Bir tüpün iç yarıçapı veya bir kürenin çapı gibi şeyleri ölçerken, bir mikrometre size çok doğru bir sonuç verecektir. En yaygın mikrometre türü olan vidalı mastar, bir mili veya mili ilerletmek ve geri çekmek için kullanılan sapta hassas şekilde işlenmiş dişlere sahiptir. Mil ilerletildiğinde, dişlerdeki dönüş sayısı veya kısmi dönüşler, tutamağa damgalanmış bir gösterge kullanılarak ölçülür. Bu gösterge, İngilizce veya metrik birimlerde olabilir.
Ölçülecek nesne üzerinde mikrometreyi ayarlayın. İç mikrometreler için bu, borunun veya borunun iç çapı boyunca gerildiği anlamına gelir ve derinlik mikrometresi için, kasenin veya kanalın kenarına oturduğu ve milin altta durduğu anlamına gelir. Dış mikrometre için, ölçülen nesne mil ve örs arasında hafifçe tutulmalıdır.
Mili yerinde tutmak için mikrometrenin kilitleme mekanizmasını kullanın. Bu, büyük olasılıkla, iş milinin yanında bulunan bir başparmak kolu veya başparmak tekerleği olacaktır.
Milimetre cinsinden lineer göstergeyi okuyun ve ardından namlu göstergesini okuyun. Namlu mastarı, lineer mastarın adım boyutuna bağlı olarak artışlara bölünecektir. Yarım adım artışlarla milimetre kullanan metrik mikrometreler için, namlu göstergesi 50 artışa sahip olacaktır. Namlu göstergesi, “28” 0,28 mm’ye eşit olacak şekilde kısaltılmıştır.
İki okumayı birleştirin. Lineer göstergede “5.5” ve namlu göstergesinde “28” okuması toplam 5.78 mm’ye eşittir.
Sürmeli bir ölçek kullanın. Ölçek 0’dan 10’a kadar gider. Artışlar aralıklıdır, böylece bir seferde yalnızca bir artış namlu göstergesiyle mükemmel bir şekilde hizalanır. Hangi numara ile hizalandığından bağımsız olarak, namlu göstergesi ile hangi çizgi hizalanırsa, ölçümdeki bir sonraki rakamdır. “3” sürmeli okuma ile 5,78 okuma 5,783 mm’ye eşittir.