

- Viskozimetreyi bir elinizde tutun veya isteğe bağlı standa (VA-04) monte edin. Ünitenin yaklaşık olarak yatay olduğunu doğrulamak için ünite üzerindeki seviye göstergesini kullanın.
- Rotoru kabın veya kabın ortasına yerleştirin ve numune sıvısını, rotor üzerindeki sıvı işaretinin yaklaşık merkezine gelecek şekilde doldurun.
- Güç açık konuma gelinceye kadar (en az 1 saniye) açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
- Doğru rotor numarasını seçmek için rotor seçme tuşunu kullanın.
- BAŞLAT tuşuna basın.
Ekranda “RUN” yazısı belirir ve rotor dönmeye başlar. Viskozite göstergesi sabitlenene kadar üniteyi sabit tutun. Kararlı bir değer elde edildiğinde BAŞLAT tuşuna tekrar basın. Rotor dönmeyi bırakır ve ölçüm değeri kolay okunabilmesi için ekranda kalır.
- Ölçüm tamamlandığında, güç kapatılana kadar (en az 1 saniye) açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

