Elektrik şiddetli bir güçtür. Dikkat edilmezse tehlikelidir. Yanlış aletlerle açığa çıkarılırsa ölümcül olur.
İyi üretilmiş bir multimetre, elektrik çarpmasına ve ark patlamasına karşı koruma sağlar. Ölçüm Kategorisi III değerinin yanı sıra bağımsız bir test laboratuvarı tarafından verilen üçüncü taraf sertifikasyonu da taşır. Ölçüm cihazı doğru şekilde sınıflandırılmamışsa ve onaylanmamışsa ölçüm cihazının, yalıtım arızasına ve ark patlamasına neden olabilecek geçici elektriksel akımlara karşı gerekli korumayı sağlayıp sağlamadığı bilinemez.
Fluke, bu nedenle ürün testlerini ciddiye alır. Fluke'un Ürün Uyumluluk Laboratuvarı; test ve ölçüm araçlarını, güvenlik gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp bunları aşması için tanımlanan standartların üzerine çıkarır. “Araçlarımızı, müşterilerimizden öğrendiğimiz koşulları tekrar ederek çeşitli öngörülebilir kullanım ve yanlış kullanım senaryolarına göre test ediyoruz.” diyor Ürün Uyumluluk Yöneticisi Thomas Smith. “Araçların burada yeterli güvenlik payı ve sağlamlığı gösterdiğini gördükten sonra, gerçek dünyada yüksek düzeyde koruma sağlayacaklarını bileceğimizden emin olabiliyoruz.”
Gerçekten de bir Fluke ürünü, üçüncü bir tarafın onaylamasından önce Fluke bünyesinde bir dizi performans ve güvenlik testinden geçer. Tekrar ve tekrar fırınlanır ve dondurulur, suya daldırılır, toz bulutlarına boğulur, titreşime maruz bırakılır, yere atılır ve elektrik verilir.
Güvenlik ve güvenilirlik testi
Fluke Ürün Uyumluluk Laboratuvarı, geniş ve iyi aydınlatılmış odanın duvarlarına yapışık ve odanın ortasına doğru uzanan çalışma istasyonlarıyla doludur. Protokollerin ve çeşitli güvenlik standartlarının test edilmesi konusunda uzman olan güvenlik mühendisleri, Fluke'un araçlarını ve cihazlarını kırılma noktasına kadar zorlar. Smith: “Standardın en az bir düzey üzerinde test ederiz. Buna ek olarak, öngörülebilir yanlış kullanım çalışmalarımız yeni standart gereksinimlerinin geliştirilmesine yol açmıştır,” ifadelerinde bulunuyor.
Fluke, nihai cihazda onarılabilecek tasarım zayıflıklarını veya hatalarını bulmak için çeşitli testlerden yararlanır ve böylece elektrik sistemleriyle çalışmanın getirdiği tehlikelere karşı mümkün olduğunca fazla koruma sağlar.
Fluke, aşağıdakiler dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan tüm büyük test laboratuvarlarıyla (NRTL'lerle) çalışır: CSA (Kanada Standartlar Birliği), UL (Underwriters Laboratories), TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) ve ETL/Intertek. Fluke Ürün Uyumluluk laboratuvarı, ürünleri test etmek ve sertifika işareti için onaylamak amacıyla CSA üzerinden akreditedir. Test prosedürleri ayrıntılı olarak düzenlenir ve bunlara sıkı bir şekilde uyulur. Bir ürün uygun testleri geçtikten sonra belgeler onay ve kayıt için gönderilir.
Fluke laboratuvarı, test prosedürünün ulusal ve uluslararası yetkililer ve standartlar tarafından belirlenen gereksinimleri karşıladığından emin olmak için düzenli olarak denetlenir. Her test, ilgili standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde hassas bir şekilde ayarlanır ve kalibre edilir.
Aşağıda Fluke test yaklaşımlarına örnekler verilmiştir. Tüm sağlam ve yüksek kaliteli test cihazları benzer testlerden geçirilmelidir.
