Ultrasonik temizleme, kirletici maddelerin nesnelerden hızlı ve tam olarak çıkarılması, daha sonra yüksek frekanslı ses dalgaları ile sulandırılmış bir sıvı tankına batırılarak elde edilir.
Bu duyulmayan ses dalgaları, bir dönüştürücü tarafından yüksek frekanslı ses dalgalarına dönüştürülen yüksek frekanslı elektrik enerjisinin (ultrasonik enerji) meydana getirdiği sıvı içinde ovma hareketi yaratır.
O nasıl çalışır?
Ultrasonik enerji, tankın içindeki sıvıya girer ve dakika kabarcıklarının hızlı oluşumuna ve çökmesine neden olur; kavitasyon olarak bilinen bir fenomen. Kabarcıklar, tank içinde yüksek hızda hareket eder ve bu, büyük bir enerji salınımı ile daldırılmış parçanın yüzeyine çarpmalarına neden olur. Bu, kirleticileri hem yüzeyden hem de en karmaşık girintili parçaların girintilerinden kaldırır.
Baloncuklar patladığında ve kavitasyon gerçekleştiğinde, temizleme çözeltisi kabarcıkların geride bıraktığı boşluğa akar. Temizleme çözeltisi, söz konusu maddeyle temas ettiğinde, mevcut olan kirletici maddeler, kir ve kararma sadece çöker.
Doğru ultrasonik temizleme sistemini seçme
Boyut
Ultrasonik temizleyiciler çok çeşitli ebat ve kapasitede gelir. Maddelerin ne kadar büyük bir bölümünün temizleneceğini ve bir döngü boyunca ortalama kaç öğenin temizleneceğini dikkate almanız gerekir.
Ultrawave , bir litreden daha küçük banyolardan daha büyük çok kademeli sistemlere kadar değişen ultrasonik temizleyiciler üretir .
Tank özellikleri
Ultrasonik temizleyicilerdeki tankların özellikleri ve kalınlığı değişebilir. Hafif ve seyrek kullanım için, Benchtop ultrasonik banyolarda 0.6-0.8mm kalınlığında paslanmaz çelikten bir basınçlı tank bulunur.
Makinenin daha düzenli kullanılacağı uygulamalar için, her zaman 2 mm kalınlıkta paslanmaz çelikten bir Endüstriyel tank önerilir.
Birçok durumda, tıbbi cihaz bileşenlerinin yarıçap köşeleriyle temizlenmesi için 316 paslanmaz çelik tank belirlenir. Bu, sıkışmış kirleri önler ve kolay temizliği kolaylaştırır.
Kontrol
Giriş seviyesi ultrasonik banyolar, basit zaman ve / veya sıcaklık kontrolü için analog bir kadrana sahiptir. Daha gelişmiş uygulamalar için, ultrasonik sistemler daha doğru ve kesin bir şekilde izin veren bir menü odaklı dijital kontrol içerir
sistem fonksiyonlarının programlanması.
5
Dönüştürücü Verimliliği
Ultrasonik temizleme tankınızda kullanılan dönüştürücünün verimliliği, hem temizleme süresini hem de döngü sırasında elde edilen verimliliği etkiler. Düşük kaliteli bir dönüştürücü daha fazla güç kullanır ve öğeleri temizlemek için gelişmiş bir dönüştürücüden daha uzun sürer.
Ultrawave, dönüştürücülerimizin tasarımına ve gelişimine önemli bir zaman ve para yatırdı ve size üstün kavitasyon performansı sağladı.
Ultrasonik güç
Ultrasonik güç seviyesi genellikle litre başına ultrasonik Watt olarak adlandırılır. Örneğin, 600W ultrasonik 30 litrelik bir tank 20W / litre verecek.
Genel olarak, ultrasonik güç seviyesi 8W / litreden az olmamalıdır, ancak bu bazen çok büyük tanklar için azaltılabilir.
Ultrawave, ultrasonik sistemlerimizin RMS'deki gücünü ölçer. Bu, transdüserlerin toplam gücünü verir. Bazı üreticiler ultrasonik gücü “zirveden zirveye” ölçerek bu değeri ikiye katlarlar, bu nedenle aynı ölçümleri karşılaştırmak önemlidir.
ultrasonik bir sistem satın alırken.
