Fischer, onlarca yıldır en yüksek kalite ve doğruluğa sahip ölçüm cihazları üretmektedir. Ölçüm teknolojisi alanındaki birikmiş bilgi birikimimizi yalnızca ölçüm cihazlarının imalatında değil, aynı zamanda ölçüm cihazı kalibrasyonu gibi ilgili hizmetler için de kullanıyoruz. Doğru kalibrasyonla ilgili olarak, aşağıda sizin için önemli soru ve cevapları özetledik.
Her fiziksel ölçüm yöntemi, kaplamaların ve baz malzemenin parametrelerinden etkilenir. Bu parametreler: parça geometrisi, elektrik iletkenliği, mıknatıslanabilirlik, kaplamanın yoğunluğu, ölçüm yüzeyi vb.
Her seferinde, bu kaplama veya baz malzeme parametreleri değiştiğinde, ölçüm cihazını yeniden kalibre etmek gerekir.
Normalizasyon, geçerli ayarlar veya yeni baz malzemeler için ölçüm görevinin ayarlanmasını gerektirir. Bu, birincil filtrelerde veya anot akımlarında veya kolimatörlerde değişiklik yapılması durumunda da yapılmalıdır. Numunenin alaşım elementleri veya baz malzemenin değişmiş olması önemli bir gerekliliktir.
Burada, WinFTM baz malzemeleri sorar. Cihaz, kalibrasyon setinin bazını sorduğunda kalibrasyon setinde kullanılan baz malzeyi, ürün bazını sorduğunda ölçüm yapacağınız kendi baz malzemenizi koyup ölçün. Bu baz malzemeler bazen farklı bazen aynı olabilir. Dikkat: yanlış parçalar cihaza yerleştirilirse, bu sonuçların doğruluğunu ciddi şekilde etkileyebilir!