Katalitik boncuk sensörleri, konsantrasyonlar alt patlama limiti (LEL) ve üst patlama limiti (UEL) arasında olduğunda patlama tehlikesi oluşturan,yanıcı gazları ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Platin tel bobinleri içeren aktif ve referans boncuklar , Wheatstone köprü devresinin zıt kollarına yerleştirilir ve birkaç yüz dereceye kadar elektrikle ısıtılır.Elektrik direncini değiştirmek, aktif ve pasif boncuklar arasında ortaya çıkan voltaj farkı, mevcut tüm yanıcı gazların ve buharların konsantrasyonu ile orantılıdır.Örneklenen gaz sensöre, yanıcı gazlar içeren bir atmosfere taşındığında patlamayı önlemek için bir bariyer sağlayan sinterlenmiş bir metal fritten girer. Pelistörler esas olarak tüm yanıcı gazları ölçer, ancak sinterden daha hızlı yayılan daha küçük moleküllere karşı daha hassastırlar.Ölçülebilir konsantrasyon aralıkları tipik olarak birkaç yüz ppm ila birkaç hacim yüzdesidir.Bu tür sensörler ucuz ve sağlamdır, ancak test edilecek atmosferde minimum oranda oksijen gerektirir ve silikonlar, mineral asitler, klorlu organik bileşikler ve sülfür bileşikleri gibi bileşikler tarafından zehirlenebilir veya engellenebilir.
Elektrokimyasal gaz dedektörleri, gazların gözenekli bir membrandan kimyasal olarak oksitlendiği veya indirgendiği bir elektrota yayılmasına izin vererek çalışır. Üretilen akım miktarı, gazın ne kadarının elektrotta oksitlendiğine göre belirlenir,gazın konsantrasyonunu gösterir. Üreticiler, belirli bir gaz konsantrasyon aralığının algılanmasına izin vermek için gözenekli bariyeri değiştirerek elektrokimyasal gaz dedektörlerini özelleştirebilir.Ayrıca, difüzyon bariyeri fiziksel / mekanik bir bariyer olduğundan, dedektör, sensör süresi boyunca daha kararlı ve güvenilir olma eğilimindeydi ve bu nedenle diğer erken dedektör teknolojilerine göre daha az bakım gerektiriyordu.
Bununla birlikte, sensörler aşındırıcı elementlere veya kimyasal kontaminasyona maruz kalır ve değişim gerekene kadar sadece 1-2 yıl dayanabilir.Elektrokimyasal gaz dedektörleri,rafineriler, gaz türbinleri, kimya tesisleri,yer altı gaz depolama tesisleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli ortamlarda kullanılır.
Gaz dedektörü, genellikle bir güvenlik sisteminin parçası olarak bir alandaki gazların varlığını algılayan bir cihazdır. Bu tip ekipman, bir gaz sızıntısını veya diğer emisyonları tespit etmek için kullanılır ve bir kontrol sistemi ile arayüz oluşturabilir, böylece bir gaz sistemi otomatik olarak kapatılabilir. Bir gaz detektörü, sızıntının meydana geldiği alandaki operatörlere alarm vererek onlara bulundukları ortamdan ayrılma imkanı verebilir.
Gaz dedektörleri yanıcı ve zehirli gazların oksijen tükenmesini tespit etmek için kullanılabilir. Bu tür cihazlar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve üretim süreçlerini ve fotovoltaik gibi yeni teknolojileri izlemek için petrol kuleleri gibi yerlerde kullanılabilir. Yangınla mücadelede kullanılabilmeleri mümkündür.
Gaz kaçağı tespiti, sensörler aracılığıyla potansiyel olarak tehlikeli gaz kaçaklarını belirleme işlemidir. Ek olarak, bir termal kamera kullanılarak görsel bir tanımlama yapılabilir. Bu sensörler, tehlikeli bir gaz algılandığında insanları uyarmak için genellikle sesli bir alarm kullanır. Zehirli gazlara maruz kalma, boyama, fümigasyon, yakıt doldurma, inşaat, kirlenmiş toprakların kazılması, düzenli depolama işlemleri, kapalı alanlara girme gibi işlemlerde de meydana gelebilir. Yaygın sensörler arasında yanıcı gaz sensörleri, fotoiyonizasyon dedektörleri, kızılötesi nokta sensörleri, ultrasonik sensörler bulunur. , elektrokimyasal gaz sensörleri ve metal oksit yarı iletken sensörleri bulunmaktadır. Daha yakın zamanlarda, kızılötesi görüntüleme sensörleri kullanıma girmiştir. Tüm bu sensörler çok çeşitli uygulamalar için kullanılır ve endüstriyel tesislerde, rafinerilerde, ilaç imalatında, fümigasyon tesislerinde, kağıt hamuru fabrikalarında, uçak ve gemi inşa tesislerinde, tehlikeli madde operasyonlarında, atık su arıtma tesislerinde, araçlarda ve evlerde bulunabilir.
