Basınç göstergesi, bir sıvının (sıvı veya gaz) durumunu ölçmek için kullanılan ve sıvının hareketsiz durumdayken, inç kare başına pound veya santimetre kare başına Newton gibi bir birim alana uygulayacağı kuvvet tarafından belirtilen alet.
Manometre, gaz veya sıvıakışkanlarınbasıncını ölçmek için kullanılan alettir. "U" şeklindeki bir borudan meydana gelir. Boru içinde bulunan sıvı, akışkan tarafından, uygulanan basınca bağlı olarak seviye değiştirir. İki koldaki seviye farkı önceden hazırlanan ölçekli bir cetvelde ölçülerek basınç bulunur. Genellikle sıvı manometre ve metal manometre olmak üzere yaygın olarak kullanılan iki çeşidi vardır. Eski tip manometreler mekanik ve genellikle gümüşten yapılmadır.
İki basınç arasındaki fark olan bir göstergedeki okuma, gösterge basıncı olarak bilinir. Basınçlardan düşük olanı atmosferin basıncıysa, toplam veya mutlak basınç, gösterge ve atmosferik basınçların toplamıdır.
İnç kare başına yaklaşık 90 pound'a (cm kare başına 62 Newton) kadar statik basınçları ölçmek için en basit cihaz, tüpteki bir sıvı sütununun bir bölgeye açık olduğu bir U-tüp manometresidir (şekilde gösterilmiştir). yüksek basınç ve diğer sütunu düşük basınç bölgesine. Fark basınç, iki sıvı sütunu arasındaki seviye farkıyla gösterilir ve seviye farkının sıvının yoğunluğuyla çarpımı olarak hesaplanır. En sık kullanılan manometre sıvıları cıva, yağ, alkol ve sudur.
Yaklaşık 1850'de icat edilen Bourdon tüpü göstergesi, buhar, su ve hava dahil olmak üzere her türlü sıvı ve gazın basıncını 100.000 pound/inç (70.000 Newton) değerine kadar ölçmek için hala en yaygın kullanılan araçlardan biridir. cm kare başına). Cihaz (şekilde de gösterilmiştir), dairesel bir yay şeklinde sarılmış düzleştirilmiş dairesel bir borudan oluşur. Bir ucu merkezi bir bloğa lehimlenmiştir ve basıncı ölçülecek sıvıya açıktır; diğer uç mühürlenmiştir ve işaretçi miline bağlanmıştır. Tüpün içindeki basınç, dış basınçtan daha büyük olduğunda, tüp düzleşme eğilimi gösterir, böylece işaretçi döner. Basınç dairesel bir ölçekte okunur.
Basınca duyarlı elemanlar olarak metal körükler ve diyaframlar da kullanılır. Küçük basınç değişiklikleri için büyük sapmalar nedeniyle, körüklü aletler atmosferik altındaki basınçlar için özellikle uygundur. Boşaltılan bir kapsül oluşturmak üzere kenarlarında kapatılmış iki oluklu diyafram, atmosferik basıncı ölçmek için aneroid barometrelerde kullanılır (bkz. altimetre).
Bu aletler mekanik bağlantılar kullanır ve bu nedenle öncelikle statik basınçları veya yavaş değişen basınçları ölçmek için kullanışlıdır. Hızla değişen basınçlar için, basıncı elektrik sinyaline dönüştüren elektrik basınç transdüserleri daha uygundur. Bunlara gerinim ölçerler; hareketli temas direnci elemanları; ve endüktans, isteksizlik, kapasitif ve piezoelektrik cihazlar.
Hız ve güce ihtiyaç duyulan hidrolik kontrolörlerde kullanılan elektromekanik dönüştürücüler, akışkanın basıncındaki değişiklikleri elektrik sinyallerine dönüştürür.