Darbe testi
Darbe testi, elektrik tesisatı üzerinde yakındaki bir yıldırım veya ana şalterdeki başka bir elektriksel bozulmadan kaynaklı geçici akımı taklit eder. Ölçüm cihazı bir odaya yerleştirilir ve cihaz korumasının kırılma, arızalanma ya da ark oluşma durumu olup olmayacağını doğrulamak için binlerce voltluk elektrik akımı verilir. Ulusal ve uluslararası standartlar tarafından tanımlanan yüksek gerilimli geçici akım ve arıza akımını üretmek için özel bir test makinesi kullanılır.
Michael Meisner, darbe testi için bir Fluke ölçüm cihazı hazırlıyor.
Çok işlevli aşırı yük testi
Bir test cihazı, ölçüm cihazının çeşitli işlevleriyle ilgili kazara aşırı yüklere de dayanabilmelidir. Bu ilke, o kadar önemlidir ki mevcut güvenlik standartlarına dahil edilmiştir. Fluke, çok işlevli aşırı yük testini kullanarak bunu simüle eder. Bu test, gerilim ölçümü dışındaki ölçüm işlevlerine çok yüksek enerjili gerilim verilmesini içerir ve operatörün yanlışlıkla gerilim ölçer olmayan bir işleve gerilim gönderebileceği bir durum test edilir. Bu durum, kullanıcının uçları amper giriş jaklarında bırakması ve sonrasında yanlışlıkla uçları bir gerilim kaynağına bağlamasıyla oluşabilir. Bu şekilde kullanıcı, test cihazıyla bir kısa devre yapmış olur.
Büyük ölçüde hızlandırılmış kullanım ömrü testi (HALT)
Fluke, araçlarının uzun ömürlü olmasını sağlamak için HALT büyük ölçüde hızlandırılmış kullanım ömrü testini kullanır. Test, kullanım ömrü boyunca karşılaşılacak aşınma ve yıpranmayı simüle etmek için 150 GRMS'den (hızlandırmanın kare ortalamalarının kökü) fazla yüksek frekanslı 6 eksenli titreşimi son derece hızlı sıcaklık değişimleriyle birleştirir. Hazne, dakikalar içinde -100 °C'den (-148 °F) 200 °C'ye (392 °F) yükselme kapasitesine sahiptir ve bu şekilde aracın yüksek ve kombine baskılara dayanma kabiliyetini test eder.
Zorlu koşullarda taşıma
Bir başka test de askeriyenin kullandığı arazi araçları gibi zorlu koşullarda taşınan ölçüm cihazlarını simüle eder. Mühendisler ölçüm cihazını, her eksen için 3 GRMS'nin üzerinde en az 30 dakika boyunca sallandığı bir titreşim masasına yerleştirir. Bunun bir kez yapılması yeterli değildir. Fluke'ta akla gelebilecek tüm durumları hesaba katmak için ölçüm cihazları birkaç konumda tekrar tekrar test edilir.
Ölçüm cihazı, titreşim testi için bir yere tutturulur.
Diğer testler
- Elektrostatik deşarj (ESD): Statik elektriğe dayanıklılık
- Giriş koruması (IP) toz ve su testleri: Sırasıyla toz girişi ve suya karşı direnç (sınıfa bağlı olarak damlama, püskürtme ve daldırma)
- Düşme testi: Ürünün en düşük sıcaklık değerinde bile “hay aksi” etkenine dayanıklılık
- Yankısız oda laboratuvar testi: Hatalı değerler göstermeden yayılan elektromanyetik girişime dayanıklılık; rahatsız edici radyasyon yaymaz
- Sıcaklık/nem/rakım odaları: Atmosfer koşullarına karşı direnç
Güvenliğin öneminin anlaşılması
Endüstriyel bir kesinti yüzlerce çalışanı boşa çıkarabilir, milyonlar değerindeki ekipmanı durdurabilir, üretimin ve gelirin kesintiye uğramasına neden olabilir. Bakım ekiplerinin; endüstriyel ortamlarda yaygın olarak görülen toz, su, düşme ve darbelere dayanıklı cihazlar gibi güvenebilecekleri araçlara sahip olmaları çok önemlidir. Profesyoneller, kendilerinden bekledikleri doğruluk, performans ve işleri tamamlama güvenilirliği düzeyini araçlarından da beklerler. Fluke test ve ölçüm araçları tam olarak bu amaçla tasarlanmış ve üretilmiştir.
