Ruloların ve diğer nesnelerin paralellik ölçümü gibi çok sayıda uygulama için kullanabilirsiniz. E970, özellikle çok sayıda nesnenin ölçülmesi ve hizalanması gerektiğinde uzun mesafelerde kullanım için uygundur. Seçeceğiniz herhangi bir nesne veya taban çizgisi referans olarak kullanılabilir.
Easy-Laser® E970 Paralellik sistemi, bir lazer ışınının makinenin yanına doğrultulduğu ve ardından bir penta prizma ile ölçüm nesnesine 90 derece saptırıldığı geleneksel yöntemi kullanır.
Prizma, ölçülecek olan her bir ruloya göre ışın boyunca hareket ettirilir. Rulonun her iki ucu da ölçülür ve referans çizgisi (taban çizgisi) veya referans rulosu ile karşılaştırılan bir açısal değer elde edilir. Kağıt makineleri, baskı makineleri ve haddehanelerin yanı sıra rayları, tavan raylarını, metal sac kesicileri ve diğer birçok makineyi de ölçebilir ve hizalayabilirsiniz.
Standart bir sistemde maksimum ölçüm mesafesi 80 metredir. Sistem yazılımı yüzlerce nesnenin bile ölçülebilmesine olanak verir. Ruloların hizalanması, anlık geri bildirim ile canlı modda gerçekleştirilebilir. Ölçüm sırasında istediğiniz zaman yeni nesneler ekleyebilir, var olanı kaldırabilir ve dilediğinizi yeniden ölçebilirsiniz. Sonuçlar, bir tabloda hem grafik hem de dijital olarak görüntülenir. Dilerseniz PDF raporu oluşturulabilir, bilgisayarınıza ve EasyLink™ veri tabanı yazılımına aktarabilirsiniz.
Easy-Laser® E970 yalnızca paralellik ölçümüyle sınırlı değildir. Sistemi ayrıca seviye, doğrusallık ve düzlemsellik ölçmek için de kullanabilirsiniz. Hatta birkaç aksesuarla şaft hizalaması da yapabilirsiniz. Bu, E970'i bakım departmanınız için çok uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
Ruloların, rayların, hatların, kızakların, metal sac kesicilerin, üretim hatlarının vb. paralellik ölçümü için kullanabilirsiniz.
(Aksesuar gereklidir.)
Doğrusallık ölçüm programımız ile uzun şaftları, silindirleri, yatakları, tabanları, makine yapılarını vb. kolayca ölçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir dizi ölçüm noktası tanımlamaktır. Hem yatay hem de dikey hizalamanın sonucunu hem grafik hem de dijital olarak görebileceksiniz.
Makine temellerinin, makine tablalarının vb. düzlemselliğini / burkulmasını ölçmek için kullanabilirsiniz.
Makinelerde ve tesisatlarda diklik ölçümü için kullanabilirsiniz.
Ekran ünitesi E51
E serisine ait ekran ünitesi, verimli ve uzun süre çalışmanızı sağlar. Ayrıca tutması kolay kauçuk kaplama ve sağlam yapısı ile ergonomik olarak tasarlanmıştır.
Asla Gücü Kaybetme
Ekran ünitesi Endurio™ güç yönetim sistemimizle donatılmıştır. Bu, pil bittiği için ölçümün ortasında durmak zorunda kalmanızı engeller.
Ergonomik Dizayn
Ekran birimi, güvenli bir tutuş sağlayan ince ve kauçuk kaplı bir yapıya sahiptir. Basıldığında net geri bildirim veren geniş aralıklı düğmeleri vardır. Ek olarak, iki 'Enter' düğmesi, hem sağ hem de sol elini kullanan kullanıcılar için uygun hale getirir. Ekranda, ölçüm sürecinde size yol gösteren grafikler bulunur.
Kişisel Ayarlar
Kişisel ayarlarınızı kaydedebileceğiniz bir kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Ayrıca farklı ölçüm türleri için farklı ayarlar kaydedebilirsiniz. Bu çalışmanızı hızlandırır.
Dil Seçimi
Bir çok dil seçeneği arasından kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Fince, Rusça, Lehçe, Hollandaca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince mevcuttur.
Yükseltilebilirlik
Gelecekte işlevselliği genişletmek isterseniz ekran ünitesindeki yazılım, internet üzerinden veya yeni yazılımı içeren bir USB bellek bağlanarak yükseltilebilir. Bu şekilde gelecekte yeni amaçlar için geliştirdiğimiz ölçüm programlarına da erişebilirsiniz.
Kayar Braketli E7 Dedektör
Sistem E970, döndürülebilir kafalı kayar braketle ve 2 eksenli bir kablosuz konum dedektörü (E7) ile birlikte gelir. Braket, yaylı mıknatıslarla zemine tutunur.
Küçük rulo çapları için (<Çap 85 mm [3,3 "]), bu braket yerine döner başlı mıknatıs taban kullanılır.
E290 Dijital Hassas Seviye
Hassas makinelerin kurulumu, bakımı, makine tablalarının, ruloların vb. Hizalanması için kullanılır.
Daha fazla işlevsellik için kablosuz olarak ekran ünitesi E51 bağlanabilir.
Açısal prizma
Açısal prizma (penta prizma) lazer ışınını tam olarak 90° saptırır. Döndürülebilir açılı prizma sayesinde makinenin hemen hemen her yerinde dedektöre ulaşabilirsiniz.
D22 Lazer Verici
Lazer verici D22, doğrusallık, düzlemsellik, diklik, paralellik ve seviyeyi ölçmek için kullanılabilir.
Lazer ışını, yarıçap olarak 40 metreye [130´] kadar ölçüm mesafesiyle 360°'yi tarayabilir.
Lazer ışınına 90° açı verilebilir ve 0,01 mm/m [0,01 mil/inç] tarama yapabilir.
Vericinin birçok montaj seçeneği vardır.
Üç manyetik ayakla yatay veya dikey olarak takılabilir.
İş miline bir pim ile takılabilir.
Makinenin yanına bir tripod üzerine koyulabilir.
Tripod
Tripod, açısal prizma D46 ve lazer verici D22 ile kullanılabilir.
Tripodun yüksekliği 500 ile 2730 mm arasında ayarlanabilir.
Tam bir sistem şunları içerir:
1 Ekran ünitesi E51
1 Lazer verici D22, eğimli zemin dahil
1 Dedektör E7
1 BT kablosuz ünitesi, E7 için
1 E290 dijital hassas seviye cihazı
1 E290 için uzatma kiti
1 Kablo 2 m
1 Kablo 5 m, uzatma
1 Açısal prizma (lazer hizalama hedefi dahil)
1 Açısal prizma için tripod adaptörü
1 Açısal prizma
1 Paralellik kiti
2 Tripod
1 Takım çubuk 4x240 mm
1 Takım çubuk 4x60 mm
1 Lazer verici için emniyet kemeri
1 Kullanım kılavuzu
1 Metre 5 m
1 USB bellek
1 USB kablosu
1 Pil şarj cihazı (100–240 V AC)
1 Altıgen anahtar seti
1 Ekran ünitesi için omuz askısı
1 Optik temizlik bezi
1 Taşıma çantası
Web sitesi trafiğini analiz etmek ve web sitesi deneyiminizi optimize etmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımımızı kabul ettiğinizde, verileriniz tüm diğer kullanıcı verileriyle birlikte derlenir.