1 IR (Kızıl Ötesi) Spektroskopisi HazırlayanZikriye ÖZBEK
2 Molekül yapısının aydınlatılmasında en çok spektroskopi yöntemi kullanılır. Moleküler spektroskopi maddeyle elektromanyetik ışınımın etkileşmesini inceleyen bilim dalıdır.Elektromanyetik ışınımın frekansına ve molekülün değişen enerjisine göre elektromanyetik spektrum bölgelere ayrılabilir.Genel olarak moleküllerin titreşim geçişleri cm-1-20cm-1 dalga sayısı aralığına düşer. Uygulama bölgesi ise genel olarak 4000cm-1-20cm-1 arasındaki bölge olup infrared spektroskopisi ile incelenir.Titreşim spektrumları, titreşen enerji düzeylerinin değişmesiyle oluşurlar. İnfrared bölgede bir titreşim bandının gözlenebilmesi için molekülün titreşimi sırasında elektriksel dipol momentinin değişmesi gerekir.
3 Dalga boyu aralığı (mm) Dalga sayısı aralığı (cm-1) BölgeDalga boyu aralığı (mm)Dalga sayısı aralığı (cm-1)YakınOrtaUzak
4 Kırmızı ötesi bölgesinde soğurma, moleküllerin titreşme ve dönme düzeylerini uyarır. Kırmızı ötesi ışımanın enerjisi moleküldeki bağları bozmaya yetmez, elektronik uyarma da yapamaz; fakat atomların kütlelerine, bağların gücüne ve molekül geometrisine bağlı olarak bağların titreşme genliklerini arttırır.
5 Moleküler Titreşim Tipleri: Bir moleküldeki atomların birbirine göre yerleşim durumları tam olarak sabit olmayıp, moleküldeki bağlar etrafında çok sayıda titreşim ve dönme sonucu devamlı değişir. Basit iki veya üç atomlu bir molekül için, böyle titreşimlerin sayısını, özelliğini ve bu titreşimlerle absorplanan enerji arasındaki ilişkiyi açıklamak kolaydır. Böyle bir analiz, çok sayıda atomdan meydana gelen moleküller için imkansız değilse bile, zor olur. Büyük moleküllerde sadece çok sayıda titreşim merkezi bulunmaz, ayrıca bazı titreşim merkezleri arasında etkileşim de söz konusudur ve bu etkileşimlerin de göz önüne alınması gerekir.Titreşimler gerilme ve eğilme denilen iki grupta toplanabilir. Gerilme titreşiminde iki atom arasındaki bağ ekseni boyunca atomlar arasındaki uzaklığın devamlı değişmesi söz konusudur. Eğilme titreşimleri ise iki bağ arasındaki açının değişmesi ile karakterize edilir ve dört tiptir. Makaslama, sallanma,.salınma ve burkulma. Titreşim tipleri Şekil 'de şematik olarak görülmektedir.Şekilde gösterilen titreşim tiplerinin hepsi ikiden fazla atom içeren bir molekülde mümkündür. Ayrıca, titreşimler tek bir merkez atomundaki bağlarla ilgili ise, titreşimlerin etkileşimi veya örtüşmesi meydana gelebilir. Etkileşme sonucu, mevcut titreşimlerin özelliklerinde bir değişme olur.
7 Moleküller iki tür titreşim yapar Gerilme – Bağ hattı boyunca titreşim Simetrik AsimetrikEğilme– düzlem boyunca titreşimHCHCasymmetricsymmetricHCHCHCHCmakaslamasallanmaburkulmasalınmaDüzlem içiDüzlem dışı
8 Titreşme hareketleri: 1) Gerilme 2) Eğilme (düzlem içi ve dışı) Simetrik ve asimetrik gerilmeDüzlem içiyana sallanmaDüzlem içimakaslamaDüzlem dışısallanmaDüzlem dışıbükülme
9 Titreşim frekansıİki atomlu(mA ve mB) bir sistemin gerilme ve eğilme frekansının hesabı için basit titreşme hareketi yaptığı kabul edilmiştir.k:bağın kuvvet sabiti (Nm-1), mind:indirgenmiş kütle, m-1 olarak bulunur..k; atomların kütlesine, elektronegatifliğine, bağın uzunluğuna ve bağın gücüne bağlı olarak değişir.
