- pH metre ve EC metre cihazlarının kontrolü ve kalibrasyonu için kullanılır
-
- 2 yıl raf ömrü
-
- Tüm kalibrasyon ve temizleme çözeltilerimiz net şekilde anlaşılan etiketlere sahip, kullanışlı şişelerdedir
-
- Tüm tampon çözeltiler Merck kodlu özel kimyasallarla hazırlanmaktadır.
-
- Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmaktadır.
PH KALİBRASYONU
İlk Hazırlık
1. Temiz beherler içerisine pH 7.01 ve pH 4.01 veya pH 10.01 tampon çözeltilerinden az miktarda konulur. Eğer asidik aralıkta çalışılacaksa pH 10.01 çözeltisi yerine pH 4.01 çözeltisi kullanılmalıdır. Eğer bazik aralıkta çalışılacaksa pH 4.01 yerine pH 10.01 çözeltisi kullanılmalıdır.
2. Hassas ve doğru bir kalibrasyon için, her bir tampon çözelti için iki beher kullanılmalıdır. Birincisi elektrodu yıkamak diğeri ise kalibre etmek için kullanılmalıdır. Bu şekilde tampon çözeltinin kirlenmesi en aza indirilmiş olur.
3. Eğer pH-metrenin NBS standardlarına göre kalibre edilmesi istenirse pH 7.01 yerine pH 6.86 ve pH 10.01 yerine pH 9.18 kullanılmalıdır.
Prosedür
1. pH elektrodu ve sıcaklık probu bağlandıktan sonra cihaz açılır.
2. Sıcaklık probu beherlerden birine daldırılır ve sıcaklık ölçümünü görüntülemek için ⁰C tuşuna basılır. Sıcaklık kararlı hale geldikten sonra tampon çözeltinin sıcaklığı not edilir.
3. pH düğmesine basılır sonra pH elektrodu 7.01 tamponunda yıkanıp daldırılır. İyice çalkalandıktan sonra 1 dakika beklenir.pH değeri daha önce not edilen sıcaklığı gösterinceye kadar ayarlanır.
4. pH elektrodları yıkanıp 4.01 veya 10.01 tamponuna daldırılıp çalkalandıktan sonra, 1 dakika beklenir. pH değeri daha önce not edilen sıcaklığı gösterinceye kadar ayarlanır.
5. pH aralığının ayarlanması şimdi tamamlanmıştır.
Aşağıdaki durumlarda cihazın pH aralığı yeniden kalibre edilmelidir :
· pH elektrodu çıkarıldığında,
·
· Son kalibrasyondan sonra 1 ay gibi bir süre geçtiğinde,
·
· Elektrod zor şartlarda kullanıldığında,
·
· Temizleme işlemlerinden ve referans elektrolitin değiştirilmesinden sonra,
·
· Yüksek derecede doğruluk istendiğinde.
Kullanım
1. Cihaz kullanılmadan önce pH ve sıcaklık kalibrasyonunun yapıldığından emin olunmalıdır.
2. Elektrod ve sıcaklık probu cihaza bağlanır.
3. pH elektrodunun lastik koruyucu kılıfı çıkarılır.
4. Elektrodla sıcaklık probu test çözeltisine daldırılır. Çalkalanır ve 1 dakika beklenir.
5. pH, mV ve sıcaklığı görüntülemek için pH/mV/⁰C tuşuna basılır. PH okuması, değişen sıcaklık için kompanse edilmektedir.
6. Eğer manuel sıcaklık kompenzasyonu kullanılmaktaysa, sıcaklık probu çıkarılır ve test çözeltisinin sıcaklığı bir termometre ile kontrol edilir. pH okuması bu sıcaklık için manuel olarak kompanse edilecektir.
7. Her ölçümden sonra cihaz kapatılır ve elektrodun lastik kılıfı takılır. Elektrod içinde bulunduğu ambajda saklanmalıdır.