Çözünürlük, tekrar edilebilirlik ve lineerlik, boşluk 1,10+/-0,35mm. aralığında olduğu müddetçe belirtildiği gibi olacaktır. Sınırlar dahilinde, IncOder’in ölçüm çözünürlüğü ve tekrar edilebilirlik hava boşluğundan bağımsızdır. Hava boşluğu toleransı ±0,35mm’den ±0,50mm’ye çıkarıldığında belirtilen ölçüm doğrusalsızlığı iki katına çıkar. Örneğin, 250mm’lik bir IncOder’in ±0,50mm hava boşluğu toleransı varsa, belirtilen lineerlik +/-40 yay saniyeden +/-80 yay saniyeye çıkar.
Belirtilen lineerlik gerekiyorsa, belirtilen hava boşluğu toleransı korunmalıdır. Bunu elde etmenin en kolay yolu, eksenel pozisyonu kolayca ayarlanabilecek olan Tespit Vidalı Rotoru kullanmaktır. Tercihen Rotor’un iç çapı içeriden geçen şaftı sıkıca sarmalıdır. Alternatif olarak, gereken boşluk bir şim kullanılarak da korunabilir. IncOder’in aksesuarı olarak soyulabilir şimler de sağlanmaktadır.