Voltmetre-ampermetre yöntemi ile direnç ölçümü dolaylı ve basit bir yöntemdir. Direnç içinden geçen akım ve gerilim ölçülerek, Ohm kanununa göre direnç hesabı yapılır. Bu yöntemde kullanılan devreler Şekil ‘de gösterilmiştir.
Şekil a’daki devrede ampermetre, dirençte akan akımı ölçtüğü halde voltmetre, direnç ve ampermetre uçlarındaki toplam gerilimi ölçer. Bundan dolayı ampermetre direnci, ölçülen direnç yanında çok küçük olduğu zaman doğru ölçme yapılır.
Ampermetre direncinin ölçülen direnç yanında büyük olması durumunda Şekil b’deki devre kullanılır.
Bu devredeki voltmetre direnç uçlarındaki gerilimi ölçtüğü halde ampermetreden akan akım voltmetre ve ölçünle dirençten akan akımların toplamı kadar olur. Bu durumdaki hata voltmetre direncinin çok büyük yapılması ile azaltılır. Sonuç olarak büyük değerli dirençler Şekil a’daki devre ile ve küçük değerli dirençler Şekil b’deki devre ile ölçülmelidir.
a) Rx>>Ra için b) Rx>>Ra için
Şekil Voltmetre-ampermetre yöntemi için gereken devreler
Ampermetrede okunan değer I ile voltmetreden okunana değer V ise dölçülen direncin yaklaşık değeri:
Voltmetre ve ampermetrenin iç dirençlerinden dolayı devreye yaptıkları etki sonucunda direncin bu yöntem ile ölçülmesinde belirli bir hata meydana gelmektedir.
(a)’daki bağlantıya göre direncin gerçek değeri:
(b)’deki bağlantıya göre direncin gerçek değeri:
Ra ve Rv, ampermetre ve voltmetrenin iç dirençleridir.