Tek taraflı kapanan hidrolik çene numunelerin hem simetrik hem de asimetrik olarak sıkıştırılması için kullanılabilir (örneğin, kesme çekme testleri için). Numunenin kalınlığı bir mil ünitesi ile ayarlanır.
Tek taraflı kapanabilen hidrolik çenelerde numunede homojen kuvvet oluşumu için tandem silindirli bir versiyon da bulunmaktadır (özellikle kumaş, tekstil ve jeotekstillerin test edilmesi için uygundur).
İki taraflı kapanan hidrolik çene çekme eksenine her zaman simetrik olarak kapanır. Sonuç olarak, numune tam olarak eksenel olarak kenetlenir. Kalınlık ayarı gerekli değildir.
- Hidrolik çeneler büyük piston hareketine sahiptir. Sonuç olarak, sıkma yüzeylerinin çok düşük bir pozisyonu ve geniş bir açılma genişliği elde edilir.
- Çene ağzının, çene ve pistonun hizalanmasından dolayı, kısa numuneler dahil yerleştirilebilinir.
- Tanımlanmış bir kuvvet uygulaması ile hassas malzemelerin uygun bir şekilde sıkılması sağlanır.
- Basıncı tam olarak tekrarlanabilir.
- Çeneler test sistemine üç farklı açısal pozisyonda (0°, 45° ve 90°) monte edilebilir.
- Ana gövdenin alt kısmında yer alan oluklar, itme sistemi için aktarıcı görevine sahiptirler. Bu, küçük yük hücreleri, çeneler, test aparatları ve aşamalarının adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır (İstisna: Hidrolik çene tipi 8392, Fmax 10 kN).
- Prizma çeneleri (V-oluklu çeneler) iki kez döndürülerek kullanılabilir: Yuvarlak ve düz numuneler için veya farklı çap aralıklarına sahip yuvarlak numuneler için (çapraz düzenlenmiş V olukları olan çeneler için).
- Üst ve alt çenenin açılması ve kapatılması, uzaktan kumanda veya bilgisayar ile ayrı ayrı veya ortak olarak yapılabilir.
- Numunenin tutturulması, germe ve çekme kuvveti arasındaki ayarlanabilir davranış yoluyla sağlanmaktadır (maksimum çekme kuvvetinde yaklaşık 2 kat germe kuvveti gereklidir).
- Hidrolik çeneler, tasarımlarından dolayı uyumludur.
- Manuel numune beslemeyle, ayarlanabilir, ölçeklendirilmiş bir stoper, doğru dikey numune basma işlemini garantiler.
- Daha kolay numune merkezlemesi için bir numune stoperi kullanılabilir.
- Güvenlik nedeniyle, numuneleri yerleştirmek için bir numune maşası kullanılabilir.
Hidrolik ünitede yağ basıncı, çenenin gereken kapanma basıncına göre ayarlanır. Kontrol ünitesi, üst ve alt çene için ayrı ayrı kapanma ve açma işlemini kontrol eder.
Tüm hidrolik güç paketi ayrıca bir kapanma ve germe aşamasına sahiptir. Kapama aşamasında, numune güvenlik nedeniyle ilk olarak üst uçta tutulur. Germe aşamasında, daha sonra beklenen çekme kuvvetine bağlı olan tam germe kuvveti uygulanır.
Tüm hidrolik çeneler çift etkili silindirlerle donatılmıştır. Çenenin açılması yay geri dönüşüyle değil, hidrolik olarak gerçekleştiği anlamına gelir. Kapama ve açma basıncı her durumda ayarlanabilir.
Yay geri dönüşü ile açılan tek etkili silindirlerle karşılaştırıldığında, çift etkili silindirlerin, çenelerin her zaman güvenli bir şekilde açılma avantajı vardır. Bu, numune eğildiğinde veya sıkıştığında da geçerlidir. Ek olarak, açma işlemi herhangi bir noktada durdurma tuşu ile kesilebileceği için açılış vuruşunun tamamı geçilmemelidir. Kaldırma aralığı kalınlığa bağlı olarak ayarlanabilir. Özellikle ince numunelerle test süresinden tasarruf edilebilir ve ezilme tehlikesi azaltılabilir