Oldukça doğru ölçümler için kullanılmasına izin verilen pergel, basit bir tasarıma sahiptir. Bunu kullanmak da oldukça basit. Bununla birlikte parçaların iç ve dış boyutlarını belirleyebilirsiniz. Master, deliklerin ve her türlü çıkıntının ne kadar derin olduğunu bulabilir.
Cihaz kaliperleri şeması.
Kaliper kullanımının özellikleri
Kaliper, yüksek hassasiyetli bir ölçüm teknolojisidir. Ölçümler sırasında elde edilen veriler 0.1-0.01 mm aralığında bir doğruluğa sahip olacaktır. Dış ve iç boyutları belirleme gereksinimi ile karşı karşıyaysanız, altta bulunan geniş ve yardımcı sivri uçlu süngerleri kullanmalısınız. Yukarıdakilerin ikinci kısımları ayrıca parçaların yüzeyini işaretlemek için kullanılır.
Bir pergelle dört çeşit ölçüm.
Deliklerin derinliği ve çıkıntıların boyutları, tarif edilen aracın ayrılmaz bir parçası olarak işlev gören bir derinlik göstergesi vasıtasıyla belirlenebilir. Kaliper tasarımı farklı olabilir, örneğin, vernier, ok veya elektronik. Son iki seçeneğin ikinci bir ismi vardır - sırasıyla kadran ve dijital pergeller. Hepsi aynı tasarıma sahiptir ve farklılıkları sadece okuma cihazının türündedir.
Yukarıda belirtilen şartlar, vernier, ok veya dijital tipte kumpasların kullanım prensiplerinin tamamen aynı olduğunu göstermektedir, ancak bir fark vardır ve sadece cihaz tarafından bilginin sunulmasından ibarettir. Bu nedenle, araçlardan birinin örneğini, örneğin, nonius olarak düşünmek tavsiye edilir.İçindekiler tablosuna geri dön
Ölçüm öncesi hazırlık
Dijital kumpas.
Kaliper kullanmadan önce, ölçümlere dahil olacak yüzeylere dikkat ederek, gres ve toz parçacıklarından arındırılmalıdır. Ardından, aracın doğruluğunu analiz etmek için gereklidir. Eğer çalışma bir vernier cihazı ile gerçekleştirilirse, yapılması kolay olacaktır - bunun için sadece aşağıda bulunan ana (geniş) kumpas süngerlerini birleştirmek gerekir. Aynı zamanda, her iki ölçeğin “0” seviyesindeki işaretler uyuşmalıdır. Aynı zamanda, ölçeğin 19. işareti, 10. ile birlikte - nonius'ta olmalıdır. Bu şartlar altında cihaz, ölçüm için sağlam ve tam olarak hazır kabul edilebilir.
Kullanım kılavuzu, analog ve dijital kumpasların analizi için kuralları düzenler ve enstrüman süngerleri de birbirleriyle eşleştirilmelidir.
El aletinin kadranı durumunda, işaretçi sıfır işaretinde olmalıdır.
Oysa elektronik cihaz ekranında "0" işareti görünmelidir.
İçindekiler tablosuna geri dön
ölçümün uygulanması
Ölçme aletleri
Cihazın çenelerinin ölçüm tabanlarının tehlikeli kenarları olduğundan, çalışma sırasında dikkatli olunmalıdır. Elemanın dış ölçüsünü belirlemek için, çenelerin altında bulunan ana kısım arasına sıkıca kenetlenmelidir. Alet sağ tarafa tutturulmalı, baş parmak çerçeveye yerleştirilirken dört parmağın halterden tutulması gerekir. Çerçeve başparmağınızla hareket ettirilmeli ve ölçülen taban ile eşleşen çeneler arasında istenilen adımdan sonra bir klipsle sabitlenmelidir.
Nihai sonucu saymadan önce, süngerin doğru pozisyona geldiğinden, bozulma olmamasından ve aralarındaki elemanı hareket ettirirken kuvvetin hissedilmesi gerekir.İçindekiler tablosuna geri dön
İç parametrelerin ve derinliğin belirlenmesi
İç parametreler, bir konjugat haline getirilmeleri ve ölçülmekte olan elemanın içine yerleştirilmeleri gereken sivri oyuklar vasıtasıyla belirlenir. Bu yardımcı sünger sonra seyreltilebilir. Verileri okumadan önce, yukarıdaki koşullara uyulup uyulmadığını analiz etmek gereklidir.
Derinliği belirlemek için, cihazın ucunda bulunan derinlik ölçüsünü deliğe yerleştirmek gerekecektir. Bundan sonra, derinlik göstergesi yüzeyle temas edene kadar ana çeneleri itmeye başlayabilirsiniz. Bu olduğunda, okumaların ne olduğunu görebilirsiniz. Bu teknoloji ayrıca, projeksiyonların boyutlarını analiz etmeyi de sağlayacaktır. Her enstrümanın bir derinlik göstergesi olmadığı dikkate alınmalıdır.
Ölçüm aşamaları:
- temizleme ve doğruluk analizi dahil olmak üzere cihazın hazırlanması;
- cihaz değerini sıfırlamak veya ölçüm için mümkün olan maksimum değeri ayarlamak;
- ölçüm süreci;
- veri oku.
okuyucu
Nonius enstrümanlarından bilgi okumak en zor. Bunu yapmak için, cihaz gözünüzün önünde tutulmalıdır, eğer pergeli hafifçe yana hareket ettirirseniz, hatalardan kaçınmayacaksınız. Hangi parametrenin analiz edildiği önemli değildir, okuma bir prensibe göre yapılır.
Cihazın ölçeğinin tabanı, ana ölçeğin etkili kombinasyonuyla, bu mezuniyetlerin göreceli olarak konumlandırılması için gerekli olan belirli bir eğime sahiptir ve elemanın parametrelerini belirlemek mümkündür. Başlangıçta, cihazın sıfır işaretinin solunda bulunan ana ölçeğin bölme değerine karşılık gelen tüm milimetrelerin sayısını tahmin etmek gerekir. Daha sonra bir milimetrenin parça sayısını belirlemelisiniz. Ölçek, ana ölçeğin işareti ile çakışan bir vuruştur. Eğer bu gibi birkaç vuruş varsa, o zaman nonius'un sıfıra en yakın değerini kullanmak gerekir.