

Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|Güç:||380V, 50Hz||Kullanım:||Konik Kalorimetri|
|standartları:||ASTM E1354, ASTM E1474, ASTM E1740||Isıtıcı:||100 kW / m2|
|Yazılım:||ConeCalc||Verileri dışa aktarma:||Yangın Veri Yönetim Sistemi|
ISO 5660 Yapı Malzemeleri için Konik Kalorimetre Ateş Direnci Test Cihazları
Açıklama:
Koni Kalorimetresi, yangın testi alanında en önemli tezgah ölçüsü enstrümanıdır.
Isı salınımı, malzeme ve ürünlerin yangın gelişimini değerlendirmek için gerekli olan anahtar ölçümdür. Geleneksel olarak, ölçülmesi çok zordur ve daha yakın zamanda, bu eşyaların yakılması ve oksijen tükenmesi kalorimetrisi denen bir teknik kullanılarak evrimleşmiş sıcaklığın ölçülmesiyle, ürünlerin (örneğin mobilya) tam ölçekli olarak test edilmesi mümkün olmuştur.
1980'li yılların başında, ABD'de NIST'deki (eski adıyla NBS) çalışanlar, kapalı sistemlerin çıkış akışının ölçümüne dayanan mevcut küçük ölçekli ısı tahliye testlerinin eksikliklerini ortadan kaldıracak geliştirilmiş bir tezgah skalalı ısı tahliye testi yapmaya karar verdiler. . Oksijen tükenmesi kalorimetresi en iyi ölçüm yöntemi olarak tanımlandı. Bu, yanıcı maddeler tarafından salınan ısının yanma işleminde kullanılan oksijen miktarı ile doğru orantılı olduğu ampirik gözlem dayanmaktadır. Alete Koni Kalorimetresi denir. Bu isim, test örneğini, testte 100 kW / m2'ye kadar olan akılarla ışınlamak için kullanılan kesik konik ısıtıcının şeklinden türetilmiştir.
Uygulama:
Koni Kalorimetre, mevcut tüm Standartları (ISO 5660, ASTM E1354, ASTM E1474, ASTM E1740, ASTM F1550, ASTM D6113, CAN ULC 135 ve BS 476 Bölüm 15 dahil) karşılamak üzere üretilmiştir ve aynı zamanda modüler olarak da satın alınabilir. Isı tahliyesi, kütle kaybı, duman üretimi, vb. gibi özel ilgi alanlarına sahip olan laboratuvarlar, başlangıçta ihtiyaç duydukları bölümleri satın alabilirler ve daha sonra tüm spesifikasyon cihazını tamamlamak için aynı kabinlere başka enstrümantasyonlar ekleyebilirler. Bu, Koni Kalorimetresinin avantajlarından sadece biridir.
Standartlar:
ISO 5660: Reaksiyona tepki testleri - Isı tahliyesi, duman üretimi ve kütle kaybı oranı.
ASTM E1354: Bir Oksijen Tüketimi Kalorimetresi Kullanan Malzemeler ve Ürünler için Isı ve Görünür Duman Bırakma Oranları için Standart Test Yöntemi.
BS 476: BÖLÜM 15: Yapı malzemeleri ve yapıları üzerinde yangın testleri .. Bölüm 15: Ürünlerin ısı salınım hızını ölçmek için yöntem.
GB / T 16172-2007: Yapı malzemelerinin ısı yayma oranı test metodu
Tam bir sistem şunlardan oluşur:
1. Konik Isıtıcı - 100 kW / m2'lik bir ısı çıkışı ile 230 V'de 5000 W değerinde bir kesik koni şeklinde sarılır.
2. Yatay veya dikey olarak yönlendirilmiş numunelerin test edilmesi için tesis
3. 3 tip K termokupl ve 3-term (PID) sıcaklık kontrol cihazının kullanımı ile sıcaklık kontrolü.