İçeren faktörler
kronometre
Farklı uygulamalar, kontaminasyon tipine ve seviyesine bağlı olarak farklı döngü süreleri gerektirecektir. Ultrasonik sistemler;
döngü süresi bir dakika içinde programlanacaktır.
Sıcaklık
Ultrasonik temizleme genellikle sıcaklıklarda en etkilidir
50 ila 65 ° C arasında. Isı tüm temizlik için katalizör görevi görür
uygulamalar ancak ultrasonik aktivite seviyesi aslında başlayacak
80 ° C'nin altına düşmek. Doğru ve kesin olduğu onaylanmış işlemler için
sıcaklık gereksinimleri var, ultrasonik temizleme sistemleri, bileşenlerin bu parametrelerin dışında işlenmemesini sağlamak için çoklu sıcaklık programı içerebilir.
Deterjanlar
Deterjan, genel temizleme işleminde önemli bir bileşendir. Farklı deterjanlar, temizlenecek maddeye ve çıkarılacak kirlenmeye bağlı olarak farklı sonuçlar sağlayacaktır.
Temizleme özelliklerine ek olarak, ultrasonik deterjanlar sıvının yüzey gerilimini azaltarak ultrasonik aktiviteyi optimize eder.
Ultrasonik temizleme sistemimde nelere dikkat etmeliyim?
Tahliye vanası
Ultrasonik temizleyicilerdeki sıvının periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.
Bir tahliye vanası tankın kolay boşaltılmasını sağlar.
Seviye Koruması
Ultrasonik temizleyicinin tankta sıvı olmadan çalıştırılması,
ısıtıcılara, dönüştürücülere ve tanka zarar verebilir. Seviye sensörü veya şamandıra
anahtar sistemin yeterli olmadan çalıştırılamamasını sağlar
tankın içindeki sıvı.
sepet
Ultrasonik temizleyicide işlenen parçaların yapılması önemlidir
tankın tabanına dayanmayın. Bileşenler,
Ürünle birlikte verilen sepet veya gerekirse temizleme sıvısı içinde asılı.
Bir madde tankın tabanına temas ettiğinde, hasar
neden olur ve ultrasoniklerin etkinliği önemli ölçüde azalır.
kapak
Kapak buharlaşmayı en aza indirmeye yardımcı olacak,
temizleme sıvısı ve ultrasonik temizleyicinin gürültü seviyesini azaltın.
Ultrasonik Temizleyiciler Uygulaması
Bilimsel Laboratuarlarda Ultrasonik Temizleyiciler:
• Gözlük Çerçeveleri
• Laboratuar Züccaciye
• Optik ve Kontakt Lensler
• Pipetler
• Bilimsel Araçlar
• Test tüpleri
Endüstriyel Üretimde Ultrasonik Temizleyiciler:
• Meclisler
• Dişliler
• Metal ve Plastik Parçalar
• Hassas Rulmanlar
• Röleler ve Motorlar
• Anahtarlar
Elektronik Üretiminde Ultrasonik Temizleyiciler:
• Kondansatörler
• Seramik Yüzeyler
• PC Kartları
• Paketleme Bileşenleri
• Kuvars Kristalleri
• SMD'ler
Tıbbi ve Diş Laboratuarlarında Ultrasonik Temizleyiciler:
• Burs
• Kan Oksijenatörleri
• Kanül
• Dişçi Aletleri
• Şırınga Parçaları
• Cerrahi Aletler
Takı İmalatında Ultrasonik Temizleyiciler:
• Zincirler
• Takılar
• Paralar
• Karmaşık Ayarlar
• Değerli Metaller ve Değerli Taşlar
• Saatler
Otomobil Endüstrisinde Ultrasonik Temizleyiciler:
• Karbüratör
• Dökümler
• Yakıt enjektörleri
• İşlenmiş Parçalar
• Damgalı Parçalar
• Anahtarlar
İlgili kişi: Jane
Tel: 86-18928856885