10 SOĞURMA PİKLERİNİN SAYISI Çok atomlu bir molekül için soğurma piklerinin sayısı serbestlik derecesinden hesaplanabilir.N atomlu çizgisel bir molekül için 3N-5N atomlu çizgisel olamayan için 3N-6H2O için 3 band beklenir.
11 CO2 için 3x3-5=4 (2 gerilme, 2 eğilme) 2 pik gözlenir neden? Asimetrik gerilme2350 cm-1Simetrik gerilme1349 cm-1Eğilme671 cm-1Eğilme671 cm-1
12 Çalışma ilkesi:Moleküllerin IR ışığını (0,78 – 1000 m dalga boylu veya – 10 cm-1 dalga sayılı) absorpsiyonuyla titreşim ve dönme enerji seviyelerine uyarılmalarının ölçümüne dayanır.Moleküler maddeler için infrared absorpsiyon emisyon ve yansıma spektrumları; spektrumların, moleküllerin bir titreşim veya dönme enerji seviyesinden ötekine geçişleriyle sağlanan enerjideki çeşitli değişmelerden kaynaklandığı varsayımıyla açıklanabilir.İnfrared Bölgesi üçe ayrılır:1- Yakın (0.78 µm-2.5 µm),2- Orta (2.5 µm—25 µm),3- Uzak infrared (25 µm—1000 µm) Genellikle 4000 cm-1 ile 400 cm-1 arasında kalan orta IR bölgesi kullanılır. Uzak IR bölgesi metal ametal bağlarını içerdiği için özellikle anorganik bileşiklerin (Koordinasyon Bileşikleri) yapılarının aydınlatılması açısından önemlidir.Dalga sayısı(1/), hem.enerji ve hem de.; frekansla doğru orantılı olduğundan, infrared spektroskopide genellikle doğrusal bir dalgasayısı ölçeği kullanılmaktadır. Dalgasayısı dalgaboyunun tersidir. Titreşim frekansını kullanmak sayısal olarak ölçeklenmeye uygun olmadığından dalgasayısının kullanılması tercih edilmektedir.
13 Titreşim ve Dönme Sırasında , Dipol Değişmeleri İnfrared ışınları UV, GB ve X-ışınları ile ilgili incelenen elektronik geçişlerin hepsini oluşturacak kadar enerjili değildir. Bu nedenle, infrared ışınının absorpsiyonu, çeşitli titreşim ve dönme halleri arasındaki enerji farklarının küçük olması yüzünden daha çok moleküler yapılarla sınırlıdır. .İnfrared ışınını absorplayabilmesi için bir molekülün titreşim veya dönme hareketi sonucunda, molekülün dipol momentinde net bir değişme meydana gelmelidir. Sadece bu şartlar altında, ışının değişen elektrik alanı ile molekül etkileşebilir ve moleküldeki hareketlerin birinin genliğinde bir değişmeye neden olur.Örneğin, hidrojen klorür gibi bir molekülün etrafındaki yük dağılımı, klorun hidrojenden daha çok elektron yoğunluğuna sahip olması nedeniyle, simetrik değildir. Bu nedenle hidrojen klorürün belli bir dipol momenti vardır(=1, coul.1, m= 2, coul.m=6,08D, Deneysel olarak 1,03 D) ve bu moleküle polar molekül denir. Dipol moment, yük merkezleri arasındaki uzaklık ve yük farkının büyüklüğündeki farka bağlıdır. Hidrojen klorür molekülü titreşirken, dipol momentinde bir değişme olur ve ışının elektrik alanı ile etkileşebilecek bir alan meydana gelir. Işının frekansı molekülün doğal titreşim frekansına uyarsa, moleküler titreşimin genliğinde bir değişme meydana getiren net bir enerji alışverişi gerçekleşir; bu da ışının absorpsiyonu demektir. Benzer şekilde, asimetrik moleküllerin ağırlık merkezi etrafında dönmesi, ışınla etkileşebilen periyodik bir dipol değişimi meydana getirir. Polar bağlar genellikle IR aktiftir.O2 ve Cl2 gibi homonükleer türlerin dönmesi veya titreşmesi sırasında, dipol momentlerinde net bir değişme olmaz; bu nedenle böyle bileşikler infrared bölgede absorpsiyon yapmazlar. Bu tip birkaç bileşik hariç, diğer bütün moleküler türler infrared ışınını absorplarlar.
