Fonksiyonel kalça eklemi ortezi
medi Hip one fonksiyonel kalça ortezidir. Ürün sağlıklı cilt üzerinde haricen kullanılır.
Ürün avantajları
-
Kalça parçalarının şekil alması kolaydır
-
Yastıklı tampon sayesinde konforlu
-
Ayarlanabilir açı ayarı
Nasıl çalışır? / Etki şekli
Dislokasyona/lüksasyona karşı koruma
Kontrollü erken fonksiyonel egzersiz tedavisi
Fleksiyon ve ekstansiyon sınırlamaları 10º'lik artışlarla 120º'ye kadar ayarlanabilir
Giyme/yerleştirme talimatları
Ortezi hastaya ayaktayken uygulayın. Önce tüm kemerleri açın ve menteşeyi istenen hareket aralığına ayarlayın (bkz. "Menteşe ayarı"). Ardından pelvik engelini kapatın. Kalça parçasını belirli boyutlara ayarlamak için dört dış sırt ayar dış vidasını (bkz. "Pelvik engeli ayarı") ve karın kemerini kullanabilirsiniz.
Şimdi uyluk kafını ayarlayın. Uyluk kafının orta femoral kondil üzerinde ortalandığından ve menteşenin yaklaşık olarak kalça pivot noktası yüksekliğinde olduğundan emin olun. Sağ uyluk kafı kemerlerini kapatın. Şimdi, doktorunuzun talimatlarına göre addüksiyon veya abdüksiyon açılarını ayarlayın (bkz. "Adüksiyon ve abdüksiyon ayarı"). Şekil 3 doğru bir şekilde uygulanmış Hip one'ı gösterir. Tüm vidaların sıkıldığından emin olun. Bu işlem düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Pelvic engeli ayarı
Dört sırt vidasının gevşetilmesi, uzun delikler içinde pelvik engeli genişliğinin ayarlanmasını sağlar. Bir kez daha tüm vidaları sıkın.
Menteşeyi konumlandırma
Pelvis ve uylukların etrafındaki menteşeli destek atelinin tüm vidalarını çözün. Şimdi menteşe yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Menteşe düzgün bir şekilde konumlandıktan sonra vidaları sıkın.
Addüksiyon ve abdüksiyon ayarı
Menteşe addüksiyon ve abdüksiyonunu ayarlamak için menteşe ve uyluk eklemi destek ateli arasındaki bağlantı vidasını gevşetmeniz gerekir. Her oluk 10°'ye karşılık gelir. İstediğiniz pozisyonu bulduğunuzda vidayı sıkın.
Fleksiyon ve ekstansiyon ayarı
Fleksiyon ve ekstansiyonu ayarlamak için kapağı çıkarmak amacıyla vidayı gevşetmeniz gerekir. Şimdi pimleri çıkarabilir veya değiştirebilirsiniz. Delikler 15°'lik açıdadır. İstenen hareket alanı ayarlandığında, başlığı yeniden takın ve vidaları sıkın.
Standart renkler
Malzeme bileşenleri
Avional, velur, polyester, PU köpük
Yıkama talimatları
Sabun artıkları, losyonlar ve merhemler ciltte tahrişe ve malzemede yıpranmaya neden olabilir.
Tamponları elde ve mümkünse medi clean temizleyici kullanarak veya yumuşatıcı içermeyen hafif bir deterjan ile 30 °C'de hassas programla yıkayın
- Beyazlatıcı kullanmayın.
- Kendiliğinden kurumaya bırakın.
- Ütülemeyin.
- Kuru temizlemeye vermeyin.
Endikasyonlar
- Konservatif kalça tedavisi ve kalça dislokasyonu
- Travmatik kalça eklemi dislokasyonu
- Asetabular kırıklar
- Ameliyat sonrası koşullar
- Kalça protezi displasmanı
- Kalça protezi yenilemesi
- Asetabular rekonstrüksiyon
- Femur başında rezeksiyon
- Ayar osteotomisi
- +90 312 435 20 26
- +90 312 434 17 67
- firstname.lastname@example.org