Uygulamalar
Doğrusal konumlandırma ölçüm cihazı, doğrusal ölçümlerin en gelişmiş seçeneğidir. Sonuçta, aynı zamanda makinelerde yapılan lazer interferometre ölçümlerinin en yaygın şeklidir. Açıklığa kavuşturmak için, lazer sistemi doğrusal konumlandırma doğruluğunu, tekrarlanabilirliği ve geri tepmeyi ölçer. Kısacası sistem, makinenin hareket ettiği konumu, interferometre tarafından ölçülen gerçek konumla karşılaştırır.
Hız ölçümleri lineer optikler kullanılarak yapılır. Örneğin, bu ölçümler motor hareket karakteristiğini elde etmek için kullanılabilir. Sistem hızın farklı birimlerde ölçülmesini sağlar. Örneğin, hız değeri her 40 ms’de bir örneklenir.
Makine eksen geometrisi hakkında temel bilgileri elde etmek için düzlük ölçümlerini kullanın. Bu seçenek ile kullanıcı, tabanın tüm önemli yüzeylerinde makine tabanı düzlüğünü ölçebilir. Örneğin, ölçülen makinenin elemanının uzaydaki hareketini kontrol edilebilir.
Karelik ölçümü, ölçülen makine geometrisini karakterize etmek için kullanılır. Başka bir deyişle, eksenlerin kareliği. İlk olarak, ölçüm tekniğini belirleyin. 3D veya Wollaston düzlük ölçümü olabilir. Her şeyden önce, doğru sonuçları elde etmek için dik açılı etalon kullanılarak iki ölçüm gereklidir.
Paralellik ölçümü, ölçülen makine geometrisini karakterize etmek için kullanılır. Örneğin, eksenlerin paralelliği. Ölçümü 3D veya Wollaston düzlük tekniği ile gerçekleştirdi. Ayrıca doğru sonuçları elde etmek için dik açı etalon ile iki ölçüm yapın. Elde edilen eksenlerden doğrusallık verisi yazılımı paralellik hesaplar ve çizer.
Çok hassas olan makine hareketinin karakterizasyonu için dinamik ölçümler kullanın. Lazer ölçüm sistemi HPI-3D, test edilen makineyi karakterize etme yeteneğine sahiptir. Ölçümler sırasında sistem, Bluetooth modunda saniyede 1000’e kadar örnek alır. Ayrıca, USB modunda saniyede 100.000 örneğe kadar. Aynı şekilde, her iki mod da 100 pm ölçüm çözünürlüğü sağlar. Dinamik ölçümler doğrusal optik, açısal veya Wollaston optikleri kullanılarak yapılır. Sistem, mesafe, hız, ivme, açı veya doğrusallığın farklı birimlerde dinamik olarak ölçülmesini sağlar.
Bu ölçümü örneğin döner eksenlerin hareket kalitesini karakterize etmek için kullanın. Öte yandan, bir dönüş açısının çok hassas ölçümleri için kullanabilirsiniz. Lazer ölçümü, 1 arksn’ye kadar hassasiyetle herhangi bir dönüş açısını ölçebilir.