14 Dönme Geçişleri:Dönme enerji seviyesinde bir değişme olabilmesi için gerekli enerji çok küçük olup 100 cm-1 veya daha azdır (> 100 m). Dönme seviyeleri kuantlı olduğundan, uzak-infrared bölgede gazların absorpsiyonu, kesin olarak birbirinden ayrılmış çizgilerle karakterize edilir. Katı veya sıvılarda moleküller arası çarpışma ve etkileşmeler, bu çizgilerin genişleyerek sürekli bir spektrum oluşmasına neden olur.Titreşim /Dönme GeçişleriTitreşim enerji seviyeleri de kuantlı olup birçok molekül için kuantum halleri arasındaki enerji farkları orta infrared bölgededir. Her bir titreşim hali birkaç dönme enerji seviyesine sahip olduğundan dolayı, gazların infrared spektrumu birbirine yakın çizgi serilerinden ibarettir. Öte yandan, katı ve sıvılarda dönme çok sınırlı olduğundan böyle numunelerde ayrı ayrı titreşim/dönme çizgileri görülmez; onun yerine sadece biraz geniş titreşim pikleri görülür.
15 Formaldehitteki CH2 nin (B3LYP//6-31G(d) in Gaussian 03W ile) hesaplanmış IR bandları Gerilme titreşimlerine karşılık gelen IR absorpsiyon bandı, eğilme titreşimlerine karşılık gelen IR absorpsiyon bandından daha yüksek frekanstadır.
16 İki Atomlu Bir Molekülde Gerilme Titreşiminin Mekanik Modeli Atomik gerilme titreşiminin özellikleri, bir yayın iki ucuna bağlanrnış iki kütleden oluşan mekanik bir modelle ifade edilebilir: Yayın iki ucundaki kütlelerden birinin yayın ekseni yönünde çekilip bırakılması basit harmonik hareket denen olaya neden olur.Sabit bir yere bağlı bir yayın ucuna asılı tek bir kütlenin titreşimini gözönüne alalım. Yayın ucundaki kütle yayın ekseni yönünde çekilerek denge halinden y kadar uzaklaştırılırsa, yayı ilk haline getirmek için gerekli kuvvet F, y ile orantılı olur (Hook yasası): F = -kyPotansiyel enerji E = ½ ky2Potansiyel Enerji (E)Değişim (y)Burada k kuvvet sabiti olup yayın gerilebilirliğine bağlıdır. Negatif işaret, F'nin yayı ilk haline getiren kuvvet olduğunu ifade eder. Bu, kuvvetin yönünün çekilme yönünün tersi olması demektir. Bunun için, kuvvet kütleyi eski yerine getirmeye meyleder.
17 Anharmonik hareket(deneysel gözlem) Dönme geçişleri –( mikrodalga )Anharmonik hareket(deneysel gözlem)Harmonik hareketPotansiyel enerji (E)Titreşimgeçişleri, nAtomlar arası Uzaklık (r) : frekansc : ışık hızıK: bağ için kuvvet sabiti: indirgenmiş kütle = m1m2/(m1+m2)Titreşimsel frekansTitreşimin dalgasayısıC─C cm = (12 x 12)/( )= 6 C─H cm-1 = (1 x 12)/(1 + 12) =0.92
18 ÖRNEKKarbonil grubunun C=O gerilme titreşimi nedeniyle meydana gelen temel absorpsiyon pikinin yaklaşık , dalga sayısı ve dalga boyunu hesaplayınız.Karbon atomunun kg cinsinden kütlesim1= kg/mol X 1 atom = kg6, atom/molBenzer şekilde oksijen içinm2 = kg/mol = 2,7 X kgve indirgenmiş kütle = 2,0 X kg X 2,7 X kg = 1,1 X kg(2,0 + 2,7) X kgbulunur. Daha önce söylendiği gibi tipik bir çift bağ için kuvvet sabiti yaklaşık 1 X 103 N/m civarındadır. Bu ve değerleri Eşitlikte yerine konursa, = 5,3 X s/cm x [1.103 N/m] ½ =1, cm-11, kgbulunur. Karbonil grubunun gerilme pikinin deneysel olarak cm-1 bölgesinde (6,3 - 5,6 m) olduğu bulunmuştur.
