İnşaat çalışmaları sırasında, bir sıkıntı olabilir - gerekli araç kırılacak. Bir onarım lazer seviyesi nasıl yapılır?
Lazer seviyesi düşürülmemeli, aşırı yüklenilmeli veya yanlış kullanılmamalıdır.
Bazen bu tür tesviye sahiplerinin sahip olduğu bazı temel problemler vardır. Çoğu durumda bağımsız onarımlar yapmaya hazır olmalıdır. Sadece optik-mekanik atölyelerde mevcut olan özel ekipman gerekli olabilir. Ancak profesyonel olmayan bir kişi de basit işler ile başa çıkacak.
İlk ve en yaygın sorun, cihazın doğru ölçümleri göstermeyi bırakmasıdır. Bu cihaz, teknik nitelikleri, yani herhangi bir onarım çalışması için çok önemli olan yüksek hassasiyetli okumalar nedeniyle popüler hale gelmiştir. Doğruluğunu kontrol edin, birkaç ayda bir olmalıdır.
Lazer seviyesi neden yanlış?
Seviyeyi kontrol ederken eksenlerin konumunun şemaları: А-В - seviyeyi kontrol ederken eksenlerin yerini gösteren şemalar; G - üçüncü kalibrasyonda seviyenin konumu.
Onarımın nedeni, taşıma sırasında sallanma, saklama koşullarının ihlali olabilir. Cihazın çalışma durumunu kontrol etmek için, değerler birkaç değerle tahmin edilir:
- dikey çizgi (y olarak anılacaktır);
- yatay çizgi (x denir);
- eğim halinde düzlem.
Yatay ışını basit bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu geniş bir alana sahip bir oda gerektirecektir. Her duvar yaklaşık 20 m olmalıdır Bir cihazı bir duvarın yanına yerleştirin ve sonra açın. Düzeyi sınırlayan duvarda bir projeksiyon görüntülenecektir. Üzerinde bir işaret koyun. Başlangıç noktasını işaretleyecektir.
Ardından, cihazı 180 ° döndürerek, karşı tarafta benzer işlemleri gerçekleştirin. Bu ışının devamı olacaktır.
Bu önemli! İşlem sırasında aleti sökmeyin. Transfer et, daha önce koyduğunuz tüm noktaları merkeze denk gelecek şekilde olmalıdır.
Son etiket üçüncü duvarda olmalıdır. İkincisi ile aynı prensibe yerleştirilir. Onarım prosedürü 2 kez tekrarlanmalıdır. Bu şekilde, aracıyla ilgili hatayı ve diğer sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.
Lazer seviye cihazının şeması.
Okumalar arasındaki farkı not edin. Normal aralıkta ise, cihazın düzgün şekilde çalıştığı anlamına gelir. Aksi takdirde tamir gerekli olacaktır. Yapısını dikkatlice sökün. İçeride küçük bir anten bulacaksınız. Kafanın eğiminden sorumludur. Düşüş sırasında bir ofset oluşursa, seviye yanlış verileri gösterecektir. Bu nedenle düzeltilmelidir. Bazı ustalar, lazer seviyesinin herhangi bir düzlemde kullanılabileceğini öne sürerek bunu çıkarmayı tavsiye eder.
Benzer şekilde, dikey çizgiyi kontrol edebilirsiniz. Tek fark, cihazın konumunda. 90 ° döndürerek, farklı bir düzlemde bir projeksiyon elde edeceksiniz.
Bulgular bir sapmayı gösteriyorsa, yukarıda belirtilen önlemleri almanız gerekecektir.İçindekiler tablosuna geri dön
Onarım: pratik öneriler
Sadece antenin yer değiştirmesinin sesli bir soruna ve onarıma neden olabileceğini bilmelisiniz. Bunun nedeni, kargo konfigürasyonunda bir başarısızlık olabilir. Ve aşağıdaki adımları izleyerek bunu çözebilirsiniz:
Cihazın optik seviyesinin diyagramı.
- Etiketi kılıf yüzeyinden çıkarın. Cihazı açtığınızda, her durumda, garantiyi kaybedersiniz.
- Aşağıda plastikten yapılmış bir vida bulacaksınız. Açılışta "A" adında bir vida göreceksiniz. Bu yük. Platformu dikkatle inceleyin. Hemen sapmaları fark edeceksiniz.
- Vidayı "A" döndürerek istenen pozisyonu bulun. Bu, bir şakül hattını duvara asarak başarılabilir.
- Yatay ve dikey ışınların konumunu kontrol edin. İyi olmalılar.
- Önden ruloyu kontrol et.
- Son olarak, platformu ayarlamak için, ortadaki vidayı hafifçe gevşetmek ve kenarlardan gelenlerin sıkılması gerekir. Bu, onu aşağı kaydırıp öne doğru eğmek içindir. Platformu yükseltmek istiyorsanız, o zaman tersini yapın. Aşırı vidalar gevşer ve merkezdeki vidalar sıkılır. Süreç azami özeni gerektirir.
Lazer seviyesi cam kırılmışsa, kendiniz değiştirebilirsiniz.
Bunu yapmak için malzemeyi satın alın. Daha sonra yüzeyinde şımarık olanın şekline karşılık gelen bir işaretleme yapın. Cam yaklaşık 2,5 mm genişliğinde satın alınmalıdır. Tamamlandığında değiştirin.İçindekiler tablosuna geri dön
Düğme bırakma nasıl düzeltilir
Düğmeler lazer seviyesinde kaybolursa veya geçişi kesilirse, bunun nedeni düzenli kullanımda çok fazla bastırılmalarıdır. Kendini tamir edebilirsin. Cihazı sökmek ve koparmak için özel bir cihaz - bir havya ile lehim yapmak gereklidir.
İpucu! Daha fazla işlem sırasında lehimin kaybolmaması için, çalışma özel bir lehim kullanılarak gerçekleştirilir. Ana bileşen madde akıdır.
Lazer seviyesi çok dikkatli bir tutum gerektirir. Bu nedenle, kullanım sürecinde kusurları bulursanız, hemen bunları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Küçük işler kendiniz yapabilirsiniz. Ancak ciddi hasar durumunda, uzmanlarla iletişime geçin. Bu onarımda bir şey anlamıyorsanız, daha iyi olacaktır. Aksi takdirde, sadece ürünü tamir etmekle kalmaz, aynı zamanda kötüleştirirsiniz. Ve yeni bir tane satın almak, bir servis merkezini tamir etmekten daha pahalıya mal olacak. Her durumda, size kalmış. İyi şanslar!