Devirme kovalı yağmur ölçer, yağmuru ölçmek için bir “devirme kovası” mekanizması kullanan otomatik bir yağmur ölçerdir. Profesyonel hava durumu hizmetlerinin uzak hava istasyonları tarafından kullanılır ve aynı zamanda popülerdir ve ev hava istasyonlarında yaygın olarak kullanılır.
Standart bir yağmur ölçeri gibi, yağmuru yakalamak için alt kısmında dar bir boru bulunan bir toplayıcı hunisi kullanır. F rom borusu, su her tarafta küçük kovalar ile ince dengelenmiş tahterevalli cihazı üzerine düşer.
Herhangi bir noktada, kovalardan biri doğrudan borunun altına yerleştirilir. Kepçede yeterli su toplandığında, karşı kepçeyi borunun altına kaldırırken ağırlığı dibe iner ve kendini boşaltır.
Yağmur suyu huniden kovalara doğru akmaya devam ederken bu süreç tekrar etmeye devam ediyor. Bir kova tabana her düştüğünde, elektronik bir anahtarı tetikler. Sırayla, anahtar bir baz istasyonuna kablosuz veya sabit hat sinyali gönderir.
Her sinyal, devirme kepçe mekanizmasında ayarlanan ve kalibre edilen belirli bir yağmur miktarını temsil eder. Her sinyali sayarak ve toplayarak, hava durumu istasyonları herhangi bir dönemdeki yağış miktarını hesaplayabilir.
Su her bir kovadan dışarı akarken, yağmur ölçerin önceden tasarlanmış açıklıklarından boşaltılır, bu da kimsenin sistemi korumasına gerek olmadığı anlamına gelir. Bu avantaj, ulaşılması zor olan uzak hava istasyonlarında kullanım için idealdir.