19 bağ uzunluğunda değişim Gerilme titreşimi: Tipik bir C-C bağı uzunluğu 154 pm, ortalama uzama-kısalma 10 pm:10 pm154 pmEğilme titreşimi: C-C-C bağ açısında yaklaşık 4° değişim; bağdaortalama 10 pm uzama-kısalmaya karşılık gelir.4o10 pm
21 Işık Kaynakları Nernst Çubuğu Globar Kaynağı İnfrared ışın kaynakları, elektrikle 1500 ile 2000 K'e kadar ısıtılabilen inert katılardır. Bir siyah cisminkine yakın sürekli bir ışıma oluşur. Bu sıcaklıklardaki maksimum ışın şiddeti 5000 ile 5900 cm-1 (2 ile 1,7 m) arasında olur. Uzun dalga boylarında şiddet, 670 cm-1(15 m)'de maksimum değerinin yaklaşık % 1 ine kadar düzenli olarak düşer. Kısa dalga boylu kısımda ise, düşüş daha hızlıdır ve şiddetteki benzer bir azalma cm-1 (1 m) civarında gözlenir.Nernst ÇubuğuNernst çubuğu, 1 ile 2 mm çaplı ve 20 mm uzunluğunda silindir biçimine getirilmiş nadir toprak",elementlerinin oksitlerinden ibarettir. Silindirin bir ucuna dirençli bir ısıtma elemanı için yeterli elektriksel bağlantı sağlayacak platin teller gömülür. "'Sistemden akım geçtiğinde 1200 ile 2200 K arasında bir sıcaklık meydana gelir. Nernst kaynağı büyük bir negatif elektriksel direnç sıcaklık katsayısına sahip olup, akım istenen sıcaklığı sağlayacak büyüklüğe erişmeden önce bir dış kaynak ile donuk kırmızı bir renge kadar ısıtılmalıdır.Globar KaynağıGlobar, çoğunlukla 50 mm uzunluğunda ve 5 mm çapında silisyum karbür bir çubuktur. Bu da elektrikle ısıtılır (1300 ile 1500 K) ve pozitif direnç katsayısına sahip olma gibi bir üstünlüğü vardır. Öte yandan, ark yapmasını önlemek için su soğutmalı elektrik bağlantılarına gerek vardır. Globar ve Nernst kaynaklarının spektral enerjileri, Globar kaynağının çok daha büyük bir çıktı verdiği 5 m'nın altındaki bölge hariç birbirine yakındır.Ayrıca , Akkor Tel Işın Kaynağı, Cıva Arkı, Tungsten Telli Lamba, Karbon Dioksit Lazer Işın Kaynağı da ışık kaynağı olarak kullanılır.
22 İnfrared Dedektörleri : İnfrared dedektörleri genel olarak üç tiptir:(1) termal dedektörler;(2) piroelektrik dedektörler(çok özel bir termal dedektör),(3) fotoiletken dedektörler.ilk ikisi genellikle fotometre ve dispersif spektrofotometrelerde bulunur. Fotoiletken dedektörler ise Fourier dönüşümlü cihazlarda bulunur.Termal Dedektörler:Cevabi ışının ısıtma etkisine bağlı olan termal dedektörler en kısa dalgaboylu infrared dalga boyları hariç, infrared dalgaboylarının hepsini tayin etmek için kullanılırlar. Bu düzeneklerde ışın küçük bir siyah cisim tarafından absorplanır ve oluşan sıcaklık yükselmesi ölçülür. Bir spektrometreden çıkan ışın demetinin şiddeti çok küçüktür (10-7 ile 10-9 W). Bu yüzden gözlenebilir bir sıcaklık değişiminin oluşabilmesi için, absorplayıcı elemanın ısı kapasitesi olabildiğince düşük olmalıdır. Absorplayıcı elemanın kalınlığını ve boyutunu en aza indirmek ve yüzeyine düşen infrared ışın demetini bu elemanın yüzeyine düşürmek için her türlü çaba harcanır. En iyi şartlar altında, sıcaklık değişmeleri binde birkaç Kelvin aralığındadır.
