Bu sayfada, Cortrium C3⁺ Holter Monitörü ve Cortrium Apex ile ilgili Sık Sorulan Sorulara genel bir bakış topladık.
C3⁺ tamamen şarj olması ne kadar sürer?
C3 + , mikro USB kablosuyla bilgisayara veya şarj cihazına bağlanır bağlanmaz otomatik olarak şarj olur. LÜTFEN DİKKAT EDİN: 4,75-5,5 voltluk DC voltajı. (Şarj işleminin hızı, C3 + ' nın bağlı olduğu bilgisayara bağlı olabilir). Şarj cihazına ve pil seviyesine bağlı olarak yakl. C3 + LED ışıkları pilin tamamen şarj olduğunu gösteren yeşil yanana kadar 2 saat . 7 günlük bir kayıt, C3 + için yakl. iki saat.
C3 +, çıkardığınızda otomatik olarak kapanıyor mu?
Hayır, C3 + yalnızca önceden ayarlanan süreden sonra (fx. 1 ila 7 gün) otomatik olarak kapanacaktır.
C3 + Holter Monitörü ne tür bir pil içerir?
C3 + Holter Monitörü, değiştirilemez, yeniden şarj edilebilir bir lityum polimer pil içerir. Pillerin atılmasıyla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz..
Pil ömrü ne kadardır?
Cortrium, donanım için 2 yıllık garanti sunar. Her bir pilin gerçek ömrü bireysel kullanıma, yani boşaltma, şarj etme ve toplam boşaltma sıklığına vb. Bağlıdır. Bu nedenle, daha fazla spesifik bilgi verilemez. Şu anda C3 + Holter Monitörünün kullanım ömrünün 5 yıl olduğunu varsayıyoruz.
C3 + nasıl temizlenmelidir?
Kullanım talimatlarında belirtildiği gibi, geleneksel elektronik cihazları temizlemek için yaygın olarak kullanılan hafif deterjanlar C3 + Holter Monitörü üzerinde de kullanılabilir.
Ek olarak, alkollü bezler / pamuklu muflon (normal uygulama malzemeleri,% 70 izopropil alkol, örneğin ALKOTIP) temizlik için kullanılabilir.
Hastanın 7 günlük kayıt sırasında C3 + Holter Monitörü yeniden şarj etmesi gerekiyor mu?
Hayır, bu gerekli değil. C3 + Holter Monitörü, 7 güne kadar kayıt yapmayı mümkün kılan yedi günlük bir pil ömrüne sahiptir. Uzun süreli bir kayda başlamadan önce, sürekli bir yeşil ışık cihazın tam olarak şarj olduğunu gösterene kadar Holter sokette yaklaşık 2 saat şarj edilmelidir. Bunun yanı sıra, pilin şarj durumu DTT'deki şarj seviyesi göstergesinde her zaman görülebilir.
C3 + Holter Monitörünün eksik kayıtları, cihazın düşük şarj seviyesiyle açıklanabilir
Pil% 100 tamamen şarj olmadan önce LED ışıklar yeşil yanabilir. Bu nedenle, bir kayıt yapmadan önce ve sonra DTT'deki şarj seviyesi göstergesi aracılığıyla pilin şarj durumu da kontrol edilmelidir. Pil tamamen boşalmışsa, cihaz yeni bir kayda başlamadan hemen önce iki saat boyunca bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
C3 + arızalandı - ne yapmam gerekiyor?
Lütfen hemen müşteri desteğimizle iletişime geçin ve yaşadığınız problemi detaylarıyla açıklayın.
Cortrium müşteri desteği:
Türkiye teknik destek:
+90 532 258 3710
Bozuk C3 + Holter Monitörler garanti süresi içinde nereye iade edilmelidir?
Ekibimiz garanti ve iade süreciyle ilgili sizi yönlendirecektir, bizimle iletişime geçiniz.
Pilini değiştirmek için C3 + Holter Monitörü Cortrium'a iade etmek mümkün müdür?
Hayır, C3 + Holter Monitörü bakım gerektirmeyen ve değiştirilmeyecek olan şarj edilebilir tip lityum pil içermektedir.
Duş almadan önce C3 + Holter Monitörü çıkarmak gerekiyor mu?
C3 + Holter Monitör suya dayanıklıdır (IP 54 derecesi) ancak duş almadan önce hastanın göğsünden çıkarılmalıdır. Banyonuzu bitirdikten sonra aynı kaydın sürekli olarak kaydedilmesini sağlamak için, C3 + Holter Monitörünün 1 saatten fazla göğsünüzden uzak kalmamasına dikkat etmelisiniz . Aksi takdirde, cihazda yeni bir ayrı kayıt başlatabilirsiniz. Ek olarak, her duştan sonra güçlü bir kayıt sinyali sağlamak için kurumuş cildinize takmanız gereken üç yeni elektrota ihtiyacınız vardır.
Büyük göğüslü kadınlarda C3 + Holter Monitörü nasıl kullanır?
