KW, KLAB serisi içerisinde, yakın gelecekte daha da katı standartlar ve yasalar tarafından düzenlenecek olan enerji tüketimi ve çevreye saygı konusunda oldukça duyarlı, birçok yenilikçi özellik sunan, ATVANGUARD LINE®'ı sunuyor.
-20 °C dondurucu serisi, KW’nin daha düşük güç tüketimine ulaşma konusundaki araştırma hedeflerinin bir sonucudur.
75 mm'lik standart ortalama izolasyon kalınlığı; 60 mm'lik standart KLAB serisine göre güç tüketimini yaklaşık %20 azaltır.
Sıcak gaz ile buz çözme; tüketimini azaltmak adına elektrik yerine sıcak gaz kullanımı yapılır.
Tüm modeller, standart olarak aşağıdakileri içeren NIA (Yeni Buz Devri) kontrol sistemi bulundurmaktadır:
Buzlanma ve soğutma verimi ile ilgili fonksiyonel konulardaki maliyetleri azaltmak için basitçe programlanmış akıllı defrost.
Laboratuvarın çevresel şartları değişse bile, yoğuşma sıcaklığı, fanlarının açısal hızındaki otomatik değişimlerle mümkün olduğu kadar sabit tutulur; Aslında, buzdolabında, kondenserde 1 ° C'lik bir artış olduğunda enerji tüketiminde % 2-3'lük artış olur.
Aşağıdakileri içeren tek gövdeli bir soğutma ünitesi:
Büyük bir yüzeye ve yüksek termal değişim verimliliğine sahip bir kondansatör; Bu, yüksek (HP) ve düşük (LP) basınç arasındaki farkı azaltır; COP (Performans Katsayısı) ve daha düşük enerji tüketimi olur.
Küçük bir evaporatör (5°C ve 10°C arasında) ve basınç kayıplarını azaltmak için COP (Performans Katsayısı) artışı ile yüksek (HP) ve düşük (LP) basınç arasındaki fark azaltılır. Enerji tüketimi azalır.
Isıtılmış rezistans kullanmak zorunda kalmadan, ısıtılmış buhar fazında soğutucuyu kullanan bir otomatik yoğuşma su buharlaştırma sistemi mevcuttur.
Tamamen kaynaklı ve sızdırmaz borulama sistemi ile sızdırma durumunda çevresel etki riskini azaltmak için soğutucu yükünün azaltılması sağlanır.
ATVANGUARD LINE ® aşağıdaki standart ekipmanla birlikte çok prestijli bir seridir:
Tek gövdeli yapı, poliüretan reçine köpük.
Elektrik sistemine ve tek gövdeli soğutma ekipmanına kolay erişim için menteşeli ön gösterge paneli
AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tüm iç ve dış yüzeyler
Tamamı yuvarlak iç köşeler
Kolay temizlik için çıkarılabilir manyetik contalar
Çıkarılabilir raflar
Soğutma sisteminin oda sıcaklığından + 43°C ortam sıcaklığına kadar tropikal çalışması
KLAB ürün grubunda ortak olan tüm diğer özellikler
Görsel / işitsel güç kesintisi alarmı, 12 VDC güç kaynağı. 2.3 Ah yedek batarya
Haftalık devirli dairesel kaydedici 1,5 VDC batarya güç kaynağı
V230 / 1 / 50Hz güç kaynağı ile şeritli grafik elektronik kayıt cihazı
Yetkili girişi için mikroişlemci teknolojisine dayanan elektronik dokunmatik ekranlı video grafik kaydedici, (Farklı model ve konfigürasyonlar için talep üzerine, ayrıca FDA 21 CFR bölüm 11 ile uyumludur.)
T-GUARD®, SensiNet® veya benzeri gibi sistemlere sıcaklık değerlerinin alınması ve kaydedilmesi için hariciolarak bağlanacak ek RTD Pt 100 Ohm sensör.
Harici bir kayıt sistemine bağlantı için DIN rayına monte edilen 4-20 mA dönüştürücü ile tamamlanmış ek RTD Pt sensörü
RTD, TC, Ohm ve mV gibi HART protokolü ile yapılandırılabilen akıllı sıcaklık vericisi; 4-mA akım çıkışı ve galvanik izolasyon ile 2 kablolu teknoloji
Kumanda panelinin plastik malzeme ile kapatılması
Dahili elektrik prizi + harici manyetotermal şalter
Dışarıdan kabin içine erişim için kauçuk stoperli port