23 Fotoiletken dedektörler: İnfrared fotoiletken dedektör, iletken olmayan bir cam üzerine kurşun sülfür,cıva,'kadmiyum tellür veya indiyum antimonit gibi yarı iletken maddelerin ince bir film halinde kaplanmasıyla hazırlanmıştır ve yarıiletken maddeyi atmosferden korumak için bir kılıf içine yerleştirilmiştir. Işının bu malzemeler tarafından absorpsiyonu iletken olmayan değerlik elektronlarını yüksek enerjili iletken seviyeye çıkarır ve böylece yarıiletkenin elektriksel direnci azalır. Tipik olarak, bir fotoiletken bir voltaj kaynağı ve bir yük direnci ile seri bağlanır ve yük direnci boyunca meydana gelen voltaj düşüşü ışın demetinin şiddetini ölçmek için kullanılır.Monokromatörler:Monokromatör olarak optik ağ veya prizmalar kullanılır. Orta IR bölgesinde iyi bir ayırma için iki optik ağ birden kullanılmalıdır. Bunlardan birincisinde m başına 300 çıkıntı vardır ve 2 m ile 5 m arasındaki dalgaboylarını ayırırlar. İkincisinde ise 100 çıkıntı vardır. Ve 5 m ile 15 m arasındaki dalgaboyları ayırır. Bunlar sırasıyla devreye girerler.
24 Analitik UygulamalarNumune Hazırlama:İnfrared spektroskopisi ile gaz sıvı ve katı örnekler incelenebilir. Bütün maddeler infrared ışığını absorplama eğilimi gösterdiği için, örnek kabının ışık yolundaki pencerelerinin yapımında kullanılan malzemenin ilgilenilen bölgede infrared ışınlarını geçirmesi istenir. Örnek kabının penceresi olarak sık kullanılan ve infrared bölgesinde geçirgen olduğu bilinen alkali halojenürlerin (NaCl, KBr) nem çekici maddeler olduğu bilinmeli ve bunlar kuru bir ortamda kullanılmalıdır. AgCI ışık ile uzun bir süre etkileştiğinde kararmakla beraber, nemli ortamlarda ve sulu çözeltilerde pencere malzemesi olarak kullanılır. 600 cm-1 ile 33 cm-1 arasındaki ışınlan geçiren polietilen ise uzak IR bölgesinde kullanılması uygun olan bir malzemedir.Sıvılar saf halde inceleniyorsa, kalınlığı yaklaşık 0.02 mm olan hücreler, çözeltilerin spektrumunun çekildiği durumlarda ise, kalınlığı yaklaşık 0.50 mm olan hücreler örnek kabı olarak kullanılır. İnfrared bölgesinde ışığı absorplamayan çözücü olmadığı için çözücü seçiminde dikkatli olmak gerekir. Bu bölgede en uygun çözücüler, polar olmayan ve hidrojen içermeyen CS2' CCl4 gibi çözücülerdir. CS cm cm-1 arasında CCl4 ise 4000 cm-1 ile 1335 cm-1 arasında geçirgendir. Bu yüzden tüm infrared bölgesinde spektral bilgilerin elde edilmesi için her iki çözücüde hazırlanmış çözeltiler ile ölçüm yapılır. CCl4 ve CS2 de çözünmeyen maddeler için başka çözücüler kullanılırken çözücünün kendisinin ışığı absorpladığı bölgelerde ölçüm yapılamaz. Su infrared spektroskopisinde kullanılması uygun olmayan bir çözücüdür.Gazların infrared ölçümleri, pencereleri uygun malzemeden yapılmış ve uzun silindir biçimindeki kaplarda gerçekleştirilir. Işık yolunu arttırmak için bu silindirlerin içine ışığı yansıtarak ilerleten aynalar da yerleştirilebilir.
