GKI Ölçer için Lancet Aygıtını Kullanma
- Son güncelleme Eylül 3, 2019
Delme Cihazını Hazırlama
- Delme aleti kapağını delme aletinin gövdesinden sökün. Delme cihazına steril bir lanset yerleştirin ve lanset delme cihazında tamamen durana kadar içeri itin.
- Lanseti delme cihazında sıkıca tutun ve lansetin güvenlik tırnağını gevşeyinceye kadar çevirin, ardından güvenlik tırnağını lansetten çekin. Daha önce kullanılan neşterin atılması için güvenlik sekmesini saklayın.
- Kapağı dikkatlice delme cihazına vidalayın. Açıkta kalan iğne ile temastan kaçınmak. Delme cihazında kapağın tam olarak kapatıldığından emin olun.
- Delme cihazının kapağını döndürerek delme derinliğini ayarlayın. Birkaç farklı delme derinliği ayarı vardır. Rahatsızlığı azaltmak için, yeterli kan damlası üreten en düşük ayarı kullanın.
- 1 hassas ciltler için
- Normal cilt için 2 ve 3
- Nasırlı veya kalın cilt için 4 ve 5
- Not: Delme cihazının delme bölgesine karşı daha fazla basıncı, delme derinliğini de artıracaktır.
Delme Cihazını etkinleştirin
- Parmak çubuğunu ayarlamak için kurma namlusunu geri çekin. Delme cihazının artık yüklendiğini ve ateşlemeye hazır olduğunu belirten bir klik sesi duyabilirsiniz.
- Parmak üzerinde bulunan kapak ile parmak delme aletini parmak ucuna bastırın. Parmak ucunuzu delmek için serbest bırakma düğmesine basın. Delme cihazı etkinleştirilirken bir tık sesi duymalısınız.
- Gerekirse delme derinliğini ayarlayın.