Sınırlı alana ve bütçeye sahip laboratuvarlarda kolay işlemler için tasarlanmış cam eşya yıkayıcıları.
Getinge'nin Getinge Lancer Ultima Tezgah Altı Laboratuvar Yıkayıcı/Kurutucuları ile değerli araştırma alanını maksimize edin. Neredeyse görünmez bir ayak izi için tezgah altında kurulum için üç model mevcuttur.
Kullanıcı dostu, simge tabanlı bir arayüz, kolay işlemler ve kurulum için 5 önceden ayarlanmış programa sahiptir.
Tüm raflar, 810 LX, 815 LX ve 820 LX modelleri Tezgah Altı Yıkayıcıları ve 910 LX, 1300 LX ve 1800 LXA Serbest Duran Yıkayıcı modelleri ile kullanılabilir ve ek aksesuar ihtiyacını en aza indirir.
Getinge Lancer Ultima Yıkayıcı/Kurutucular, laboratuvarınızdaki değerli zemin alanını en üst düzeye çıkarırken cam eşya ve mutfak eşyalarının güvenilir ve tekrarlanabilir temizliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. En yaygın raflar, yıkama seviyeleri arasında değiştirilebilir.
Çok kullanımlı biyoreaktör için özel yıkama raflı programlanabilir laboratuvar gereçleri yıkayıcı, kapsamlı temizlik, daha iyi tekrarlanabilirlik ve daha az işçilik sağlar.
Temizleme performansını optimize edin
Laboratuvar Tezgah Altı Yıkayıcı/Kurutucuları, sınırlı alana sahip laboratuvarlarda optimum temizlik performansı için tasarlanmıştır.
Hidrolik sistemler, su akışını ve basıncını en üst düzeye çıkararak her bir rafa doğrudan bir sıvı yolu sağlar.
Kapsamlı temizlik için eksiksiz su kapsamı
Laboratuvar cam eşyalarınızın hem dışını hem de içini tam olarak kaplayın. Basınçlı üst ve alt paslanmaz çelik püskürtme kolları, kapsamlı bir temizlik için enjektör yıkama ile iki seviyede birleşir.
Tutarlı basınç ve akış sağlayın
Hidrolik devreye sıkı bir bağlantı, her yıkama seviyesinde tutarlı su basıncı ve akışı sağlar. Enjektör raf bağlantıları, haznenin arkasına stratejik olarak yerleştirilmiştir. Kapı, güvenli bir bağlantı oluşturmak için rafları devreye doğru iter.
Çevresel etkiyi en aza indirin
Maliyetleri ve çevresel etkiyi en aza indirirken temizleme performansını en üst düzeye çıkarın. Peristaltik pompalar, doğru deterjan ve asit dozajı sağlar. İsteğe bağlı iletkenlik ölçümü, tutarlı işleme sağlar.
UYGULAMALAR
Kirlenmeyen laboratuvar gereçleri
Laboratuvar deneylerinde ve testlerinde doğruluk, herhangi bir laboratuvar için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, artık kimyasallardan ve mikrobiyolojik kirlerden arındırılmış laboratuvar gereçleri ve cam eşyaların mevcudiyeti çok önemlidir. Laboratuvar gereçlerinin yeniden işlenmesi için kullanılan ekipman, çok çeşitli laboratuvar uygulamaları, alan ve iş akışı ayarları için güvenilir, tekrarlanabilir sonuçlar sağlamalıdır.
Getinge, her laboratuvarın benzersiz ayarlarını ve zorluklarını göz önünde bulundurarak, kontaminasyonsuz deney ve testleri verimli bir şekilde sağlamak için laboratuvar yıkayıcılar, sterilizatörler, kimyasallar ve yükleme aksesuarlarıyla laboratuvar operasyonlarınızı destekleyebilir.
Biyoreaktör Hazırlama Çözümleri
Çok Kullanımlı Biyoreaktörlerin Yıkama ve Sterilizasyonu
Çalışmanızın tekrarlanabilirliği, uygun şekilde temizlenmiş ve sterilize edilmiş bir biyoreaktöre bağlıdır.
Getinge'nin çok kullanımlı biyoreaktörlerin temizliğine ve sterilizasyonuna yönelik bütünsel yaklaşımı, etkinlik ve tekrarlanabilirlik sağlar.
Getinge'nin eksiksiz çözümü birlikte, daha az emekle daha kısa sürede doğru, tekrarlanabilir sonuçları onaylar, böylece önemli olana, yani işinize geri dönebilirsiniz.