4. Bir Split Shutter Mekanizması - testten önce örnek alanını korur. Bu, başlangıçtaki kütle ölçümünün sabit olmasını sağlar ve operatör, teste başlamadan önce sistem kontrolleri için ek süreye sahiptir. Bu ek süre, bir deklanşör mekanizması kullanılmadığında genellikle erken tutuşan, kolay tutuşan numuneler için çok önemlidir.
5. Numune Tutucular - yatay ve dikey yönde 100 mm x 100 mm'ye kadar 50 mm kalınlığa kadar olan örnekler için.
6. Yük Hücresi - kütle ölçümleri, bir gerinim ölçer yük hücresi ile 0.01 g hassasiyetle gerçekleştirilir. Hızlı elektronik dara tesisiyle ve hareket hasarını önlemek için mekanik duruşlarla donatılmış, dengeli sonuçlar ve uzun ömür sağlar.
7. Kıvılcım Ateşleme - 10 kV kıvılcım jeneratörü, bir emniyet kesme cihazı ile donatılmıştır. Ateşleyici, obtüratör mekanizmasına bağlı bir manivela tarafından otomatik olarak konumlandırılır.
8. Egzoz Sistemi - uzun ömür için paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu, davlumbaz, gaz örnekleme halkası probunu, egzoz fanını (0-50 g / s arasında ayarlanabilir akış kontrolleriyle, en az 0,1 g / s'lik bir çözünürlükte) ve bir delikli plaka akış ölçümünü (termokupl ve diferansiyel basınç dönüştürücü) içerir. Normal çalışma nominal 24 l / s'dir.
9. Gaz Örnekleme - parçacık filtreler, soğutmalı soğuk tuzak, pompa, kurutma kolonları ve akış kontrolü içerir.
10. Oksijen Analizi -% 0-25 aralığında ve standartlara uygun bir performansa sahip paramanyetik oksijen analizörü.
11. Duman Gözlemleme - fotodiyotlar kullanılarak bir lazer sistemi ve ana ve referans (telafi edici) fotoğraf dedektörleri ile 0.5 mW Helyum Neon lazer kullanılarak ölçüldü. Kalibrasyon için hizalama kızağı ve 0,3, 0,8 nötr yoğunluk filtreleri ile birlikte verilir.
12. Isı Akı Ölçer - numunelerin yüzeyindeki ışınım seviyesini ayarlamak için.
13. Kalibrasyon Brülörü - aparat tarafından ölçülen ısı salınım oranını% 99,5 saflıkta metan kullanarak kalibre etmek için.
14. Veri Toplama - 6 basamaklı (22 bit) dahili DMM'ye sahip 3 yuvalı bir kart kafasına sahip Agilent Data Acquisition / Switch Unit, 120 tek uçlu veya 48 çift uçlu ölçüm sağlar. Standart olarak 115 kbaud RS232 ve PCI GPIB arayüzü ile 250 kanal / s'ye kadar tarama hızları mevcuttur. Tüm okumalar otomatik olarak zaman damgalıdır ve uçucu olmayan 50.000 okuma hafızasında saklanabilir.
15. ConeCalc Yazılımı - İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca dahil olmak üzere çok dilde mevcuttur. Kullanıcı arayüzü, "kullanıcı dostu" basma düğmesi eylemleri ve standart Windows veri girişi alanları, açılan seçiciler, onay kutuları ve aşağıdaki özelliklere sahip anahtarlar ile Microsoft Windows tabanlı bir sistemdir: -
Enstrümanın durumunu gösterme
Enstrümanı kalibre etme ve kalibrasyon sonuçlarının saklanması
Test sırasında üretilen verilerin toplanması
Gerekli parametreleri hesaplamak
Sonuçların Standartlar tarafından onaylanmış şekilde sunulması
Birden çok testin ortalaması
Verileri FDMS'ye (Yangın Veri Yönetim Sistemi) vermek - farklı kalorimetrelerle laboratuvarlar arasında veri paylaşımı için büyük Avrupa ve ABD laboratuarları tarafından kullanılan bir format.
Elektronik tablolara hızlı aktarım için CSV (virgülle ayrılmış değişken) dosyaları dışa aktarma dosyası.
İlgili kişi: Sophia Su
Tel: +86-13266221899