Multimetre, kapasitörü bilinen bir akım ile şarj ederek, oluşan gerilimi ölçerek ve sonra da kapasitansı hesaplayarak kapasitansı ölçer.
Uyarı: İyi bir kapasitör elektrik yükünü depolar ve güç kesildikten sonra enerjili halde kalabilir. Dokunmadan veya bir ölçüm almadan önce a) tüm gücü kapatın, b) gücün kapalı olduğunu doğrulamak için multimetrenizi kullanın, c) uçlar arasına bir direnç bağlayarak kapasitörü dikkatli bir şekilde deşarj edin (bir sonraki paragrafta belirtildiği gibi). Uygun kişisel koruyucu ekipman giydiğinizden emin olun.
Bir kapasitörü güvenli bir şekilde deşarj etmek için: Güç kesildikten sonra beş saniye boyunca kapasitör uçları arasına bir 20.000 ?, 5 watt'lık direnç bağlayın. Kapasitörün tamamen deşarj olduğunu doğrulamak için multimetrenizi kullanın.
- Devreye giden tüm gücün kapalı olduğunu doğrulamak için dijital multimetrenizi (DMM) kullanın. Kapasitör bir AC devresinde kullanılıyorsa multimetreyi AC gerilimini ölçecek şekilde ayarlayın. Bir DC devresinde kullanılıyorsa DMM'yi DC gerilimini ölçecek şekilde ayarlayın.
- Kapasitörü görsel olarak inceleyin. Sızıntı, çatlak, şişkinlik veya başka bozulma izleri görülüyorsa kapasitörü değiştirin.
- Kadranı Kapasitans Ölçüm moduna ( ) getirin. Simge, genellikle kadran üzerinde başka bir işlevle bir alanı paylaşır. Kadran ayarının yanı sıra, ölçümü etkinleştirmek için genellikle bir işlev düğmesine basılması gerekir. Talimatlar için multimetrenizin kullanım kılavuzuna başvurun.
Doğru bir ölçüm için kapasitörün devreden çıkarılması gerekir. Kapasitörü, yukarıdaki uyarıda açıklandığı şekilde deşarj edin.
Not: Bazı multimetrelerde Bağıl (REL) modu bulunur. Düşük kapasitans değerlerini ölçerken test uçlarındaki kapasitansı gidermek için Bağıl mod kullanılabilir. Bir multimetreyi kapasitans için Bağıl moda almak istediğinizde test uçlarını açık bırakın ve REL düğmesine basın. Bu, test uçlarındaki rezidüel kapasitans değerini giderir.
- Test uçlarını kapasitör terminallerine bağlayın. Multimetrenin uygun aralığı otomatik olarak seçmesine olanak sağlamak için test uçlarını birkaç saniye bağlı tutun.
- Görüntülenen ölçümü okuyun. Kapasitans değeri ölçüm aralığı dahilindeyse multimetrede kapasitörün değeri gösterilir. a) Kapasitans değeri ölçüm aralığından yüksekse veya b) kapasitör arızalıysa OL gösterilir.
Kapasitans ölçümüne genel bakış
Tek fazlı motorlarda sorun giderme, dijital multimetrenin Kapasitans İşlevinin en pratik kullanımlarından biridir.
Kapasitörle çalışan tek fazlı bir motorun başlatılamaması, kapasitörün arızalı olduğunun belirtisidir. Bu tür motorlar çalıştırıldıktan sonra çalışmaya devam eder, bu nedenle sorun giderme zorlaşır. HVAC kompresörlerde görülen sert marş kapasitörü arızası, bu sorunun iyi bir örneğidir. Kompresör motoru çalışabilir ancak kısa süre sonra oluşan aşırı ısınma, kesici açmasına yol açar.
Bu tür sorunları olan tek fazlı motorlarda ve kapasitörlü gürültülü tek fazlı motorlarda düzgün çalışan kapasitörleri doğrulamak için bir multimetre gerekir. Hemen hemen tüm kapasitörlerde, kapasitör üzerinde işaretlenmiş şekilde mikrofarad değeri bulunur.
Üç fazlı güç faktörü düzeltme kapasitörleri tipik olarak sigorta korumalıdır. Bu kapasitörlerden birinin veya daha fazlasının arızalanması halinde sistem yetersizlikleri ortaya çıkar, elektrik faturaları muhtemelen yükselir ve istenmeyen ekipman atmaları görülebilir. Bir kapasitörün sigortası atarsa arızalı olduğundan şüphelenin kapasitörün mikrofarad değeri ölçülmeli ve kapasitör üzerinde işaretli olan aralıkta olduğu doğrulanmalıdır.
Kapasitansla ilgili bazı ek faktörleri bilmekte yarar vardır:
- Kapasitörler sınırlı ömre sahiptir ve genellikle arızanın kaynağını oluşturur.
- Arızalı kapasitörler bir kısa devre, bir açık devre içerebilir ya da fiziksel olarak bozularak arızalanabilir.
- Bir kapasitör kısa devre yaptığında sigortalardan biri atabilir veya diğer bileşenler zarar görebilir.
- Bir kapasitör açık devre yaptığında veya bozulduğunda devre veya devre bileşenleri çalışmayabilir.
- Bozulma, kapasitörün kapasitans değerini de değiştirebilir ve bu, sorunlara neden olabilir.