Katalizör peletlerinin ezilme mukavemeti testi
Çözüm
- Yazılım kontrollü sıkıştırma test sistemi
- Kendiliğinden yayılan çelik sıkıştırma plakaları
- Yığın testi için numune kabı ve piston fikstürü
Yararları
- Tüm pelet geometrilerinin aynı makinede test edilmesi
- Birden fazla malzeme standardında tekrarlanabilir testler için yazılım kontrolü
gereklilik
Katalizörler, verim ve zaman konularının bir ürünü oluşturmak için mümkün olan en kısa sürede kritik olduğu endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Belirli bir reaksiyon için gereken aktivasyon enerjisini azaltır ve nispeten daha düşük bir sıcaklıkta çalışarak reaksiyonu hızlandırırlar.
Verimli bir performans için katalizörler sadece mükemmel adsorpsiyon özelliklerine değil, aynı zamanda iyi fiziksel mukavemet özelliklerine de ihtiyaç duyarlar. Gözenekli peletlerin mekanik olarak arızalanması, sıvı akışında tıkanmalar, reaktör boyunca kabul edilemez basınç düşüşleri ve ısı transferinde farklılıklar oluşturan küçük parçalar ve ince parçacıkların oluşmasına neden olabilir. Katı katalizörlerin mekanik mukavemetinin belirlenmesi bu nedenle güvenilir ve verimli bir reaksiyon prosesi sağlamak için anahtar parametrelerden biridir.
Ticari katalizörler peletler, granüller, tabletler, küreler, halkalar ve ekstrüdatlar gibi çok çeşitli şekillerde bulunur ve genellikle kırılmadan önce çok az deformasyon ile doğada kırılgandır. Bu, test sırasında, farklı geometrilere ve katalizör tiplerine göre çeşitli test standartlarının geliştirilmesiyle sonuçlanan önemsiz zorluklar sunar.
Çözüm
ASTM D4179 - Oluşturulan Katalizörler ve Katalizör Taşıyıcıların Tek Pelet Ezilme Mukavemeti - küreler, kısa silindirler veya tabletler gibi düzenli olarak tek bir peletin sıkıştırılmış 'yan ezilme mukavemetinin' (SCS) ölçülmesini kapsar. Radyal veya eksenel ezilme olarak test edilmesine izin verir, ancak eksenel ezilme mukavemetinin reaktördeki radyal ezilme işleminden daha fazla ve daha az katalizör davranışını temsil ettiği belirtilmelidir. Kuvvet, ezilene veya çökene ve maksimum ezilme mukavemeti (ilk çökme noktasında) kaydedilene kadar pelete düzgün bir oranda uygulanır.
ASTM D6175— Ekstrüde Katalizör ve Katalizör Taşıyıcı Parçacıkların Radyal Ezilme Dayanımı - uzunluk: çap oranı diameter 1: 1 olan tek ekstrüde katalizörlerin sıkıştırıcı 'yan ezilme mukavemetinin' (SCS) ölçülmesini kapsar. Sadece radyal bir ezilme olarak test yapılmasına izin verir. Kuvvet, parçalanana veya çökene ve milimetre deformasyon başına kuvvet kaydedilinceye kadar pelete düzgün bir oranda uygulanır. 0 - 65 N / mm arasındaki ezilme mukavemetini ölçmek için uygun bir yöntemdir.
Katalitik malzeme düzensiz parçacıklardan yapıldığında, tek pelet mukavemet yöntemlerini kullanarak anlamlı testler yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, endüstriyel uygulamalarda ASTM D7084 tarafından kapsanan oluşturulmuş katalizör taneciklerinin bir yatağının 'dökme ezilme mukavemeti' (BCS) testi yapılması yaygındır - Katalizörler ve Katalizör Taşıyıcıların Yığın Ezilme Mukavemetinin Belirlenmesi.
ASTM D7084, granüller gibi 0.8 - 4.8 mm çapında katalizör taneciklerini kapsar. Parçacıklar silindirik bir numune tutucuda bulunur ve bir piston ile ezilir. Basınç, 30 saniye boyunca tutulan ve yavaşça serbest bırakılan partikül yatağına düzgün bir oranda uygulanır. İnce taneciklerin% 1'ine neden olan basınç (peletin yarım büyüklüğündeki bir elekten geçen tanecikler) kaydedilir ve tipik olarak granüller için 0.1 - 0.35 MPa ve daha büyük şekillendirilmiş malzemeler için 1 - 3.5 MPa arasında bulunur.
Mecmesin'in MultiTest-i kuvvet test sistemleri, katalitik malzemelerin hem tek pelet hem de dökme ezilme mukavemeti testini gerçekleştirmek için idealdir. Sağlam bir test çerçevesi, hassas bir yük hücresi ile donatılmıştır ve güçlü ama kullanımı kolay İmparator yazılımı tarafından kontrol edilir. Veriler ani kırıkları doğru bir şekilde yakalamak için 1 kHz'de toplanır ve numunenin gerçek mekanik mukavemet özelliklerini göstermek için bir grafik üzerinde açıkça çizilir. Ortalama ezilme mukavemeti hesaplaması, operatör için net bir başarılı / başarısız göstergesi ve sonuçların Microsoft ™ Excel'e doğrudan dışa aktarılması ile gerçekleştirilir.
Tek bir pelet ezilme testi ve bir süklometre düzeneği için tam otomatik kendinden ayarlamalı sıkıştırma çelik plakaları veya parçacıkların, peletlerin ve granüllerin toplu ezilme testi için ısmarlama bir piston ve kap fikstürü mevcuttur.
Test ekipmanı
- Multitest-i
- Kendiliğinden yayılan sıkıştırma plakaları
- Özel tasarım veya standart süklolometre / çift ekstrüzyon fikstürü