25 IR spektrumlarının alınması için yöntemler Gaz ise:İçi boş ölçme kabında, spektrum bitene kadar basınç sabit kalmalı.
26 Katı ise: 1-KBr peleti hazırlanması 2-Pasta hazırlanması 3-NaCl diski üzerinde katı filmoluşturulmasıEğer örnek katı ise spektroskopikpotasyum bromür (KBr) yardımı ilebirkaç tonluk basınç altında ince şeffaf bir tablet oluşturularak spektrum alınır.KBr’ün infrared bölgesinde absorpsiyonuolmadığı için kullanılması uygundur.Kullanılan KBr nem içermemelidir.Çünkü içerdiği nemin IR spektrumndahatalı bantların gozlenmesine neden olur.
28 Çözelti ise:Çözeltilerin spektrumunun alınması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli şey, şeçilen çözücünün IR bölgesinin her yerinde ışığı geçirebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle en fazla tercih edilen çözücüler karbontetraklorür, kloroform, karbondisülfür,siklohekzan, benzen, tetrakloroetilendir. Buçözücülerden uygun olanı herhangi biri ile örneğin % ‘lük bir çözeltisi hazırlanır. Hazırlanan bu çözelti infrared sellerine koyulur. Ayrıca kullanılan çözücünün hücreninn yapıldığı maddeyi çözmemesine de dikkat edilmelidir.
30 Katı örneklerin ölçümleri: çok ince toz haline getirilmiş bir örneğin KBr ile karıştırıldıktan sonra basınç altında oluşturulmuş tabletleri ile yapılır. Birkaç mg ağırlığındaki katı örnek. birkaç yüz mg kuru KBr ile iyice karıştırılır ve bir preste birkaç tonluk basınç uygulanarak 0,5 mm kalınlığında ve 1 cm çapında bir tablet haline getirilir. KBr nem çekici olduğundan. bazen örnek AgCl tabletleri halinde hazırlanabilir. Katı örnekler ayrıca Nujol gibi mineral yağlar içinde asılı hale getirilerek de incelenebilir. Bu durumda Nujol ün kendisine ait infrared absorpsiyon bantlarının göz önünde tutulması gerekir.Kalitatif Analiz:Bir molekülün infrared absorpsiyon spektrumu en belirgin özelliklerinden birisidir. Sadece bir molekülün optik izomerlerinin infrared spektrumları birbirinin aynısıdır. Bu nedenle. erime noktası, kaynama noktası elementel analiz sonuçları kırılma indisi gibi bilgilerle birlikte kullanıldığı zaman infrared spektrumları maddenin nitel analizi açısından vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. infrared spektrofotometresinin gaz kromatografi aleti çıkışına yerleştirilmesi ile birbirinden ayrılan bileşenlerin belirlenmesi de mümkündür. Bir tepkimede oluşan kimyasal değişmeler endüstride üretilen bir maddenin verimi ve bir maddede bulunan safsızlıkların veya katkı maddelerinin varlığı infrared spektrumları ile kolayca anlaşılabilir.Moleküllerin infrared spektrumları yardımıyla yapılarının aydınlatılması bu yöntemin en yaygın olarak kullanıIdığı alandır. Bilinmeyen maddelerin infrared spektrumları şüphelenilen maddelerin aynı koşullarda çekilen spektrumları ile veya kataloglarda bulunan spektrumlarla karşılaştırılır. Spektrumların özellikle parmak izi bölgesi kataloglardaki spektrumlar ile uyuşmalıdır.
