Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.
Önceliğin X-ışın Dozu azaltımı olması gerekir
Tıbbi muayenelere daha iyi erişim olması, X-ışın dozunda artışa yol açmaktadır.
Tıbbi muayenelere daha iyi erişim olması, popülasyon için X-ışın dozunda artışa yol açmaktadır.
BT taraması daha yaygın hale geldikçe, BT taramalarından kaynaklanan X-ışın dozu maruz kalımı da artmaktadır.
Referanslar
CASE-01
CASE-02
Kontrast Madde Doz azaltımının bir öncelik olması gerekir
Kontrast madde kaynaklı böbrek yetmezliği önemli bir endişe kaynağıdır.
İyotlu kontrast madde kullanılarak görüntülemeyle tanılama birçok faydalı bilgi sağlar, ancak böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda kontrast madde kullanımı kontrast madde nefropatisi (KMN) riski taşır. Bu nedenle, Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği, ESUR ve Amerikan Radyoloji Derneği (ACR) tarafından risk azaltma kılavuz ilkeleri yayınlanmıştır.
CASE-01
CASE-02
Zorluk: Düşük bir radyasyon dozunda yüksek görüntü kalitesi elde etme
Muayene sayısı arttıkça maruz kalınan dozu azaltmak amacıyla dünya çapında önlemler alınmaktadır. Örneğin, radyolojik tanı için radyasyon dozunun bir ölçüsü olan Tanısal Referans Seviyesi (DRL) birçok ülkede kullanıma girmiştir ve yüksek görüntü kalitesinin korunmasına olanak tanıyacak mümkün olan en düşük dozda taramayı teşvik eden standartları tanımlamaktadır.
Tanısal referans seviyesi (DRL)
1. CTDIvol [mGy]
2. DLP [mGy・cm]
Referanslar
Zorluk: Düşük tüp voltajlı tarama sırasında kumlanmayı azaltır
Kontrast Madde Nefropatisi (KMN) riskini azaltmak için, düşük tüp voltajlı tarama sırasında kullanılan kontrast madde miktarını azaltmak için çaba sarf edilmiştir.
Bununla birlikte, düşük tüp voltajlı tarama, görüntüdeki gürültüyü artırır ve pozlama faktörlerinin seçimi daha önemli hale gelir.
X-ışınının temel özellikleri
1. Tüp voltajında SD varyasyonu
2. Tüp akımının ayarlanması
İteratif işleme teknolojimiz Intelli IPV, düşük dozla net bir görüntü sağlar
Vizyon Modeli Teknolojisi
- Fizik Modeli, dokuyu yüksek frekanstan düşük frekansa tek tip bir hızda ayarlayarak FBP'de bulunan gürültüyü azaltır ve FBP'ye yakın bir doku elde eder.
- İstatistiksel Model hem X-ışın gürültüsünü hem de elektriksel gürültüsüyü istatistiksel olarak azaltır.
- Nesne Modeli, morfolojik bilgi değişikliğini modelleyerek yapının şeklini, boyutunu, kontrastını, konumunu vb. dikkate alınarak yapıyı korur.
İteratif işleme Intelli IPV, yüksek doz azaltma oranında dahi normal görüntü dokusunu korur ve ayrıca görüntüdeki gürültüyü azaltarak görünürlüğü iyileştirir. Bunu Vizyon Modeli Teknolojisi mümkün kılar. Teknoloji, istatistiksel bir modeli, bir nesne modelini ve bir fizik modelini temel alarak iteratif aritmetik işleme yoluyla görüntü kumlanmasını ve kalitesini kontrol eder.
FBP görüntüsüne kıyasla geleneksel IR
- Görüntünün dokusu değişir
- Düşük kontrast saptanabilirliği azaltılır
Intelli IPV'nin temel avantajları
Intelli IPV, NPS'yi (kumlanma güç spektrumu) FBP'ninkine yakın hale getirerek ve düşük kontrast saptanabilirliğini 2 kata kadar artırarak FBP görüntülerine benzer bir görüntü dokusu elde eder.
Sorular ve Cevaplar
Görüntü kalitesi anatomik bölgeye ve taranan patolojiye göre ayarlanabilir mi?
Evet Gürültü azaltma etkisi, her anatomik bölge için 9 adede kadar seçilebilir yoğunluk seviyesine sahiptir (Standart: Sv. 1〜4 ve Güçlü: Sv. 1〜5).
Rekonstrüksiyon süresi rutin muayeneler için kullanılacak kadar hızlı mıdır?
Evet, rekonstrüksiyon süresi rutin muayeneler için kullanılacak kadar hızlıdır.
FBP ile karşılaştırıldığında Intelli IPV'nin temel avantajları nelerdir?
Görüntüdeki gürültüyü %90'a kadar azaltır, radyasyon dozunu %83'e kadar azaltır ve düşük kontrast saptama kapasitesini 2 kata kadar iyileştirir.