EN 397 Endüstriyel Emniyet Baretlerinin Basma Testi
Bu Avrupa Standardı; endüstriyel emniyet baretlerinin genel kullanımları için fiziksel ve performans gerekliliklerini, test yöntemlerini ve pazar ihtiyaçlarını belirtmektedir. Endüstriyel emniyet baretleri; öncelikli olarak beyin hasarı ya da kafa travması ile sonuçlanması olası olan düşen cisimlere karşı kullanıcıyı korumayı hedeflemektedir.
Bölüm 6.11 kapsamında verilmiş olan yöntemin kullanılmasıyla test edildiğinde, baretin maksimum enine deformasyon değerinin 40 mm'i ve kalıntı enine deformasyon değerinin ise 15 mm'i aşmaması gerekmekte olup, hasar miktarı gözlemlenmeli ve olması durumunda not edilmelidir.
Test prosedürü; aşağıda açıklanmış olan yükleme sırası profilinin uygulanmasında test ve bekleme sürelerinin oluşturulması için Bluehill® Test Profilcisi kullanılarak kurulmuştur. Baret; paralel katı plakalar arasına enine şekilde yerleştirilmiştir.
Baretin yanal kuvvete maruz kalması açısından, 30 N değerindeki başlangıç kuvveti plakalara dik şekilde uygulanmıştır. 30 saniye sonrasında, basma plakaları arasındaki mesafenin ölçülmesi gerekmektedir (x boyutundaki).
Kuvvet; 430 N değerine dek yükseltilmiş ve 30 saniye bekletilmiştir. Sonrasında plakalar arasındaki mesafenin yeniden ölçülmesi gerekmektedir (y boyutundaki).
Son olarak kuvvet; 25 N değerine düşürülmüş, hemen 30 N' a yükseltilmiş, 30 saniye bekletilmiş ve sonrasında plakalar arası mesafenin yeniden ölçümünün yapılması gerekmektedir (z boyutundaki).
Bluehill İfade oluşturucu; aşağıda sıralanmış olan özel hesaplamaların basitçe oluşturulması için kullanılmıştır.
- Maksimum yanal deformasyon; x ve y boyutları arasındaki farktır.
- Kalıntı yanal deformasyon; x ve z boyutları arasındaki farktır.
Çift-kolonlu masaüstü tasarımına ve test fikstürüne sahip çekme test sistemini kullanmanızı önermekteyiz.
Bluehill® Yazılım paketi; numune parametrelerinin girilmesi, arzu edilen hız kontrolünün kurulması, istenilen sonuçların ve istatistiksel değerlerin otomatik olarak hesaplanması ve sonucunda test raporunun oluşturulması ya da ağ veri tabanına gönderilmesinde kullanılmaktadır.
Herhangi bir testi gerçekleştirmeden önce test fikstürüne ve sonuçlara ait gerekliliklerin tam olarak anlaşılabilmesi açısından EN 397 Bölüm 6.11'i incelemenizi önermekteyiz.
- Ürünler
- 8/19/2008
- 108.6 KB
Quick tips about the Looping feature in TestProfiler Software -- create conditional and multiple loops easily.
- Ürünler
- 12/16/2014
- 189.1 KB
Bluehill 3 testing software is designed to meet the demands of any level of user. Only version updates are available at this time.
- Ürünler
- 4/16/2010
- 2.0 MB
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Ürünler
- 6/1/2017
- 2.8 MB
The 3300 series of testing machines address the requirements of standardized and routine static testing; and provides the user with Instron quality at the most affordable price.
- Ürünler
- 12/7/2011
- 3.4 MB