Uyulması gereken güvenlik standartları
İsviçre merkezli Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 61010, elektrikli ortamlar için Ölçüm Kategorisi (CAT) ve gerilim sınıfları oluşturur. Bu CAT sınıfları, yüksek enerjili geçici akımın elektrik tesisatının ağ direnci boyunca nasıl hareket ettiğini temel alır. Bu sınıflar, belirli iş tipi için geçici gerilimlere dayanacak şekilde tasarlanmış elektrikli test araçlarının belirlenmesine yardımcı olur.
- CAT II – Cihazlar ve taşınabilir araçlar gibi tek fazlı prize bağlı yükler
- CAT III – Ana şalter ve çok fazlı motorlar gibi sabit konumlardaki ekipmanlar ve tek fazlı ticari aydınlatma dahil 3 fazlı dağıtım
- CAT IV – Elektrik şebekesi bağlantısı, dış mekân iletkenleri, elektrik ölçüm cihazları ve servis girişlerinde 3 faz
Örneğin, yüksek CAT numarası, daha yüksek gücün ve daha yüksek enerjili geçici akımların bulunduğu elektrikli ortamları ifade eder. Dolayısıyla, CAT III standardına uygun olarak tasarlanmış bir multimetre, CAT II standartlarına göre tasarlanmış bir multimetreye kıyasla çok daha yüksek enerjili geçici akımlara dayanıklıdır.
Adli incelemeler, Ölçüm Kategorisi değeri olmayan veya görevle eşleşmeyen bir değere sahip olan düşük kaliteli test ekipmanının hatalı kullanıldığında bazen patlayabildiğini belirlemiştir. Bu nedenle elektrikli test araçlarınızın geçici gerilimlere karşı dayanıklılığının bağımsız olarak değerlendirildiğinden ve güvenlik standartlarını karşıladığının onaylanmasından emin olmak kritik önem taşır. IEC ve NFPA gibi standardizasyon kuruluşları, test aracı güvenlik standartlarının uygulanmasından sorumlu değildir. Kullandığınız tüm test cihazları, en az bir bağımsız test kuruluşu tarafından onaylandığını belirtecek şekilde etiketlenmelidir.
En dikkatli kişiler bile hata yapar. Bu nedenle, uygun olmayan bir gerilim uygulandığında test cihazlarınız sizi bir koruma payıyla desteklemelidir. Günümüzün yüksek enerjili ve yüksek derecede tehlike içeren iş yerlerinin taleplerini karşılamak için Fluke gibi nitelikli üreticiler, iş yerlerinin daha güvenli ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla test cihazlarını geliştirmeye devam etmektedir. Fluke, güvenliğiniz için test araçlarımızı tasarlama ve üretme konusunda bir adım daha ileri gider. Dayanıklı giriş koruması sayesinde test cihazlarımız sağlam kalacak şekilde üretilmiştir.
Sahada yapılan beş yaygın hata şunlardır:
- Eski veya arızalı test ekipmanını kullanma
- Test cihazlarında ve test uçlarında hasar ya da kirlenme olup olmadığını doğru şekilde incelemeyi ihmal etme
- İşe uygun olmayan sınıfa sahip test araçlarını kullanma
- Orijinal sigortaları yetersiz sigortalarla değiştirme
- Doğru hazırlık yapmadan canlı gerilim üzerinde çalışma
ÜRÜN NOTU: Günümüzün dijital multimetrelerinde, CAT IV elektrik tesisatından gelen arızalı akımı içerecek şekilde tasarlanmış özel bir yüksek enerjili sigorta bulunur. Sigortanın yetersiz bir sigortayla değiştirilmesi, akım ölçüm terminallerine yanlışlıkla yüksek enerji gerilimi uygulanması durumunda ark patlamasına maruz kalma riskinizi artırır.