Stok Durumu: Stokta var
Modern teknolojik ekipman çalışmaları sürecinde çeşitli atıl gazları (argon, neon, helyum, kripton, ksenon) kullanır.
Böyle tesis veya cihazların güvenilir ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için, kullanılan gazların bileşiminde az miktarda katkı olması, yani gazların saflaştırma derecesinin yüksek olması gerekir.
Kirletici katkıların çok sayıda (0,002 %'ın üstünde) olması iş kalitesinin ve analiz doğruluğunun düşüşüne, veya böyle bir analizin yapılmamasına ve bazı durumlarda (öncelikle optik blok içindeki havayı atıl bir gaz ile değiştirmek için saf atıl gaz ile temizlenen spektral cihazlar söz k) ekipmanın bozulmasına neden olur. Bu nedenle, böyle bir teçhizat kullanırken, ona saf bir gaz tedarik etmek önemlidir.
Yüksek saflıklı atıl gazları satın alırken, tüplerde tedarik edilen gazın beyan edilen özellikleri karşılamadığı durumlar ortaya çıkıyor. Bunun nedenleri çok olabilir: gaz arıtma ve dolum teknolojisinin ihlali, doldurulması için kötü temizlenmiş tüplerin kullanılması ve diğer nedenler. Maalesef, her bölgede saf gazların besbelli güvenilir bir tedarikçisini bulmak zor olur, veya böyle bir üreticinin coğrafi olarak uzakta olması gaz teslimatının uzaklardan getirmesi pahallı olur.
Bu durumdan çıkış – atıl gazların arıtılması için küçük ölçekli INERTA 50 cihazı satın alınmasıdır. Böyle bir cihaz aşağıdaki durumlarda size yardımcı olabilir:
INERTA 50 - atıl gazılarn (argon, neon, helyum, kripton, ksenon), oksijen, hidrojen, nitrojen, hidrokarbonlar, karbon monoksit ve karbon dioksit gazları ve nemden temizlenmesi (arıtması) için bir cihazdır. Cihazın çalışması, oksijen, hidrojen, ayrıca karbon ve azot içeren bileşiklerin yüksek sıcaklıkta imha edilme işlemine dayanır, ve ardından sıcaklık ile aktive edilmiş sorbent ve moleküler elekleri tarafından absorbe edilir. Cihaz, teknolojik tesisat ve tesisler, sızdırmaz kameralarda (kutularda), gaz kromatograflarında, emisyon ve absorpsiyon spektrometrelerinde, ve atıl gaz kalitesine yüksek talepli diğer araştırma ve üretim ekipmanlarının plazma oluşturan, numune taşıyan veya koruyucu gazı olarakkulanılan gazların hazırlanması için tasarlanmıştır.
INERTA 50, katışkı maddelerin son derece verimli üç aşamalı emilme sistemi sayesinde derin bir saflaştırma derecesini sağlar. Çıkıştaki atıl gaz kirliliğinin artik seviyesi 1 ppm'den daha düşüktür.
INERTA 50’nın azot arıtma versiyonunda teslim edilme imkanı vardır. Bu durumda, gazın azot ve oksijenden arıtılmasından sorumlu olan kartuş emicisini gazı yalnızca oksijenden arıtan bir kartuş emicisiyle değiştirilir.


Özellikler


Değer
|Emici reaktörlerinde sıcaklık ayarlama aralığı||200-750°C|
|Çalışma modunun ayarlanma süresi||30 dak.|
|Sıcaklık kontrolü||+/- 1 ̊С sıcaklık muhafaza hassasiyeti ile mikroişlemci kontrolü|
|Ortamın çalışma sıcaklığı||0den +40°C kadar|
|Gazınçalışma tüketimi||Dakikada 30 l / dak.|
|Çalışma basıncı||10 atm'ye kadar.|
|Çıkarılan katkılar||oksijen, hidrojen, azot, hidrokarbonlar, karbon monoksit ve karbondioksit, nemlik|
|Elektrik güç kaynağı||230 +/-10% V, 50 Hz|
|Güç Tüketimi||En fazla 2000 VA|
|Boyuları||yükseklik - 1000 mm; genişlik - 400 mm; derinlik - 600 mm|
|Net ağırlık||80 kg.'dan fazla değil|
940mm х 400mm х 590mm