Dubleks sistemler, bir veya daha fazla boya kaplamayla alttaki çinko kaplamadan oluşur. Bu tür dubleks kaplamalar, ekstra uzun hizmet ömürleri nedeniyle korozyon koruması için özellikle otomotiv mühendisliğinde popülerdir. Çinko ve boya birbirini korur, Bu, sinerjik etkilere yol açar. Sistem, birlikte ele alındığında, çeliği uzun yıllar paslanmaya karşı koruyabilir.
Otomotiv mühendisliğinde, çelik saclar genellikle zayıf sıcak daldırma ile galvanizlenir (çinko kalınlığı yaklaşık 5–20 µm), ağır korozyon korumasında ise çinko tabakalar 70 µm'den daha kalındır. Bu farklı dubleks kaplama türlerini incelemek için farklı yöntemlere ihtiyaç vardır.
İnce çinko katmanları olan dubleks sistemlerin ölçümü için manyetik indüktif ve faza duyarlı eddy akımı ölçüm yöntemleri birlikte kullanılır.
Manyetik indüksiyon ile çelik veya demir üzerindeki manyetik olmayan herhangi bir kaplama ölçülebilir. Boya ve galvanizlemenin toplam kalınlığını ölçmek için bu yöntem kullanılır.
Faz duyarlı eddy akımı yöntemi, herhangi bir alt tabaka üzerinde metalik tabakaların kalınlığının ölçülmesi için uygundur. Dubleks ölçümlerde, bu ,boya altındaki çinko tabakasının kalınlığının ölçülmesi için kullanılır
İki yöntem paralel olarak kullanılır, böylece hem boyanın hem de çinko tabakalarının ayrı kaplama kalınlıkları ölçülen iki değerden hesaplanabilir ve görüntülenebilir - hepsi tek bir adımda.
70 µm veya daha kalın çinko katmanları için, faza duyarlı eddy akımı yöntemi, katman kalınlığını güvenilir bir şekilde belirleyecek kadar derinlemesine nüfuz etmez. Bu nedenle, bu gibi durumlarda manyetik indüktif yöntem , genliğe duyarlı eddy akımı yöntemi ile birleştirilir.
Sıcak daldırma galvanizli saclarda olduğu gibi, tüm tabaka sisteminin (galvaniz ve boya) kalınlığı manyetik indüksiyonla belirlenir.
Genliğe duyarlı eddy akımı yöntemi normalde manyetik olmayan metallerin yalıtım kaplamalarını ölçmek için kullanılır ve demir veya çelik üzerindeki ölçümler için uygun değildir. Ancak bu dubleks kaplamalarla, çinko tabakası o kadar kalındır (tipik olarak 70 um), cihaz bunu baz olarak yorumlar. Böylece boyanın kalınlığı doğrudan ölçülür.
- Ürüne git: FMP10 - FMP40 FMP10 - FMP40
- Ürüne git: FMP100 ve H FMP150 FMP100 ve H FMP150
- Ürüne git: PHASCOPE PMP10 DUPLEX PHASCOPE PMP10 DUPLEX
- Ürüne git: Problar Problar
- Ürüne git: FISCHERSCOPE MMS PC2 FISCHERSCOPE MMS PC2
- Ürüne git: FISCHERSCOPE MMS Automation FISCHERSCOPE MMS Automation
- Ürüne git: El tipi cihazlar için Sertifikalı Kalibrasyon Standartları El tipi cihazlar için Sertifikalı Kalibrasyon Standartları