Nitrifikasyon prosesi, atık suyun sıcaklığına oldukça bağlıdır.
Nitrifikasyon:
Sona Erer
Yavaşla
İyi
En iyi
Yavaşlar ve sona erer
12°C'den düşük su sıcaklıkları, amonyumun nitrite, nitritin de nitrata oksidasyonunu engeller. Bu durum, çıkış suyunda yüksek amonyum değerlerine veya daha da kötüsü, zehirli olan nitritin tehlikeli düzeye çıkmasına yol açabilir.
İndofenol mavi reaksiyonunu temel alan düşük aralıklı bir fotometre testi kullanmayı sürdürdüğünüzde, çıkış suyu değerlerinde bu değişikliği fark etmeme riskini taşırsınız. Bunun nedeni, ölçüm aralığın önemli derecede aşılmasının küvette fotometrenin "ölçüm aralığı içinde" olarak algıladığı mavimsi bir rengin oluşmasına yol açmasıdır.
Bu tuzağa düşmekten nasıl kaçınacağınızı öğrenmek için devamını okuyun!
Bu soruna yönelik çeşitli yaklaşımlar mevcuttur:
Laboratuvar ölçümlerinize paralel olarak amonyumu online olarak izleyin. Önemli derecede daha yüksek çıkan ölçüm sonuçları bir erken uyarı sinyali olabilir.
Laboratuvar sonuçlarınızın güvenilirliğini standart ekleme çözeltisi kullanarak düzenli olarak kontrol edin.
Amonyum laboratuvar testiniz için daha yüksek bir ölçüm aralığına geçiş yapın.
Fotometrenizin modeli DR 2800, 3800, 3900, 5000 veya 6000 ise sizin için özel bir uygulama bulunmaktadır. Normalde olduğu gibi düşük ölçüm aralığını kullanmaya devam ederken, fotometre diğer dalga boylarındaki absorbansı otomatik olarak kontrol eder ve ölçüm aralığı aşıldığında bir uyarı mesajı verir.
Yanıt formunu geri göndererek DR spektrofotometreniz için uygulama dokümanını ve yazılım dosyasını isteyin.
Aşırı nitritin algılanması için azot dengesini izleyin.
Size uygun bir çözüm bulamadınız mı? Lütfen ne aradığınızı bize bildirin. Size geri dönelim.
Geniş uygulama literatürümüzden günlük çalışmalarınızı destekleyecek bazı dokümanlar seçtik.
Hangi kalite kontrollerinin ve hangi sıklıkla yapılması gerektiğini hiç merak ettiniz mi? ?
Yanıt formunu geri göndererek size özel AKG posterinizi hemen isteyin.
Su analizi, numune konumunda başlar. Parametreye özel numune saklanması ve hazırlaması ile ilgili tüm bilgileri edinin.
AN-ISE sc: Combination sensor for ammonium and nitrate
Carries out continuously direct measurements using an ion-selective electrode. No need for reagents or sample preparation. Compensated interference by potassium and chloride.
Kapsamlı ADDISTA AKG sistemi, standart bir çözeltinin yanı sıra kullanıcının analiz kontrolüne ücretsiz olarak katılmasını sağlayan iki round robin çözeltisi içerir. Lot numarası, son kullanma tarihi ve parametreye göre hedef değerler ambalajdaki RFID etiketinde bulunur.
Şimdi iki kutu ADDISTA LCA700, LCA703, LCA704 veya LCA705 satın alın, üçüncü pakete ücretsiz sahip olun!
Siparişlerin 31 Mart 2014 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Satın alma sırasında Teklif Kodu H2O1409-L belirtilmelidir. Başka promosyonlarla veya verilmiş siparişlerle birleştirilemez.