Devrilen bir yağmur ölçerden en doğru sonuçları almak için yağmur ölçeri doğru şekilde takmanız gerekir.
Yağmur ölçer düz bir yüzeye yerleştirilmelidir – yüzey düz değilse, testere kova kalibre edilen seviyeye dolmadan önce devrilebilir veya hiç devrilmeyebilir. Kova kalibre edilen seviyede devrilmezse, hesaplanan yağış doğru olmayacaktır. Bir yüzeyin düz olup olmadığını belirlemek için bir su terazisi kullanın ve ardından doğru bir okuma elde ettiğinizden emin olmak için göstergeyi düz yüzeye sabitleyin.
Yağmur ölçeri titreşmeyen bir yüzeye yerleştirilmelidir sundurma veya çit gibi yüzeyler hareket edebilir ve titreyebilir. Devirme kovası çok hassastır ve herhangi bir titreşim, yağmur yağmasa bile göstergenin devrilmesine neden olabilir.
Gösterge ağaçları yakınında konumlandırılabilir olmamalıdır – konuma yakın olan ağaçlar hatalı bir okumaya yol, yapraklar veya polen da huni içine düşmesine ve engellemek için izin verebilir.
Korunaklı bir alana yerleştirilmemelidir – korunaklı bir yere yerleştirilmesi (evinizin veya bir çitin yanında bizim gibi) rüzgar yönüne bağlı olarak yağmur miktarını önemli ölçüde artırabilir veya azaltabilir ve hatalı bir okumaya neden olabilir. Gösterge, nesnenin yüksekliğinin en az iki katı uzağa yerleştirilmelidir (örneğin, çit 6 fit yüksekse, gösterge en az 12 fit uzağa yerleştirilmelidir).
Hava durumu ekipmanınız herhangi bir manyetik, çelik veya demir nesnenin yakınına yerleştirilmemelidir – manyetik, çelik veya demir nesneler mıknatısın kovayı tutacağı süreyi veya hepsini tutup tutmayacağını etkileyerek yanlış okumaya neden olabilir.