1.Adım: Applikon Biyoreaktör Sistemleri
Applikon çok kullanımlı biyoreaktör, masaüstü araştırma için akademik, devlet ve biyofarmasötik laboratuvarlarında kullanılmaktadır.
Temizlik ve sterilizasyon sürecinde 6 önemli adım
Özel çok kullanımlı biyoreaktör rafına sahip programlanabilir laboratuvar gereçleri yıkayıcı, kapsamlı temizlik, daha iyi tekrarlanabilirlik ve daha az işçilik sağlar.
Çözüm
Yıkayıcı ve sterilizatörde gerçekleştirilen önceden doğrulanmış yıkama ve sterilizasyon kombinasyonu, insan hatası veya kanıtlanmış işlemden sapma olasılığını azaltan, kalite kontrol için onaylanmış bir standart sağlar.
|810 LX|
|Dış Boyut (WxHxD)||609 x 850 x 739 mm (24” x 33,5” x 29,1”)||810 LX, laboratuvar tipi yıkayıcı/kurutucuların tezgah altı serisinin giriş seviyesi modelidir. İki seviyede doğrudan enjeksiyonlu yıkama sunar ve birçok laboratuvarın bütçe ve alan gereksinimlerini karşılamak için standart kasa çalışmasına uygundur.


Raflar, Getinge Lancer Ultima Tezgah Altı Yıkayıcılarının 810 LX, 815 LX ve 820 LX modelleri arasında değiştirilebilir ve Getinge Lancer Ultima Bağımsız Yıkayıcılar'ın 910 LX, 1300 LX ve 1800 LXA modelleri, laboratuvarınızın kapasitesini genişletirken ek yükleme ekipmanı ihtiyacını sınırlar.
|Hazne Ölçüleri (WxHxD)||535 x 498 x 520 mm (21,1” x 19,6” x 20,5”)|
|Hazne Hacmi||140 L (4,9 cu.ft.)|
|Ağırlık||85 kg (187 lbs.)|
|Ses Düzeyi||≤ 60 dB(A)|
|Yıkama Seviyeleri||2|
|İnsan Arayüzü||Color touch screen 3,5”|
|Kontrolcü||PROLUX - 40 Programları|
|Kurutma||No chamber crying|
|815 LX|
|Dış Boyut (WxHxD)||609 x 850 x 739 mm (24” x 33,5” x 29,1”)||815 LX, 810 LX'in tüm avantajlarının yanı sıra hazne kurutma yetenekleri sunar; İşlenmiş cam eşyaların daha hızlı kuruması için hazneye basınçlı hava üflenir. 815 LX, iki seviyeli yıkama için her rafı ayrı ayrı hidrolik devreye bağlar.|
|Hazne Ölçüleri (WxHxD)||535 x 498 x 520 mm (21,1” x 19,6” x 20,5”)|
|Hazne Hacmi||140 L (4,9 cu.ft.)|
|Ağırlık||85 kg (187 lbs.)|
|Ses Düzeyi||≤ 60 dB(A)|
|Yıkama Seviyeleri||2|
|İnsan Arayüzü||Color touch screen 3,5”|
|Kontrolcü||PROLUX - 40 Programs|
|Kurutma||No chamber drying|
|820 LX|
|Dış Boyut (WxHxD)||909 x 850 x 739 mm (35,8” x 33,5” x 29,1)||İki seviyede doğrudan enjeksiyonlu temizlemeye ek olarak, 820 LX, işlenmiş cam eşyaların içinde ve dışında tam kurutma kapsamı sağlar. HEPA filtreli hava hem hazneden hem de enjektörlerden geçirilerek hızlı bir şekilde tam kuruma sağlanır.


genel döngü süresi. 820 LX ayrıca güvenli depolama ve gereksiz işlemlere karşı koruma için yıkayıcı çerçevesinde kimyasalların yerleşik olarak depolanmasını sağlar.
|Hazne Ölçüleri (WxHxD)||535 x 498 x 520 mm (21,1” x 19,6” x 20,5”)|
|Hazne Hacmi||140 L (4,9 cu.ft.)|
|Ağırlık||115 kg (254 lbs.)|
|Ses Düzeyi||≤ 60 dB(A)|
|Yıkama Seviyeleri||2|
|İnsan Arayüzü||Color touch screen 3,5”|
|Kontrolcü||PROLUX - 40 Programs|
|Kurutma||Dual System - chamber and injector drying|