWire veya RS-232 bulunur. Çoğu zaman, bir bilgisayara aktarıldıktan sonra verileri düzenlemeye yardımcı olmak için yazılım da mevcuttur.
Veri kaydedici:
Dahili hafıza daha sonra geri çağırma için bir dizi ölçüm değerini tutabilmektedir.
Otomatik yavaşlatma ekranı:
Otomatik ayarlayıcı üniteleri, kelepçeyi konumlandırmaya ve bir ölçüm yapmaya çalışırken,kullanıcıların doğru ölçüm aralığını otomatik olarak değiştirerek anahtar konumlarını ayarlamasına gerek kalmadan ayarlar. Ürünleri hem internet sitemizden, hemde Sakarya mağazamızdan satın alabilir ve inceleyebilirsiniz.