Makaradan makaraya galvanik üretim hatları, uygulanan kaplamalar için minimum ve maksimum tolerans sınırlarını korumalıdır. Maliyetten tasarruf etmek için, özellikle değerli malzemeler kullanılırken katmanlar mümkün olduğunca ince kaplanır. Bununla birlikte, işlem değişimleri nedeniyle alt tolerans sınırıyla uygulanacak nominal kalınlık arasında kesin bir marj (aralık) olması gerekir.
Genellikle, bir makaranın başındaki ve sonundaki şeritler manuel olarak kesilir ve çevrimdışı ölçülür. Bu personel için zaman alıcıdır ve reaksiyon süresi çok uzundur: Tolerans limiti ihlal edilirse, kaplama işlemi bittiğinden ve makara zaten üretim hattından ayrıldığından müdahale etmek için artık çok geçtir.
Online ölçüm cihazı - x-ışını floresans (XRF) prensibine dayanarak - uygulanan kaplama kalınlığı hakkında sürekli veri sağlar ve derhal üretim prosesi kontrolüne izin verir. Geri besleme döngüleri, XRF cihazı ile kaplama hattı arasındaki otomatik iletişim ile veya operatör tarafından manuel olarak ayarlanabilir. Bu nedenle, uygulanan nominal kalınlık, maliyetleri önemli ölçüde azaltan minimum tolerans sınırına daha yakın olacak şekilde seçilebilir. Açıkçası, bu değerli metaller için oldukça önemli olduğu gibi diğer kaplama malzemeleri için de önemlidir. Ayrıca, oldukça sıkı tolerans sınırlarına sahip ürünler, sadece gerçek uygulanan kaplamayı belirlemek için üretim hattında bir ölçüm sistemi varsa elde edilebilir.
2 - 4 µm'lik bir altın (Au) kaplamanın bu online işlem kontrolünün maliyet tasarrufu etkilerini gösteren örnek: Kalite kontrol için online olmayan cihaz kullanılarak nominal kaplama kalınlığı,tolerans sınırlarını aşmamak için 2,8 µm Au'ya ayarlanmıştır. Online ölçüm için FISCHERSCOPE® X-RAY 4000 kurulduktan sonra, nominal kaplama kalınlığı 2,3 µm Au'ya düşürülebilir.
Sadece 0,5 µm altın kaplamayı tasarruf etmek online ölçüm için yapılan yatırım 6 ay içinde amorti eder. Ayrıca, üretim şimdi % 100 kontrol edilmekte ve belgelenmektedir. Elektrolizlenmiş bir makara satın alan her müşteri, tüm şeridin tanımlanmış tolerans sınırları dahilinde düzgün bir şekilde kaplanmasını sağlayan bir istatistik özeti ve bir profile sahip bir protokol alır.
FISCHERSCOPE® X-RAY 4000 kullanımı, özellikle değerli malzemeler için etkili olan malzeme tüketimini azaltarak ve hurda üretimini ortadan kaldırarak üretim maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, ürüne uygulanan kaplamaların% 100'ü kaydedilir ve bu nedenle ISO9000 standartlarına uygun olarak izlenebilir. Daha fazla bilgi için yerel FISCHER ortağınız size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.