Profesyonel hava durumu istasyonları , zemin seviyesinin yaklaşık 12 inç (300 mm) üzerine yerleştirilmiş 8 inç (203 mm) açıklığa sahip silindirik bir huni kullanır . Normalde 1 inç (25 mm) yağış tutabilir .
24 sürenin ardından, içerik toplanır ve doğru ölçüm için kalibre edilmiş bir cama dökülür, boş silindirik huni ise sonraki 24 saatlik yağmuru kaydetmek için yerine yeniden konumlandırılır.
Doğal olarak, özellikle uzak alanlara yerleştirilen kişisel hava istasyonları ve hava durumu istasyonları söz konusu olduğunda, tüm yağmur göstergeleri düzenli olarak insanlı ve boşaltılamaz. Sonuç olarak, neredeyse tüm modern evler ve uzak hava istasyonları, Devirme Kovası Yağmur Ölçerlerini kullanır.
Devirmeli Kova Yağmur Ölçerleri yağmuru otomatik olarak kaydetme avantajına sahiptir ve hiçbir zaman boşaltılmaları gerekmez. Bir dayanak noktası üzerinde dengelenmiş (ve testere hareketiyle çalışan) iki kovadan oluşur .
Bir huni, bir kovada toplanan yağış miktarını toplar. Kova belirli bir miktarda yağmuru okuduktan sonra, içindekileri bir akış alanına boşaltır ve boşaltır. Uçarken, okumayı kaydetmek için baz istasyonuna bir sinyal gönderen bir anahtarı tetikler. Aynı zamanda karşı taraftaki boş kova da uçmadan önce aynı yağış miktarını kaydetmek için pozisyona yükselir, ölçüm kaydedilir ve işlem tekrarlanır.