Meteoroloji istasyonunu kurduktan sonra uzun yıllar hiçbir sorunla karşılaşmadan kullanabilirsiniz. Ancak, optimum performans için yine de ev hava istasyonunuzu rutin olarak temizlemeniz ve bakımını yapmanız gerekir .
Ben n vaka bunu toplanan değerlerin doğruluğunu etkileyecektir, kötü cihazınızı korumak. Bu nedenle istasyonunuzu kolay erişilebilir bir yere monte ettiğinizden emin olun, böylece bakımını yapmakta fazla zorluk çekmeden onu kaldırabilirsiniz.
Hava durumu istasyonunuzun gerektirdiği temizlik miktarını ve bakım türünü birçok faktör etkiler, ancak en iyi sonuçları almak için cihazınıza yılda en az bir kez servis vermeye çalışın. Hava durumu istasyonunuzun temizliği ve bakımı söz konusu olduğunda göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır.
İstasyonunuzun yakınında ağaçlar veya başka engeller varsa, yaprak, tohum, iğne, ağaç veya polen özsuyu ve diğer artıkların birikme olasılığı yüksek olduğundan hava durumu istasyonu sensörlerinizi daha sık temizlemeniz gerekir.
Artan toz parçacıkları, sensörleri tıkayabilir ve özellikle atmosferik koşulların ölçümünü etkileyen yağmur göstergelerini tıkayabilir. Rulman üzerindeki dönen parçaların erken aşınmasına ve yırtılmasına neden olabilir. Bu nedenle, çöl gibi daha fazla tozlu bir bölgede yaşıyorsanız, sensörlerinizi daha sık temizlemeniz gerekir.
Çoğu sensör temiz olduğundan, yoğun yağış alan bölgelerde yaşayan insanlar, istasyonlarını uzun süre sonra temizleme lüksüne sahiptir. Ancak, yağmurdan kaynaklanan döküntülerin toplanmasını önlemek için dikkatli olmaları gerekir.
Daha yüksek rakımlarda veya bulutlu yerlerde pil gücünü daha hızlı tüketir ve güneş panelleri de etkisizdir, bu da pillerinizi birkaç ayda bir değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.
-40 derece Fahrenhaytın altındaki sıcaklıkları kaydeden bir bölgede yaşıyorsanız, cihazınızın lityum pillerle çalıştığından emin olun, çünkü bu sıcaklıkları yalnızca onlar kaydedebilir. Sıcaklık aralığına dayanamadıkları için alkalin piller kullanmayın.
Kuşlar ve böcekler, sensörlerinizin özelliklerini etkileyebilir ve varyasyonların ölçülmesini engelleyebilir. Sensörlerinizle temas eden yaratık veya kuşları önleyin.
Hava İstasyonunun Çeşitli Sensörlerinin Temizlenmesi ve Bakımı Nasıl Yapılır
Termometre ve Higrometre Ünitesi:
Genellikle sıcaklık ve nem sensörleri entegredir, yani bakım ve temizlik de birlikte yapılır. Bu sensörler sürekli izleme veya bakım gerektirmez, ancak çöken tozlara karşı dikkatli olun.
Temizlemek isterseniz temiz, kuru bir diş fırçası kullanın ve sensörleri nazikçe fırçalayın. Sensörün plastik kapağı hafif deterjan, alkol ve su karışımıyla yumuşak bir şekilde durulanabilir ve yeni gibi görünür.
Ünitenin güneş radyasyon kalkanı üzerinde biriken kalıntılardan kurtulun – Hava akışını sağlamak ve doğru okumaları sağlamak için kalkanın temiz olması gerektiğinden, kış aylarında karı ve buzu temizlemeniz gerekebilir.
Anemometre Ünitesi:
Anemometreler yıllarca sorunsuz çalışabilir, ancak sensöre pislik ve böceklerin girmesi çalışmasını etkiler, bu nedenle yıllık kontrol önerilir.
Dışarıdaki rüzgar hızının bildirilenden daha fazla olduğunu hissediyorsanız veya sensörden bir gıcırdama sesi geliyorsa, sensörünüzü temizleme zamanı gelmiş olabilir.