31 Moleküldeki fonksiyonel grupların belirlenmesi daha önceden bu gruplara ait infrared bantlarının hangi dalgaboyu aralıklarında gözlenebileceğini gösteren ve korelasyon tablosu adı verilen tablolar incelenerek tamamlanmalı ve ancak şüphelenilen moleküllerin spektrumları için kataloglara başvurulmalıdır.Elementel analiz sonuçları biliniyorsa moleküldeki doymamışlık derecesi hesaplanmalıdır. Doymamışlık derecesinin bilinmesi ile yapısından şüphelenilen maddeler daha kolay aydınlatılabilir. Doymamışlık derecesi bir moleküldeki [çift bağ sayısı + 2(üçlü bağ sayısı) + halka sayısı] olarak tanımlanır. Örneğin, benzenin doymamışlık derecesi 4 asetilenin 2 dir.Kapalı formülü CaHbNcOdXe olan (X=halojen) bir molekülde doymamışlık derecesi.2a-b+c-e (Doymamışlık derecesi halkalı olmayan alkanlara göre H eksikliği olarak tanımlanır.2eşitliği ile bulunur. Görüldüğü gibi moleküldeki oksijen atomlarının doymamışlık derecesine etkisi yoktur.Aromatik bileşiklerde C-H gerilme titreşimleri 3000 cm-1 in biraz üstünde gözlenir. Aromatik bileşiklerde ayrıca 1450 cm cm-1 arasındaki üç veya dört C=C gerilme titreşim bandı vardır. 750 cm cm-1 arasındaki eğilme titreşimine ait bantlarla 1600 cm cm-1 arasında bulunan bu titreşimlerin üst tonlarının sayısı ve birbirine göre bağıl şiddetleri benzen halkasına kaç sübstitüentin bağlı olduğunu ve bunların hangi konumlarda yer aldığını belirler .
32 Alifatik bileşiklerde C-H gerilme titreşimleri 3000 cm-1 in biraz altında gözlenir. Ayrıca 1400 cm-1 civarında bir çift C-H eğilme bandı vardır. Alken türü bileşiklerde C=C gerilme titreşimi 1650 cm-1 civarındadır. Allenlerin (C=C=C) 1950 cm-1 de ketenlerin (C=C=O) 2150 cm-1 de. izosiyanatların(-N=C=O) 2250 cm-1 de belirgin bantları vardır. Alkinlerin 2200 cm-1 deki C=C gerilme titreşimi 3300 cm-1 de kuvvetli bir bantla birlikte çıkıyorsa terminal bir alkin (-C=C-H) söz konusudur.Aldehitlerde 1700 cm-1deki C=O gerilme titreşimi, 2800 cm-1 civarında bir veya iki C-H gerilme bandı ile birlikte gözlenir. Ester, lakton ve karboksilli asitlerde C=O gerilme titreşimi 1100 cm cm-1 arasında çıkan C-O gerilme titreşimi ile birliktedir. Karboksilli asitlerde ayrıca 3000 cm-1 civarında O-H gerilme titreşimine ait bant da gözlenir. Amidlerde, 1650 cm-1civarındaki C=O gerilme bandına 3200 cm-1 ve 3400 cm-1 civarında bir çift N-H gerilme bandı eşlik eder. Asit anhidritlerde 1840 cm-1 ve 1770 cm-1 civarında bir çift bant gözlenir.Alkol ve fenollerde serbest O-H gerilmesi 3600 cm-1 de keskin bir bant, hidrojen bağı O-H gerilmesi 3100 cm cm-1 arasında geniş bir bant şeklinde gözlenir. Bu bileşiklerin spektrumunda ayrıca 1300 cm-1 civarında C-O gerilme, 1000 cm cm-1 arasında ise O-H eğilme bantları vardır. Eterlerde 1100 cm-1 ile 1200 cm-1 arasında gözlenen C-O gerilme bandı belirgindir. Aminlerde N-H gerilme bantlan 3200 cm cm-1 arasındadır ve hidrojen bağı oluşumundan O-H grubu kadar olmasa bile bir miktar etkilenir. Aminlerde N-H eğilme bandı 1600 cm-1 de, C-N gerilme bandı ise 1300 cm-1 de belirgin bir biçimde gözlenir. Nitril bileşiklerinin 2200 cm-1 deki bandı çok belirgindir. Nitro bileşiklerinde simetrik ve asimetrik N-O gerilme titreşimlerine ait bantlar, 1500 cm cm-1 ve 1300 cm cm-1 arasındadır.Bir molekülün yapısı eldeki öteki fiziksel özelliklerle birlikte IR spektrumunu yorumlayarak açıklanamıyorsa o zaman o moleküle ait Raman spektrumu nükleer manyetik rezonans spektrumu ve kütle spektrumu da incelenir ve bunların birlikte yorumu yapılarak sonuca daha kolay gidilir.
