Çekme mukavemetinin ve prezervatifin kopma uzamasının belirlenmesi için bir zwickiLine test cihazı uygundur:
- Standarda göre gerekli kuvvet ölçüm aralığı0... 200 N, bu amaç için uygun yük ölçme hücresi 200 N nominal kuvvetine sahiptir (sınıf 1'de 2 N'den DIN EN 10002 2'ye kadar ölçme aralığı).
- Besleme hızı 500 ± 50 mm/dk.
- Kullanılan çene bir germe kafasıdır.
Makaralar yatay olarak düzenlenmiş ve bir tarafa monte edilmiştir. Bu merdanelerden biri, travers hareketi ile orantılı dişli bir kemer tarafından yönlendirilir. Bu, numunenin tüm çevresi boyunca eşit olarak yükler. Makaralar sert veya sürülmemişse çekme kuvvetine ek olarak sürtünme kuvveti de etkiliyor ve numuneye gereksiz yere baskı uygulayarak zarar verebilir.
Bir kalınlık ölçme aygıtı bağlantısı PC'nin seri arabirimi üzerinden yapılabilir, böylece bu ölçülen değerler otomatik olarak teste dahil edilir.