Cihazın harici vidalarını gevşetin ve rüzgar kapaklarını dışarı çıkarın ve bir su ve yumuşak deterjan solüsyonu ile temizlemeden önce hafif nemli bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak silin.
Bardakları tekrar yerleştirmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun. Bardağa herhangi bir tür yağ, gres yağı, yağlayıcı veya sprey getirmeyin. Sadece yataklar yağlanmalıdır.
Plastik bileşenler kırılgan olduğundan ve kış aylarında kolayca kırıldığından, kış aylarında anemometrenizin buzlanmasını önleyin, böylece bir seçenek olarak buzun erimesini bekleyebilirsiniz.
Fincanlar tekrar içeride tutulduktan sonra, rüzgar fincanlarının herhangi bir engel olmadan döndüğünden emin olun ve rüzgar gülü yönünün gerçek kuzey olduğunu test edin. Anemometrenin hala düzgün çalışmaması durumunda rulmanlar aşınabilir ve profesyonel müdahale gerekebilir.
Yağmur Göstergesi Ünitesi:
Yağmur ölçerler yılda birçok kez kapsamlı temizlik gerektirir. Kollektördeki döküntü ve toz birikimi, devrilme mekanizmasını etkiler ve çalışmasını engeller.
Huni veya toplayıcıda örümcek ağı, böcek ve kuş yuvalarının oluşmasına izin verilmemelidir. Toplayıcının altını da kontrol edin, ancak arı veya yaban arısı kovanlarına karşı dikkatli olun.
Huniyi ve toplayıcıyı devirme kovası ile su ve hafif bir deterjan kullanarak temizleyebilir ve geri yerleştirmeden önce iyice durulayabilirsiniz.
Kuş pisliğinin sensörün çalışmasını sürekli olarak rahatsız ettiği durumlarda, kolayca çıkarılması için huninin kenarına bir deterjan sürmeyi deneyin ve toplayıcıya düşmesini önleyin.
Yaprak Islaklık Sensör Ünitesi:
Yaprak ıslaklık sensörü kir ve kalıntılardan arındırılmış olmalıdır ve temizlemek için yumuşak deterjan ve su içeren bir diş fırçası kullanılabilir. Bunlar özel sensörlerdir ve oldukça hassas ve hassas oldukları için bakımlarının iyi yapılması gerekir.
Güneş Radyasyonu Sensör Ünitesi:
Lensler üzerinde kir ve toz birikmesini önlemek için daha sık temizlenmeleri gerekir.
Radyasyon difüzörü kirle kaplanırsa, hava durumu istasyonu tehlikeye girer.
Sensörün diş fırçası ile temizlenmesi tercih edilir, ancak gerekirse nemli bir bez veya bez kullanabilirsiniz. Daha sonra iyice durulayın. Sensörlere yağ girmesine izin verilmediğinden emin olun.
Radyasyon sensörüne hiçbir koşulda elinizle dokunmayın.
UV Sensör Ünitesi:
Lenslerde, doğruluğu etkileyen herhangi bir kir ve kalıntı birikmediğini sık sık kontrol edin.
Temizlerken üniteye çıplak elle dokunmayın ve herhangi bir yağın temas etmesine izin vermeyin.
Yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın ve tozu sabun veya deterjanla nazikçe temizleyin.
Güç Kaynağı Birimi:
Hava istasyonunun güç kaynaklarının bakımı, cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için sensörlerin bakımı kadar önemlidir. Güçle ilgili sorunlar, veri iletiminin olmamasına neden olur.
Hava istasyonunuz güneş enerjisiyle çalışıyorsa, güneş panellerini rutin olarak temizleyin ve onları enkaz ve engellerden uzak tutun. Çoğu istasyon yedekleme için pillere bağlıdır ve bu nedenle pillerinizi sık sık değiştirdiğinizden veya şarj ettiğinizden emin olun.
Daha erken değiştirmeler veya yeniden şarj etme, verici ve alıcı arasındaki güçlü bağlantıların korunmasına yardımcı olur. Alkalin piller bu sıcaklıklarda çalışamayacağından, soğuk havalarda yalnızca lityum pilleri kullanın.