1. Uçucu numuneler pipetlenirken iki noktaya dikkat edilmelidir.
a.Pipetlemeden önce iki kez duruladığınızdan emin olun.
b.Aspirasyon tamamlandıktan sonra sıvıyı mümkün olan en kısa sürede boşaltın.
2. Yüksek viskoziteli numunelerin pipetlenmesi
Ters pipetleme modunu kullanın: aspirasyon/boşaltma düğmesine aspirasyon sırasında ikinci konuma (ikinci durdurma) ve boşaltma sırasında ilk konuma (ilk durdurma) basın.Ayrıca, hem emme hem de tahliye için 3-5 saniyelik bir bekleme süresi gereklidir.
3. Yüksek yoğunluklu/düşük yoğunluklu numunelerin pipetlenmesi
Pipetin doğruluk değerleri saf su transferine dayanmaktadır.Numunenin yoğunluğu suyun yoğunluğundan önemli ölçüde farklıysa, doğruluk buna bağlı olarak çok daha kötü olacaktır.Bu nedenle, pipetlemeden önce numunenin yoğunluğunu bulmak ve ardından aralığı, aktarılacak numunenin hacminin ve yoğunluğun çarpımına göre ayarlamak gerekir.
Örneğin bir numunenin yoğunluğu 1,2 g/cm3 ise ve 300 ul aktarmanız gerekiyorsa, aralığı 360 ul olarak ayarlamalısınız.Bu yalnızca kaba bir ayar yöntemidir, ancak katı bir ayar yöntemi, doğru hesaplamalar için yardımcı bir araç olarak bir gösterge veya terazinin kullanılmasını gerektirir.
4. Yüksek ve düşük sıcaklık numunelerinin çıkarılması
Yüksek/düşük sıcaklık numunelerini pipetlerken üç noktaya dikkat edilmelidir.
İlk olarak, pipetlemeden önce pipet uçlarını asla ıslatmayın.
İkinci olarak her pipet için yeni bir pipet ucu kullanılmalıdır.
Üçüncüsü, mümkün olduğunca çabuk aspire edin ve boşaltın.
Pipet kullanımı için ipuçları
1. Doğru pipet ucunu kullanın: Daha iyi doğruluk ve kesinlik sağlamak için pipetleme hacminin pipet ucunun aralığının %35 ila %100'ü arasında olması önerilir.
2. Pipet ucu montajı: Çoğu marka pipet, özellikle çok kanallı pipetlerde, uçları takmak kolay bir iş değildir: iyi bir sızdırmazlık sağlamak için pipet kovanı sapının uca sokulması ve ardından sola döndürülerek sıkılması gerekir. sağa veya ileri geri sallayın.Bazı kişiler pipeti, uçları tekrar tekrar vurarak sıkmak için de kullanır, ancak bu, uçların bozulmasına ve doğruluğu etkileyebilir veya ciddi durumlarda pipete zarar verebilir, bu nedenle bundan kaçınılmalıdır.
3. Uç daldırma açısı ve derinliği: Uç daldırma açısı 20 derecelik bir eğim içinde tutulmalı ve dik tutulmalıdır;uç daldırma derinliği aşağıdaki gibi önerilir: Pipet boyutu Uç daldırma derinliği 2 µL ve 10 µL 1 mm 20 uL ve 100 uL 2-3 mm 200 uL ve 1000 uL 3-6 mm 5000 µL ve 10 mL 6-10 mm
4. Uç durulama: Normal sıcaklıktaki numuneler için uç durulama, doğruluğu artırmaya yardımcı olur;ancak, yüksek veya düşük sıcaklıktaki numuneler için, uç durulama doğruluğu azaltabilir ve kullanıcılar özel dikkat göstermelidir.
5. Pipetleme hızı: Pipetleme düzgün ve uygun bir hızda yapılmalıdır;çok hızlı bir aspirasyon hızı numunenin manşona girmesine neden olarak piston ve contanın hasar görmesine ve numunenin çapraz kontaminasyonuna neden olabilir.
6. Pipet kullanımı için öneriler
1) Pipetleme yaparken doğru duruşu koruyun;pipeti her zaman sıkıca tutmayın, el yorgunluğunu gidermek için parmak kancalı bir pipet kullanın;mümkünse sık sık el değiştirin.
2) Pipetin sızdırmazlığını düzenli olarak kontrol edin ve bozulma veya sızıntı olduğu tespit edilirse contayı değiştirin.
3) Pipeti yılda 1-2 kez kalibre edin (kullanım sıklığına bağlı olarak).
4) Çoğu pipet için, sızdırmazlığı korumak için piston kullanımdan önce ve sonra yağlanmalıdır;Normal aralıktaki pipetler için conta, yağlayıcı olmadan da idealdir.
Gönderim zamanı: Haz-03-2019