Ürün No: IS- * M
Entegre Küre nedir?
Entegre küre, yüksek yansıtma yüzeyine sahip içi boş bir küredir, ışık kaynağı veya armatürler için lümen, renklilik koordinatları, CCT, baskın dalga boyu ve tepe dalga boyu vb.
IS-*M geleneksel entegre küre, LISUN zaten üretmeyi bıraktı, ancak bunun yerine A kalıplama teknolojisi ile entegre küre IS- * MA
Özellikler:
• Küre entegrasyon sisteminin boyama malzemesi CIE Yayın No.84'e (1989) uygundur.
• Boyama malzemesi BaSO4 kaplamadır: ρ (λ) ≥0.96 (450nm ~ 800nm) ve ρ (λ) ≥0.92 (380nm ~ 450nm)
• İnce dağınık yansıma: Yansıma ρ≈0.8 ve ρ (λ) doğruluğu <% 1.5
• Tüm fonksiyonel lamba test cihazları: E40 / E27, T5 / T8 / T12 tüpler ve LED ve diğer armatürler için test tutucu tabanı. Test edilen tüm numuneler, küreye hem yukarı hem aşağı yönde monte edilebilir.
• Güç kablosu, güç terminali ve yardımcı lamba konumu yerleşiktir (Yardımcı lamba isteğe bağlıdır)
• Güç kablosu ve soket yerleşik. Test edilen lambayı açmak uygundur
• İki fotoğraf dedektörü bağlantı noktaları, bir Optik lif port ve sıcaklık sensörü deliği yerleşik
• Geleneksel entegre küre birkaç parçadan oluşur. LISUN, entegre küreleri üretmek için bir Kalıplama Teknolojisi geliştirdi. Bir kalıplama entegre küresi daha yuvarlaktır ve test sonucu daha kesindir
• Dahili çapraz lazer, standart lambanın ve test edilen lambanın optik kürenin merkezine yerleştirilmesine yardımcı olabilir
Uygulamalar:
Optik küre ile çalışır spektroradyometre fotometri, kolorimetri ve radyometri parametreleri ölçümü yapmak.
• IS-0.3M / IS-0.5M, LED'ler, LED modülleri, mini LED ampuller ve diğer küçük lambalar içindir. Akı testi aralığı 0.001 ila 1,999 lm'dir
• IS-1.0MA, CFL veya LED ampuller içindir. Akı test aralığı 0.1 ila 199,990 lm'dir
• IS-1.5MA / IS-1.75MA CFL, LED ampul ve tüp, floresan lamba, CCFL içindir. Akı test aralığı 0.1 ila 1,999,900 lm'dir
• IS-2.0MA, HID lambaları veya yüksek güçlü lambalar içindir. Akı test aralığı 0.1 ila 1,999,900lm'dir
Bütünleştirici bir küre neyi ölçer?
The entegre küre Tek LED'leri ve LED aydınlatma ürünlerinin ışığını ölçmek için bir spektroradyometre ile çalışın. LED'in kalitesi fotometrik, kolorimetrik ve elektriksel parametreleri kontrol edilerek test edilmelidir. Daha fazla ayrıntıyı incelemek için lütfen buraya tıklayın LPCE-2 Yüksek Hassasiyetli CCD Spektroradiometre Entegre Küre Sistemi.
Entegre bir küreyi nasıl kalibre edersiniz?
Standart lambayı entegre kürenin ortasına kurmanız, ardından standart lambayı yakmak için kalibrasyon akımını kullanmanız, küreyi kapatmanız ve kalibrasyon prosedürünü başlatmak için LISUN LMS-9000 Yazılımını kullanmanız gerekir. Bu videoda bir entegre kürenin nasıl kalibre edileceğini öğrenmek için daha fazla ayrıntı öğrenebilirsiniz: Entegre LED Küre Sistemi nasıl kalibre edilir