Numune koşullandırma kutusunun (SCB) yapması gereken ilk şey, numuneyi sensöre ulaştırmaktır. Ölçüm noktasındaki gaz durgunsa veya çok düşük bir basınçtaysa, SCB, filtrelerin ve diğer cihazların basınç kayıplarının üstesinden gelecek bir akış oluşturmak için mekanik bir pompa veya venturi tipi bir edüktör kullanacaktır ve numuneyi sensöre çekin.
Daha sonra, numunenin sıcaklığa uygun hale getirilmesi gerekir; tipik olarak, sensör için güvenli bir seviyeye soğutulur. Ayrıca kurutulacak, partikülleri çıkarmak için farklı boyuttaki ağlardan süzülecek ve hatta aşındırıcı kimyasalları çıkarmak için bir asit yıkayıcıdan geçebilir. Bir numunenin içinde bulunabileceği olası tüm farklı koşullar nedeniyle, bir SCB'nin kullanıldığı süreç için ayrı olarak boyutlandırılması ve tasarlanması gerekir. Tek beden herkese uyar yaklaşımı iyi çalışmaz ve para israfına neden olabilir.