Bir sensör seçerken, kullandığı teknolojinin türü önemli olsa da, dikkate alınması gereken bir dizi başka husus vardır. Birkaç soru yanıtlanmalıdır ve yanıtlara dayanarak, kullanıcının durum için hangi sensörün en iyi uzlaşmayı sağladığına karar vermesi gerekecektir. Belirli bir sensör tipik olarak bir alanda üstün olurken, farklı bir alanda sınırlı hale getirilir. İşte sorulması gereken doğru sorular:
Gaz Analizi Uygulamanız İçin En İyi Oksijen Sensörü Hangisi?
Gaz analizi uygulamanız için doğru oksijen sensörünü seçmek zorunludur. Aralarından seçim yapabileceğiniz, doğru teknolojiyle eşleştirilmiş ve gazlar veya sıvılarla doğru kullanım sağlayan çoklu konfigürasyonlar ile; kafa karıştırıcı bir süreç olabilir. BacharachGaz Analizi Uzmanları, ihtiyaçlarınıza göre doğru kararı vermenize yardımcı olmak için bu makaleyi derledi.
Algılama teknolojisi, doğru oksijen sensörünü seçerken açık ara önde gelen bir faktördür. Optik, Paramanyetik, Eletro-Kimyasal ve Zirkonyum Oksit gibi çalışma prensiplerine göre ayrılabilirler. Aşağıdaki özet, farklı sensörler için teknolojideki farklılıkları özetlemektedir:
|Optik:||LED ışık, ışıldayan boya ile kaplanmış bir zara çarpar. Oksijen konsantrasyonu arttıkça boya daha az parlayacaktır. Bir optik filtre, yayılan ışık miktarını ölçebilir ve oksijen seviyesine karşılık gelen bir değer sağlayabilir.|
|Paramanyetik:||Azotla doldurulmuş iki cam küre, güçlü bir manyetik alan içinde hizalanır. Oksijen içeren bir gaza maruz kaldıklarında, küreler numunedeki oksijen miktarıyla orantılı bir miktarda hizadan dışarı itilir.|
|Elektro-Kimyasal:||Bir anot/katot çifti bir elektrolit çözeltisine daldırılır. Bir numunedeki oksijen, anotla galvanik olarak reaksiyona girdiğinde, numunedeki oksijen seviyesiyle orantılı bir elektrik akımı üretir.|
|Zirkonyum Oksit:||Zirkonyum Oksit probu, karşı uçlarında platin ile kaplanmış olup, yaklaşık 650°C'ye ısıtılır. Bu sıcaklıkta, prob gözenekli hale gelir ve oksijenin yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona geçmesine izin vererek konsantrasyon farkıyla orantılı bir voltaj üretir. Örneğin, probu hava ile bir gaz numunesi arasına yerleştirirken, konsantrasyon farkı üretilen voltaja göre hesaplanabilir.|