Kablolu ve kablosuz alarm sistemleri olmak üzere iki şekildedir.Kablosuz sistemler de şu an için oldukça kullanışlıdır.Tabiki kalite li sistem alırsanız.Kablolu ve kablosuz sistemlerin de kullanılan mantık aynıdır.Tek fark kablolumu,kablosuzmu kullanacağınızdır.
İşyerinde yada evde olsun,önemli olan nokta,mekanlarınıza giriş noktalarıdır.Kapılar,pencereler vs..
Kapı kısımlarına genellikle manyetik kontak dediğimiz parçalar kullanılır.Bunlar iki parça halindedir.Birisi sabit kalır,diğeri ise hareket eden kapı kanadına yada pencere kanadına takılır.Alarm sistemi kurulu iken kapı yada pencelerde bir açılma söz konusu olursa,alarm sistemi devreye girer.Tabi cam olan olanlarda şöyle bir sıkıntı da mevcuttur.
Cam kırılmasıyla içeri girildiğinde,kanat açılmadığından dolayı sistem devreye girmez.Bu tip durumlarda,ya pır dedektör(hareket algılayan dedektör) kullanılıp içeri giriş esnasında alarm devreye girecek,yada darbe sensörü kullanılıp,kapıya yada pencereye vurma tarzı durumlarda,titreşim algılanıp alarm devreye girecektir.
Kepenk kullanılan işyerlerinde ise kepenk konnektörü kullanılmaktadır.Alarm devre dışı bırakılmadan kepenk’in kaldırılması gibi durumlarda alarm sistemi gene devreye girecektir.
Alarm sistemleri’nin kablosuz olan pır dedektör ve manyetik kontak modelleri pille çalışmaktadır.Kaliteli pil kullanıldığında ve hareketlerin yoğunların bağlı durumlara göre pil değişim süreleri değişmektedir.Alarm sistemin çalan harici sirenlerin de,kablosuz ve batarya ile çalışan modelleri bulunmaktadır.Fakat kablolu sirene göre,maliyet biraz yüksek olduğundan dolayı,çoğu kişi tüm sistem kablosuzda kullanılsa,sadece harici alarm sireni kablolu olarak bağlatmaktadır.
Kablolu alarm sistemlerin de , sadece keypad(tuş takımı) ile devreye alıp çıkarıyobilirken,kablosuz modellerde ise hem keypad hemde uzaktan kumanda ile devreye alıp çıkabilirsiniz.
Kaliteli ve üst modeller alarmların birçoğunda telefon hattı veya sim kart girişi bulunmaktadır.Bunlar alarm çaldığı anda sizin belirttiğiniz numaralara sinyal göndermektedir.Bazı modeller de ise internet girişi mevcuttur.Bu sayede mobil uygulamadan alarmınızı kurupyada iptal edebilir,alarm esnasında uygulama üzerinden bildirim alabilirsiniz.
Alarm sistemlerinin kullanımı ev ve işyerleri üzerinde yaygındır.Hırsızlara karşı,en etkili yöntemdir.Kamera sisteminin aksine daha caydırıcı bir rol oynamaktadır.Alarm sisteminin kullanılmadığının bazı durumlarında,hırsızlar içeri rahat bir şekilde girebilmekte,kamera sisteminiz dahi olsa,kayıt yapan cihazları da alıp götürmektedirler.Böylece elinizde herhangi bir kanıt kalmamış olmaktadır.
Alarm sisteminde kullanılacak ekipmanlara göre , hırsız daha içeriye giremeden dahi,sistem hem siren hemde telefon aracılığı ile ihbar vermektedir.Kapınız zorlansa dahi bilginiz olacaktır.Tabi her alarm sisteminde mümkün değildir bu zorlanma olayı.Kullanılan malzemenin özelliklerindendir.
Alam sisteminin çok detaylı parçaları bulunmaktadır.Burada kısaca alarm sisteminin,ne kadar önemli bir etken olduğunu belirtmek istedim.
Önümüzdeki yazılarımızda,çok detaylı biçimde kullanılan parçaları,bu parçaların ne işe yaradıklarını anlatacağım.