1. Devreye giden gücü KAPATIN. Devrede kapasitör varsa direnç okuması almadan önce kapasitörü deşarj edin.
2. Kadranı ? (direnç veya ohm) konumuna çevirin; bu konum genellikle kadranda bir veya daha fazla test/ölçüm modu (devamlılık, kapasitans veya diyot; aşağıdaki çizime bakın) ile aynı alanı paylaşır.
Notlar: Ekranda OL ? görünmelidir. Neden? Dijital bir multimetre (DMM) Resistance (Direnç) modundayken test uçları bir bileşene bağlanmadan önce bile otomatik olarak direnç ölçümü almaya başlar. Açık (takılı olmayan) test uçlarının direnci çok yüksek olduğundan ekranda M? simgesi görünebilir. Uçlar bir bileşene bağlandığında DMM en iyi aralığı ayarlamak için otomatik olarak Autorange (Otomatik Aralık Ayarlama) modunu kullanır. Teknisyen, Range (Aralık) düğmesine basarak aralığı manuel olarak ayarlayabilir.
En iyi sonuçlar, test edilecek olan bileşen devreden çıkarıldığında elde edilir. Test edilecek bileşen devrede bırakılırsa okumalar paralel olarak diğer bileşenlerden etkilenebilir.
Not: Ölçüm aralığını ayarlamak için Range (Aralık) düğmesini kullanın.
3. Önce siyah test ucunu COM jakına takın.
4. Ardından kırmızı ucu V ? jakına takın. Bitirdiğinizde uçları ters sırayla çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.
5. Test uçlarını test edilen bileşene takın. Test uçlarıyla devre arasındaki temasın iyi olduğundan emin olun.
İpucu: Çok düşük direnç ölçümleri için bağıl modu (REL; 11. noktaya bakın) kullanın. Buna sıfır veya Delta (?) modu da denir. Test direncini (tipik olarak 0,2 ? - 0,5 ?) otomatik olarak çıkarır. İdeal olarak test uçları temas ediyorsa (aralarında kısa devre oluşturulmuşsa) ekranda 0 ? görünmelidir.
Direnç okumalarını etkileyebilecek diğer faktörler: Yabancı maddeler (kir, lehim eritkeni, yağ), test uçlarının metal uçlarıyla vücudun temas etmesi veya paralel devre yolları. İnsan vücudu, paralel bir direnç yolu oluşturarak toplam devre direncini düşürür. Hataları önlemek için test uçlarının metal kısımlarına dokunmaktan kaçının.
6. Ekrandaki ölçümü okuyun.
7. İşiniz bitince pilin boşalmasını önlemek için multimetreyi kapatın.
Gelişmiş DMM seçenekleri (bazı modellerde sunulur)
8. Belirli bir sabit ölçüm aralığı seçmek için RANGE (ARALIK) düğmesine basın. Not: Ölçümden sonra ekrandaki uyarı işaretini (K veya M gibi) not ettiğinizden emin olun.
9. Sabit bir ölçüm yakalamak için HOLD (TUT) düğmesine basın. Daha sonra görüntülenebilir.
10. En düşük ve en yüksek ölçümleri yakalamak için MIN/MAX (MİN/MAKS) düğmesine basın. Multimetre, her yeni değer kaydedildiğinde bip sesi çıkarır.
11. Multimetreyi belirli bir referans değere ayarlamak için bağıl (REL) düğmesine basın. Referans değerin altındaki ve üstündeki değerler gösterilir.
Direnç Ölçümü Analizi
Direnç neden ölçülür? Bir devrenin veya bileşenin durumunu tespit etmek için. Direnç ne kadar yüksek olursa akım akışı o kadar düşük olur. Bunun tersi de geçerlidir.
Direnç okumasının önem derecesi test edilen bileşene bağlıdır. Genel olarak herhangi bir bileşenin direnci a) zaman içinde ve b) bileşenden bileşene değişiklik gösterir. Az miktarda direnç değişiklikleri genellikle önemli değildir ancak not edilmesi gereken bir davranış modeline işaret ediyor olabilir.
Örneğin: Bir ısıtma elemanının direnci arttıkça elemandan geçen akım azalır (Bunun tersi de geçerlidir). Aşağıdaki şemaya bakın.
Genellikle devreleri kontrol etmek için kullanılan bileşenlerin (ör. anahtarlar ve röle kontakları gibi) direnci başlangıçta çok düşüktür ve aşınma ile kir gibi faktörlere bağlı olarak zaman içinde artar. Motorlar ve solenoidler gibi yüklerde, yalıtımdaki bozulma ve neme bağlı olarak direnç zaman içinde azalır.
Devre kartı üzerinde çalışırken bazen direnç elemanının doğru direncini ölçebilmek için uçlarından birini karttan kaldırmak gerekebilir. DMM tarafından görüntülenen direnç ölçümü, test ucu probları arasında mümkün olabilecek tüm yollarda bulunan toplam dirençtir. Devrenin parçası olan bir bileşende direnç ölçerken dikkatli olmak gerekir.
Test edilen bir bileşene paralel olarak bağlı tüm bileşenlerin direnci, direnç ölçümünü etkiler ve genellikle düşmesine sebep olur. Devre şemasında paralel yollar bulunup bulunmadığını her zaman kontrol edin.Doğru multimetreyi bulun