Alan hızı çalışma prensibi
DOF6000serisi açık kanallı akış ölçer, Sürekli Mod Doppler kullanır.Su hızını tespit etmek için, su akışına bir ultrasonik sinyal iletilir ve su akışında asılı kalan parçacıklardan döndürülen ekolar (yansımalar) alınır ve Doppler kaymasını (hız) çıkarmak için analiz edilir.İletim süreklidir ve geri gönderilen sinyal alımıyla eş zamanlı olur.
Bir ölçüm döngüsü sırasında Ultraflow QSD 6537, sürekli bir sinyal yayar ve ışın boyunca her yerde ve her yerde saçıcılardan dönen sinyalleri ölçer.Bunlar, uygun yerlerde bir kanal akış hızıyla ilişkilendirilebilecek bir ortalama hıza çözümlenir.
Cihazdaki alıcı yansıyan sinyalleri algılar ve bu sinyaller dijital sinyal işleme teknikleri kullanılarak analiz edilir.
Su Derinlik Ölçümü – Ultrasonik
Derinlik ölçümü için Ultraflow QSD 6537, Uçuş Süresi (ToF) Aralığını kullanır.Bu, su yüzeyine bir ultrasonik sinyal patlaması iletmeyi ve yüzeyden yankının alet tarafından alınması için geçen süreyi ölçmeyi içerir.Mesafe (su derinliği) geçiş süresi ve sesin sudaki hızı (sıcaklık ve yoğunluk için düzeltilmiş) ile orantılıdır.
Maksimum ultrasonik derinlik ölçümü 5m ile sınırlıdır.
Su Derinlik Ölçümü – Basınç
Suyun büyük miktarda kalıntı veya hava kabarcığı içerdiği yerler ultrasonik derinlik ölçümü için uygun olmayabilir.Bu siteler, su derinliğini belirlemek için basınç kullanmaya daha uygundur.
Basınca dayalı derinlik ölçümü, cihazın akış kanalının zeminine yerleştirilemediği veya yatay olarak monte edilemediği yerler için de geçerli olabilir.
Ultraflow QSD 6537, 2 bar mutlak basınç sensörü ile donatılmıştır.Sensör, cihazın alt yüzünde bulunur ve sıcaklık kompanzasyonlu dijital basınç algılama elemanı kullanır.
Derinlik basınç sensörlerinin kullanıldığı durumlarda, atmosferik basınç değişimi belirtilen derinlikte hatalara neden olacaktır.Bu, atmosfer basıncının ölçülen derinlik basıncından çıkarılmasıyla düzeltilir.Bunu yapmak için bir barometrik basınç sensörü gereklidir.Hesap Makinesi DOF6000'e, daha sonra doğru bir derinlik ölçümünün elde edilmesini sağlayan atmosferik basınç değişimlerini otomatik olarak telafi edecek bir basınç dengeleme modülü yerleştirilmiştir.Bu, Ultraflow QSD 6537'nin barometrik basınç artı su yüksekliği yerine gerçek su derinliğini (basıncı) rapor etmesini sağlar.
Sıcaklık
Su sıcaklığını ölçmek için katı hal sıcaklık sensörü kullanılır.Sesin sudaki hızı ve iletkenliği sıcaklıktan etkilenir.Cihaz, bu değişimi otomatik olarak telafi etmek için ölçülen sıcaklığı kullanır.
Elektriksel İletkenlik (EC)
Ultraflow QSD 6537, suyun iletkenliğini ölçme kapasitesine sahiptir.Ölçümü yapmak için doğrusal bir dört elektrot konfigürasyonu kullanılır.Sudan küçük bir akım geçirilir ve bu akımın oluşturduğu gerilim ölçülür.Cihaz, ham düzeltilmemiş iletkenliği hesaplamak için bu değerleri kullanır.