Uygun bir şekilde üretilmiş ve muhafaza pH elektrodu uzun bir süre için ölçüm bütünlüğünü muhafaza edecektir. Yaş, zayıf bakım ya da uygunsuz kullanım gibi birçok faktörün bir sonucu olarak, zaman içinde herhangi bir elektrot bütünlüğünü kaybeder.
pH ölçümü yanlışlıklar için en yaygın nedeni, bir kirli veya yanlış temizlenmiş elektrot. Kalibrasyon sırasında, alet elektrot temiz olduğunu varsayar ve kalibrasyon işlemi sırasında oluşturulan standardizasyon eğrisi sonraki kalibrasyon kadar geçerli referans olmaya devam edeceğini, çünkü bu, dikkat etmek çok önemlidir.
Kirli elektrot veya yanlış kalibrasyon yaklaşımı çözüm kirlenmesini tampon katkıda bulunabilir. Kirlenmiş tampon çözelti sadece referans kabul edilir nedeni kalibrasyon sırasında önemli bir sorun teşkil edebilir.
HI 2221 kalibrasyon sırasında hem pH? Elektrotlar ve tampon çözümleri için özel Kalibrasyon Kontrol teşhis içeren pH tezgah üstü metre. Bu alet, bir kalibrasyon sonraki pH elektrodu özelliklerini karşılaştırır. Elektrot durumda büyük sapmaların olması durumunda, bu elektrot düzgün önce kalibrasyon ve ölçüm için temizlenmesi gerekiyor kullanıcıyı uyarır.
İkinci özellik kalibrasyon tampon çözeltisi kirlenmiş olup olmadığını tespit etmektir. Kalibrasyon sonra, sonda durumu değerlendirilir ve bir gösterge genel pH elektrodu durumu kullanıcıya bildiren görüntülenir.
Bu cihaz da mV 0.1 kadar bir çözünürlüğe sahip mV ölçmek yeteneği var nedeniyle, ORP elektrotlar (pH kanalı girişi) kullanarak ölçebilirsiniz.
Bu metre de yedi standart tamponlar, pH ilgili tüm verilerin depolanması ve geri alma için izin Otomatik Sıcaklık Telafisi ve GLP yetenekleri ile beş nokta kalibrasyon özellikleri. Yerleşik bir günlük işlevi ile, ölçümler olmayan uçucu bellekte depolanır ve USB portu üzerinden bir PC'ye aktarılabilir.