Motorlu döner başlıklı krokmetre cihazı
Testex motorlu döner başlıklı krokmetre; özellikle baskılı kumaşlar ve benzer yapılı malzemelerin sürtmeye karşı renk haslığı özelliklerinin tayini için kullanılır. Standart dizaynı sayesinde tekrarlanabilir test ortamı sunar. Çift yönlü test imkanı, ayarlanabilir test hızı, otomatik duruş ve LCD ekranı ile komple bir test istasyonudur.
ISO 2060, ASTM D1907 /2260, BS 2010, DIN 53830, GB/T 4743, GB/T 14343, GB/T 6838
Tüm standartların listesi için lütfen iletişime geçiniz.
TF412
Motorlu döner başlıklı krokmetre
Amaç ve Kapsam
Bu yöntem, sürtünme nedeniyle renkli tekstillerin yüzeyinden diğer yüzeylere renk transferinin derecesini değerlendirmek için kullanılır. Boyalı, baskılı ve diğer renkli iplikler ve kumaşlar dahil olmak üzere çeşitli elyaflardan yapılmış renkli iplikler ve kumaşlar için uygundur. Özellikle AATCC 8 standart metodu ile test edilemeyecek kadar küçük olan tekstillerin basılması için uygundur.
Bu test metodu, kuru sürtünme bezi, su ile ıslatılmış sürtünme bezi veya bu yöntemin izin verdiği diğer sıvılar ile ıslatılmış sürtünme bezi dahil olmak üzere sürtünme bezi kullanır.
Test Prensibi
Numune, dönen dikey sürtünme aletinin tabanına ve belirtilen koşullarda standart sürtünme bezi ile sürtünmeye sabitlenmiştir. Gri skala lekeleme ile karşılaştırarak standart bir sürtünme bezine renk transfer derecesini değerlendirilir.
Numune Hazırlama
Numune çeşitli yapılarda olabilir ve kurala göre belirli bir alana göre düzenlenebilir. Testten önce, numune ve sürtünme bezi tekstil nemlendirme yöntemine göre nemlendirilmelidir. Her numuneyi veya sürtünmeli bezi, 21 ℃ ± 1 ℃ atmosferik koşullar altında ve% 65 ±% 2 bağıl nemde en az 4 saat yerleştirin.
Motorlu Döner Başlıklı Krokmetre
ISO 2060, ASTM D1907 /2260, BS 2010, DIN 53830, GB/T 4743, GB/T 14343, GB/T 6838