Sonuçları Farklı Ölçüm Cihazı Markalarıyla Karşılaştırma
- Son güncelleme Kasım 20, 2017
Yeni ölçüm cihazınız size aynı test için eski ölçüm cihazınızdan farklı bir sonuç veriyorsa, bu bir ölçüm cihazının doğru, diğerinin doğru olmadığı anlamına gelmez.
Muhtemelen fark ettiğiniz şey, ölçüm cihazlarının sonuçları farklı şekilde göstermesidir. "Plazma" sonuçları veren sayaçlar ve "tam kan" sonuçları veren sayaçlar vardır. Bu farkı, yeni bir ölçüm cihazı satın aldığınız ve eskisi ile karşılaştırdığınız veya bunu doktorunuzdan aldığınız laboratuar test sonuçlarıyla karşılaştırdığınız için fark edebilirsiniz. Pek çok insan, tüm kan şekeri ölçüm cihazlarının tam olarak aynı sonucu vermesini bekler ve bunun laboratuvar test sonuçlarıyla aynı olmasını bekler. Sonuçta, aynı şeyi ölçüyorlar - kanınızdaki glikoz miktarını. Ancak ölçüm cihazları ve laboratuar ekipmanları kanın farklı kısımlarını ölçer ve bu nedenle görünüşte farklı sonuçlar verir. Bu farklılıklar, kabul edilebilir FDA veya ISO yönergelerine uymalıdır.
Diğer nedenler:
-
- Nem veya ısı, test şeritlerine zarar vermiş olabilir.
- Test çubuklarınızın süresi dolmuş veya kusurlu olabilir.
- Test şeritlerine yetersiz miktarda ve yanlış kan yerleştirilmiş.
- Sayaç üzerinde görüntülenen kod, şerit şişe etiketi üzerinde basılı numaralarla eşleşmiyor.
- Sayaç düştü veya elektrik bileşenleri yıpranmış.
- Kullanıcı hatası; test şeritleri birkaç dakikadan daha uzun süre havaya maruz kalmış olabilir.
Çözümler:
-
- Monitörünüzün doğru ve güvenilir olduğundan emin olmak için bir kalite kontrol testi yapın.
- Ölçüm aletini doğru kullandığınızdan emin olmak için sağlık uzmanınız tekniğinizi izlerken glikoz seviyenizi test edin.
- Test şeritlerini ilk açıldıktan sonraki 90 gün içinde veya üretim tarihinden itibaren 18 ay içinde kullanın.
- Test şeritlerinin uygun şekilde saklandığından emin olun; test şeritleri için en uygun koşul: 36 ° F ve 86 ° F (2 ° C ve 30 ° C) ve 10% ila 85% bağıl nem.
- Test için kullanılan kan örneğinin kılcal tam kan olduğundan emin olun.
- Ölçüm cihazında görüntülenen okumanın, şerit şişe etiketinde gösterilen normal test aralığı içinde olduğundan emin olun.
- Üreticinin sayaç talimatlarını dikkatlice izleyin.
- Test şeritlerini birkaç dakikadan fazla açık havaya maruz bırakmayın.
Keto-Mojo ölçüm cihazları en yüksek doğruluk standartlarını karşılar. Bizim hakkımızda daha fazlasını öğrenin sayaç doğruluğu İşte.
The box has a rather WIDE range? Glucose btw “88-132” is what it says. Uhm… what? How is that calibrating or accuracy? Why not have strips already “loaded” with a control solution. I see no control # on anything on my new package. 🙁
Birkaç haftadır Abott Lab Precision Extra ve bir gündür TruTrack kullanıyorum. Bu 2 metre sürekli olarak 5 mg / dl varyanslıdır; ancak Keto Mojo ölçüm cihazı, 15 mg / dl kadar farklılık gösteren glikoz seviyelerini bildiriyor! Aralığa düşen test örneklerini kullandım, ancak emin değilim çünkü kutunun yanında, aramam gereken değerleri bana söyleyen bir derecelendirme yok. Yardıma ihtiyacım var! Yeni Keto Mojo okuyucuma güvenebilmek istiyorum ama şu anda güvenemiyorum.