33 Kapalı formülü C7H60 olan bir bileşiğe aittir Kapalı formülü C7H60 olan bir bileşiğe aittir. Bu kapalı formülden, doymamışlık derecesi 5 olarak bulunur. Spektrumda 1400 cm-1 ve 1600 cm-1 arasında bulunan C=C gerilmesine ait 4 bant ile 3080 cm-1 de gözlenen C-H gerilme bandı maddenin aromatik olduğunu ve 700cm-1 ve 840 cm-1 deki iki band aromatik halkada tek sübstitüent bulunduğunu belirler, 1760cm-1 deki C=O gerilmesidir cm-1 ve 2800 cm-1 de iki C-H gerilmesi bunun bir aldehit olduğunu gösterir. Bu kapalı formüle uyan aldehit ise C6H5-CHO olan benzaldehittir.
34 Bir alifatik alkol olan ve kapalı formülü CH3CH2CH2CH20H olarak verilen butanole aittir. Saf sıvının spektrumunda 3350 cm-1 de gözlenen band hidrojen bağı yapmış O-H gerilme titreşimine aittir. CCl4 çözücüsünde çözünmüş alkolün spektrumunda ise bu hidrojen bağlı O-H bandına ek olarak 3660 cm-l de serbest OH grubuna ait gerilme bandı gözlenir. Ayrıca spektrumdaki 1380 cm-1 ve 1480 cm-1 deki bantlar, C-H eğilme 2900 cm-1 deki band C-H gerilme ve 1180 cm-1 ile 1120 cm-1 deki bantlar C-O gerilme ve O-H eğilme bantlarıdır.
35 Spektrumda 1605 cm-1, 1578 cm-1, 1488 cm-1 ve 1445 cm-1 gözlenen absorpsiyon bantlan aromatik halka C-C gerilme titreşimlerinin en tipik göstergesidir. Buna ek olarak, cm-1 arasında gözlenen bantlar, yine karakteristik aromatik C-H gerilme titreşimlerine karşı gelir cm-1 deki pik ise C=C gerilme titreşimine aittir. IR spektrumundan elde edilen bilgilerin 102 olan molekül ağırlığı ile birlikte değerlendirilmesi ile bu bileşiğin fenilasetilen olduğu söylenebilir.
36 Fonksiyonel grup tablosu 4000cm-13600320028002400200016001200800grupO-H gerNH gerCOO-H=C-H gerCsp3-HC-H-(C=O)-HCNCCC=O-C=N-C=CphenylC-OC-NFC-XClIBr
37 Kantitatif Analiz:İnfrared spektroskopisi daha çok nitel analize uygun olmakla beraber bazen nicel analizde de kullanılır. Bu bölgede de Beer-Lambert eşitliği geçerlidir ve pratik bir yöntem olarak analiz için seçilen pikin zemin çizgisine karşı gelen % geçirgenlik değeri Tz ile pik maksimumuna karşı gelen % geçirgenlik değerinin Tp' logaritmik farkı alınarak absorbans hesaplanır :A= log %Tz%TpKarışımların analizinde ise bileşenlerin birbiri ile örtüşmeyen piklerinden yararlanılır. Nicel analiz için kullanılan ince örnek kaplarının kalınlığı b bilinmiyorsa. bu değer boş kapla belli iki dalga sayısında 1 ve 2 elde edilen girişim maksimumu veya minimumu sayısından n, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:b(mm)= 5n1- 2Daha önce anlatılan infrared gaz analizörleri ile atmosferi kirleten çeşitli gazlar ve çeşitli proseslerde atılan gaz artıklar kolayca tayin edilir. Örneğin, CS2 0,5 ppm, HCN 0,4 ppm piridin 0.2 ppm düzeyinde tayin edilebilmiştir. Bu yöntemle ayrıca CO, C02, NH3, S02 gibi gazlar da duyarlı olarak tayin edilebilir. Bazı sıvı ve katı örneklerde belli bir fonksiyonel grubun miktarının örneğin toplam keton miktarının bilinmesi istenir. İnfrared spektroskopisi. bu amaç için de çok kullanışlı bir yöntemdir.Yakın infrared spektroskopisi normal infrared spektroskopisinin aksine daha çok nicel analiz amacıyla kullanılır. Bu yöntemle hidrojen bağı yapabilen C ve N bileşiklerinin nicel analizi mümkündür.