Büyük göğüsleri olan kadınlar için, C3 + Holter Monitörü sternum hattının yukarısına kolayca yerleştirilebilir, bunun için C3 + Holter Monitörü sternum üzerinde daha da yukarı hareket ettirin ve cihazı göğüslerin üzerinde üç elektrot kullanarak takın. (yakaya yakın).
Cortrium Veri Aktarım Aracı (DTT) bir sunucuya kurulabilir mi?
Hayır, DTT bir sunucuya kurulamaz. Das Cortrium Data Transfer Tool, C3 + Holter Monitor ile EKG kaydının hazırlanmasında kullanılan bir yazılım uygulamasıdır . Yazılım ayrıca C3 + Holter Monitor'de depolanan verileri aktarmak ve kaydı Cardiomatics gibi üçüncü taraf analiz yazılımlarına aktarılabilen ve kullanılabilen bir formata dönüştürmek için kullanılır.
C3 + Holter Monitörü, DTT'nin yerel olarak kurulu olduğu USB kablosuyla bilgisayara erişebilmelidir. DTT bilgisayara kurulmalıdır ve bu bağlantıdan sonra web sitemizin indirme bölümünde mevcuttur:
Downloads (support.cortrium.com/tr/downloads)
Diğer taraftan dışa aktarılan veriler (uzun vadeli EKG'nin EDF ham verileri) bir ağ sürücüsüne kaydedilebilir ve ilgili uygulama erişim haklarına bağlı olarak bu bilgisayardan uygulama ağı aracılığıyla erişilebilir.
Cardiomatics ve Cardioline analiz yazılımı arasındaki fark nedir?
Cardiomatics, dışa aktarılan ham EKG kayıt verilerine göre otomatik EKG raporları oluşturan bulut tabanlı bir analizdir. Cardiomatics, pratisyen hekimler ve dahiliyeciler gibi uzun vadeli bir EKG'nin hızlı bir analizini sağlamada desteklenmek isteyen tüm doktorlar için idealdir.
Cardioline, EKG kaydının yarı otomatik analiz raporlarını oluşturan ve özelleştirilebilir raporlar oluşturan, kendi bilgisayarınıza (bir lisansa ve bir dongle'a dayalı olarak) kalıcı olarak yüklenen bir yazılımdır.
Her iki analiz yazılımı çözümü, her hasta dosyasına ""sürükle ve bırak"" yoluyla eklenebilen bir PDF raporu oluşturur. Raporların yapısı standartlaştırılmıştır; içerik ham EKG verilerinden türetilmiştir.
Abonelik ücreti ne kadar?
C3 + Holter Monitörlerimizi Cardiomatics yazılımı sabit fiyatla birlikte kiralama opsyionları
Analiz raporu neden birçok artifakt gösteriyor?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
a) Bağlantı kopması dolayısıyla elektrotlar ile hastanın göğsü arasında fiziksel temas olmaması. Bu, analiz raporunda yapılara yol açabilir. Bu nedenle, iyi bir kaydın iyi hazırlanmış olması gerekir. Bu, üç elektrotun hastanın vücuduna yapışmasını optimize etmek için hastanın göğsünü tıraş etmek, göğsündeki deriyi temizlemek ve alkollü bezler / pamuklu kumaş (normal uygulama malzemeleri,% 70 izopropil alkol, örneğin ALKOTIP) kullanmak anlamına gelir. Ek olarak, elektrotlar / Holter mümkün olduğunca normal vücut hareketlerine az maruz kalacak bir konuma yerleştirilmelidir. Ayrıca hastanın anatomisi de dikkate alınmalıdır (karın çevresi, meme boyutu, göğüs şekli).
b) Elektrotlar
Uzun süreli EKG'leri kaydetmek için de uygun olan yalnızca 55 mm çapında yeni elektrotların kullanıldığından emin olmak önemlidir. Örneğin, uzun süreli EKG'ler için Conmed Cleartrace LT tek kullanımlık elektrodu veya tek kullanımlık elektrot Ambu Blue Sensör tipi L-00-M'yi öneririz. Neden? Bir elektrot torbası açıldıktan sonra, elektrotların üzerindeki jel bir süre sonra kuruyabilir ve yapışma bundan etkilenebilir.
Cardiomatics ve Cardioline'den alınan analiz raporları hem Türkçe hem de İngilizce olarak mevcut mu?
Evet ve hatta diğer ek dillerde analizler de mevcut.
Cardiomatics ve Cardioline tarafından oluşturulan rapor dosyalarının boyutları nedir?
Kardiyomatik: 24 ve 48 saatlik kayıtların PDF formatındaki raporlar yaklaşık 1 MB boyutundadır. 7 günlük bir kaydın PDF raporunun boyutu 1 GB'a kadar olabilir.
Cardioline: Burada genellikle daha uzun PDF raporları oluşturulur, bunlar yaklaşık. 8-10 MB.