Binalar, barajlar, tüneller ve köprüler gibi mühendislik yapıları, sert hava koşulları, toprak hareketi, yeraltı suyu seviyesinin değişmesi veya herhangi bir doğal tehlikenin yanı sıra hafriyat, ağır inşaat ve kazık yerleştirmenin neden olduğu hareketlerden her zaman etkilenebilir. diğer faktörlerin sayısı. Herhangi bir projede, herhangi bir şantiyede nihai hedef, insanların ve ekipmanın güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla bakım maliyetinden tasarruf etmektir.
NET serisi, üstün ölçüm hassasiyeti sağlar ve izleme uygulamalarında gerekli olan çevre koruma ve çeşitli işlevlerle donatılmıştır ve bu nedenle, yüksek hassasiyetli bir izleme sistemini yapılandırmak için kullanılabilir.
Yansıtıcı levha hedefleriyle birlikte kullanılan NET05AXII, milimetrenin altında doğruluk elde edebilir.
Bu nedenle, çeşitli tesisler ve köprüler gibi büyük ölçekli yapıların şeklini ve hizalamasını ölçmek ve ayrıca gemilerin, vagonların ve uçakların hassas ölçümü için uygundur.
NET serisi, çok çeşitli hassas ölçümler için uygulanabilen yüksek hassasiyetli açı doğruluğu (NET05AXII: 0,5", NET1AXII:1") sunar.
Otomatik takip sistemi ile donatıldığından, yüksek hassasiyetli 3D istasyon, bir uzaktan kumanda sistemi ile yapılandırılabilir.
Yansıtıcı levha hedeflerini kullanan NET05AXII, 200 m'ye kadar bir aralıkta milimetre altı doğruluk (0,5 mm + 1 ppm) sağlar.
NET1AXII modelinin reflektörsüz ölçüm aralığı, Kodak beyaz yüzü (%90 yansıtıcı) ile iki katına çıkarılarak 400m'ye (1,310ft.) çıkar.
SOKKIA'nın IACS (Bağımsız Açı Kalibrasyon Sistemi) teknolojisi, "sınıfının en iyisi" açı doğruluğu, 0,5" (NET05AXII) / 1" (NET1AXII) sağlar.
Çift eksenli seviye dengeleme mekanizması, önceki modellere kıyasla iki kat daha geniş olan ±6' daha geniş bir ayar aralığına sahiptir. Bu, son derece hassas ölçüm performansı sağlar.
Teleskopta yerleşik yüksek yoğunluklu beyaz LED kullanılarak, loş ışık koşullarında prizmalar veya levha hedefi kolayca yerleştirilebilir.
Toz ve şiddetli yağmurun yanı sıra diğer sert hava koşullarına karşı koruma sağlar. -20 ila +50ºC arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
Özellikle "24-7 izleme işlemi" için montaj parçalarını değiştirerek ve yeniden tasarlayarak geliştirilmiş dayanıklılık .
Kendi izleme sisteminizde uzaktan çalıştırma işlevselliği oluşturmak için özel kontrol komutlarından oluşan bir kitaplık sağlanabilir.
* Özel komutların detayları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Bu işlev, ilk kurulumu kolay ve hızlı hale getirmek için yapısal izleme uygulamaları için idealdir.
NET serisi, sonraki rutin ölçümler için başlangıç konumları olarak reflektörleri hızlı bir şekilde ölçmek için önceden belirlenmiş alan içinde otomatik olarak arama yapar.
Bu işlev, reflektörlerin insan gözüyle net olarak görülemediği düşük ışıklı veya karanlık koşullarda bile çalışır ve ilk reflektör aramasında büyük ölçüde artan verimlilik sağlar.
* Bu işlev, yerleşik yazılıma dahil değildir ve kullanıcının kendi sisteminde açılan komut kullanılarak uygulanması gerekir.
Balgat Mah. Ziyabey Cd. 1416 Sok No:24/A ÇANKAYA ANKARA 06520 TÜRKİYE İLETİŞİM Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. (0312) 472 2180 (0312) 472 21 21 http://www.4bharita.com.tr