Genel Özellikler:
AM-001 ölçüm cihazı montaj braketini ve braket uzunluğunu karşılamak için yaklaşık 0,17 m kablo içerir. Tam spektrumlu sensör,güçlendirilmiş bir silikon fotodiyot ve sağlam, kendi kendini temizleyen sensör muhafazası tasarımı, akrilik difüzörlü anodize alüminyum gövde ile özel optik filtreler içerir.
Ölçüm cihazının bir örnekleme ve günlük modu vardır ve entegre bir günlük toplamı mol m-2 d-1 olarak kaydedecektir. Numune modu, 99 adede kadar manuel ölçümü kaydeder. Günlük modu, her 30 saniyede bir ölçüm yapmak için ölçüm cihazını açar/kapatır. Cihaz her 30 dakikada bir altmış 30 saniyelik ölçümün ortalamasını alacak ve ortalama değeri hafızaya kaydedecektir. Sayaç 99 adede kadar ortalama saklayabilir, dolduğunda en eski ölçümün üzerine yenilerini yazmaya başlar. 48 ortalama ölçümden entegre bir günlük toplam kaydedilecektir (24 saatlik bir süre). Numune ve günlük ölçümleri LCD ekranda veya veriler bir bilgisayara indirilerek incelenebilir, ancak entegre günlük toplam yalnızca veriler bir bilgisayara indirilerek görüntülenebilir. Verileri bir bilgisayara indirmek için AC-100 iletişim kablosu (standart bir USB kablosu çalışmaz) ve ApogeeAMS yazılımı gerekir.