Rheonics titreşim sensörü teknolojisi: demystified
Rheonics sensörleri patentli dengeli burulma rezonatörleri kullanır.
Sıcaklık, basınç ve dış titreşimler, doğru ve tekrarlanabilir yoğunluk ve viskozite ölçümü için en büyük zorlukları sunar. Rheonics dengeli burulma rezonatörleri, tescilli 3. nesil elektronik ve algoritmalar ile sensörlerimizi en zorlu çalışma koşullarında doğru, güvenilir ve tekrarlanabilir hale getirir.
- Malzemeler, titreşim dinamikleri ve akışkan-rezonatör etkileşim modellemesinde 30 yılı aşkın deneyime dayanan ve endüstrinin en sağlam, tekrarlanabilir ve doğru sensörlerine katkıda bulunan ultra kararlı rezonatörler.
- Sensörlerimizi yönlendirmek ve yanıtlarını değerlendirmek için sofistike, patentli 3. nesil elektronik. Büyük elektronik, kapsamlı hesaplama modeliyle birlikte değerlendirme birimlerimizi sektördeki en hızlı, en doğru hale getirir.
Her Rheonics sensörünün kalbinde bir rezonatör bulunur. Rheonics sensörleri her zaman ölçtüğü sıvılarla uyumludur!
Rezonatör sıvı içinde titreşir; sıvı rezonatörün titreşimlerini etkiler. Rezonatör üzerindeki etkisini ölçerek, sıvının yoğunluğunu ve viskozitesini belirleyebiliriz.
Sıvı ne kadar yoğun olursa, rezonans frekansı o kadar düşük olur. Daha yoğun bir sıvı rezonatörün kütle yükünü arttırır.
Sıvı ne kadar viskoz olursa, sensörün rezonans tepe noktası o kadar geniş ve küçüktür, rezonatör ve sıvı arasındaki sürtünme sönümlemesini arttırır.
Rezonatörün ölçülebilir özelliklerinin - rezonans frekansı ve sönümleme - her ikisi de sıvının özelliklerinden etkilenir.
Rezonatörün şekli - ölçümleri belirler
Rezonatörün şekli, içine daldırıldığı sıvıya nasıl tepki vereceğini belirler. Rheonics'in SRV serisi sensörleri, kendi yüzeylerine paralel olarak titreşen silindiriktir. Esas olarak kesme kuvvetlerinden etkilenirler ve bu nedenle kütle yükleme etkilerine nispeten duyarsızdırlar. Viskoziteyi ölçmek için yararlıdır, ancak yoğunluğu değil.
Rheonics'in DV serisi sensörleri düzleştirilmiş kütlelere sahiptir. Yüzeylerinin parçaları kendilerine paralel titreşir ve bu nedenle sıvıyı keser. Bunlar rezonatörün sönümlemesine katkıda bulunur ve viskoziteye duyarlılığını belirler. Yüzeyin diğer parçaları kendilerine dik titreşir ve bu nedenle sıvıyı yer değiştirir. Bu, sensörün kütle yüklemesi ile sonuçlanır ve yoğunluğa duyarlılığını belirler.
Rezonans sensörleri, dengeli ve dengesiz olmak üzere iki geometrik kategoriye ayrılır.
Ayar çatalı tipik dengeli bir rezonatördür. İki dişi zıt yönlerde titreşir, aksi takdirde sensörün montajına iletilen eğilme kuvvetlerini dengeler.
Tek bir enine titreşimli kiriş (bir "yarı ayar çatalı"), montajında büyük reaksiyon kuvvetleri uygulayarak dengeli ayar çatalı geometrisine kıyasla büyük enerji kaybına neden olur.
Diğer yandan titreşimli bir tel, dengesiz bir rezonatördür ve montaj yapıları üzerinde önemli kuvvetler uygular.
Montaj koşullarının dengesiz rezonatörler üzerindeki etkilerini azaltmak için, ankrajları gerçek algılama elemanının boyutuna kıyasla nispeten büyük ve masif olmalıdır.
Montaj koşullarına duyarsız
Rheonics'in sensörleri dengeli rezonatörler kullanır (patentler beklemede). DV serisi, iki tırmanın zıt yönlerde büküldüğü burulma ayar çatalını kullanır. SRV serisi, sensörün iki ucunun zıt yönlerde büküldüğü ve montajlarındaki reaksiyon momentlerini iptal ettiği benzersiz bir patentli koaksiyel rezonatör kullanır.
Rheonics sıvı algılama sistemleri, tüm sensör ürünlerimiz için tek bir elektronik platformun (değerlendirme birimi) kullanılmasına izin veren patentli teknolojiye dayanır.
Değerlendirme ünitesinin temel görevi, rezonans frekansını ve sönümlemesini belirlemek için rezonant sensörünü sürmek ve sorgulamaktır. Bu iki miktar belirlendikten sonra, bu ölçümleri yoğunluk ve viskozite değerlerine dönüştürmek karmaşık bir algoritma setine bağlıdır.
Elektronik platformumuz, Rheonics'in patentli geçitli faz kilitli döngü teknolojisi ile birlikte rezonans sensörünün rezonans frekansını ve sönümlemesini değerlendirmek için faz kaydırma yöntemine dayanmaktadır.
Sensör Teknolojisi, Çalışma Prensibi ve Uygulamaları
Viskozimetreler
Yoğunluk Ölçerler