Kalibrasyon sırasında, bir ölçüm cihazının sonuçları ölçülen referans kalınlığının gerçek değeri ile karşılaştırılır (genellikle bilinen değerlere sahip bir standart). Kaplama kalınlığı böyle bir özelliktir. Yeni ölçülen değer bilinen değerden farklıysa, cihaz kalibre edilmelidir. Fischer’in problu kaplama kalınlığı ölçme cihazlarının tümü için bu iki işlev “Kalibrasyon” menüsü altında yer alır.
Çoğu cihazda, hızlı, tek noktalı kalibrasyon ve kapsamlı, çok noktalı kalibrasyon arasında seçim yapabilirsiniz. Hızlı seçeneği genellikle ölçmek istediğiniz değerler çok yakınsa yeterli olacaktır. Örneğin, kaplamanın kalınlığı 10 ila 15 μm arasında değişiyorsa, cihazı tek bir 13 μm standartla kalibre etmek yeterlidir. Kalınlık aralığı daha büyükse, çok noktalı bir kalibrasyon önerilir; hedef değerler beklenen kaplama kalınlığı aralığını belirtmelidir.
Bir ölçümün sonuçlarını etkileyebilecek ÖNEMLİ faktörler. Bu faktörlerden biri önemli ölçüde değişirse, cihaz yeniden kalibre edilmelidir:
- Ölçüm yüzeyinin eğriliği
- İnce numuneler için: baz malzemenin kalınlığı
- Küçük numuneler için: parçanın boyutları
- Pürüzlülük
- Yüzey veya kaplama malzemelerinin bileşimi ve mıknatıslanabilirliği
- İletkenlik ölçümleri için: sıcaklık