Multimetre nedir ?
Multimetre, elektronikçilerin kullandığı bir ölçü aletidir. Multimetrenin diğer bir adıda avometredir. Multimetre ( Avometre ) adındanda anlaşılacağı gibi çok çeşitli ölçümler yapabilmektedir.
VC81D Dijital Multimetrenin yapabildiği ölçümler;
- DC voltaj ölçümü
- AC voltaj ölçümü
- DC akım ölçümü
- Direnç ölçümü
- Diyot ve süreklilik ölçümleri
- Diyot testi
- UT33C/UT33D modelleri için süreklilik testi
- Model 33C için temperatür ölçümü
VC81D Dijital Multimetre ile ölçümler nanıl yapılır ;
MULTİMETRE İLE DC VOLTAJ ÖLÇÜMÜ ;
Uyarı : Size veya multimetre ölçü aletine, elektrik çarpmasından kaynaklanabilecek zararları önlemek için, doğru ölçüm yapabilmesine rağmen lütfen 500V'dan büyük değerleri ölçmeyiniz.
VC81D Dijital Multimetre ölçü aletinin DC Voltaj kademeleri; 200mV, 2000mV, 20V, 200V ve 500V'dur. DC voltaj ölçmek için aşağıdaki şekilde ölçüm yapınız:
- VC81D Dijital Multimetre'nin kırmızı probunu VΩmA terminaline, siyah probunu COM terminaline takınız.
- VC81D Dijital Multimetre'nin anahtarını uygun V.... kademesine getiriniz.
- VC81D Dijital Multimetre'nin problarını ölçeceğiniz objeye değdiriniz.
Ölçüm değeri ekranda görüntülenir.
Not: * Eğer ölçülecek voltaj değeri bilinmiyorsa multimetre ölçüm cihazının maksimum ölçüm pozisyonu (500V) kullanınız ve memnun edici bir değere ulaşana kadar kademeleri adım adım azaltınız.
* VC81D Dijital Multimetre ekranda "1" gösterirse seçili kademenin aşırı yüklendiği anlaşılır. Doğru değeri saptamak için daha yüksek bir kademe seçmeniz gerekir.
* Her bir kademede cihaz giriş empedansı yaklaşık 10MΩ dur. Bu, yüksek empedanslı devrelerde ölçüm neticelerini etkileyip hata verdirebilir. Eğer devre empedansı 10kΩ eşit veya düşükse bu hata önemsizdir (%0.1 vaya daha az).
* DC Voltaj ölçümü bittiğinde multimetre problarını test edilen devreden ve cihazdan çıkarınız.
|Max.Dc Akım||:||10 Amper|
|Max.Ac Akım||:||10 Amper|
|Max.Dc Volt||:||600 Dc Volt|
|Max.Ac Volt||:||600 Ac Volt|
|Kullanım Alanı||:||El Tipi Multimetre|