Şair Andrei Voznesensky bir keresinde şöyle demişti: "tembellik ilerlemenin motorudur". Belki de bu cümleyle aynı fikirde olmamak zordur, çünkü çoğu elektronik cihaz, günlük hayatımızı, endişeleriniz ve her türlü boş işimizle başa çıkma hedefiyle tam olarak oluşturulur.
Bu yazıyı şimdi okuyorsanız, muhtemelen çiçek sulama sürecinden çok yorgunuz. Sonuçta, çiçekler yumuşak yaratıklar, onları biraz dökeceksin, mutsuzlar, bir günlüğüne su almayı unutacaksın, hepsi bu, solmaya üzereler. Ve dünyadaki kaç çiçek sadece sahiplerinin bir hafta boyunca izinli olarak ayrıldıklarından öldü ve yeşil serserilerin kuru bir tencerede kalmasını sağladı! Hayal etmek korkutucu.
Otomatik sulama sistemlerini bu gibi korkunç durumlardan korumaktır. Sensör toprağın nem muhtevasını ölçmek için tencereye monte edilmiştir - zemine bir santimetre mesafede toprağa yapışmış paslanmaz çelik metal çubuklar içindir.
Tellerle, görevi röleleri sadece rutubeti ayarlanan değerin altına düştüğünde ve toprak tekrar nem ile doygun olduğu anda röleyi kapattığında röleyi açmak olan bir devreye bağlarlar. Röle, sırayla, tanktan suyu doğrudan bitkinin kökünün altına pompalayan pompayı kontrol eder.
Sensör devresi
Bildiğiniz gibi, kuru ve nemli toprağın elektriksel iletkenliği oldukça farklıdır, bu gerçek sensörün çalışmasının temelidir. 10 kOhm derecelik bir direnç ve çubuklar arasındaki bir toprak bölümü bir gerilim bölücü oluşturur, bunların orta noktası doğrudan op-amp girişine bağlanır. Op-amp'in diğer girişinde, voltaj değişken rezistörün orta noktasından sağlanır, yani. sıfırdan besleme voltajına ayarlanabilir. Yardımı ile, op-amp'in çalıştığı role göre karşılaştırıcının anahtarlama eşiği ayarlanır. Girişlerinden birinin voltajı diğeri üzerindeki voltajı aşar aşmaz - çıkış mantıksal "1" ise, LED yanar, transistör açılarak röleyi açar. Transistör, akım ve voltaj için uygun olan herhangi bir PNP yapısı, örneğin KT3107 veya KT814 kullanılabilir. Operasyonel amplifikatör TL072 veya herhangi bir benzer, örneğin RC4558. Röle sargısına paralel olarak, örneğin 1n4148 gibi düşük güçte bir diyot kullanılmalıdır. Devrenin besleme gerilimi 12 volttur.
Tencereden panele giden uzun teller nedeniyle, rölenin keskin bir şekilde değişmediği, ancak ağdaki alternatif akımın frekansında tıklamaya başladığı ve sadece bir süre açık pozisyonda ayarlandığı zaman ortaya çıkabilir. Bu kötü fenomeni ortadan kaldırmak için, sensöre paralel olarak 10-100 μF kapasiteye sahip bir elektrolitik kondansatör yerleştirilmelidir. Burada bir ödeme ile arşivleyin. İyi meclis! Yazar - Dmitry S.
Toprak nem sensörleri
Toprak nem sensörü
Dikkat lütfen! Etiketler ekleme sırası önemlidir! En önemlisi ile eklemeye başlayın. Mümkünse mevcut etiketleri kullanın
Yazar: Igor Tyugai (UL7AAjr), [email protected]
06/18/2013 tarihinde gönderildi
CotoRed'in yardımıyla oluşturuldu.
Bu gelişimin amacı, otomatik sulama sistemlerinde kullanılmak üzere bir toprak nem sensörü oluşturmaktı. Geliştirme için ana kriterler aşağıdaki kriterlerdi:
- ucuzluk
- güvenilirlik
- Tekrarlama kolaylığı
- Kolay kurulum
- Gösterimi temizle.
Sonuç aşağıdaki şemadır.
Sensör 5..12V'den güç alır ve bir dijital çıkışa sahiptir. Toprak nemi önceden ayarlanmış bir değerin altına düştüğünde yüksek bir potansiyel ("1") ve toprak nemi ayarlanandan daha yüksekse düşük bir potansiyel ("0") içerir. Sensörün, toprak neminin hedefe çok yakın olduğu bir zamanda yanlışlıkla anahtarlamayı önlemek için bazı atalet ve histerez özelliği vardır.
Sensörün durumunu belirtmek için, ışığın rengini değiştirmek için çift kırmızı-yeşil LED kullanır. Yeşil - set üstü nem. Kırmızı - nem ayarlanan değerin altında. Toprağın kurutulması sürecinde, LED'in rengi yeşilden sarıya düzgün bir şekilde değişecektir ve önceden ayarlanan eşiğe ulaştığında, kırmızıya geçer.
Bir sensör olarak, iki elektrot kullanılır, toprağın derinliği ölçüm derinliğine kadar derinleştirilir. Isıyla daralan makaron ile derinlik ölçümü için yalıtılmış bisiklet hoparlörlerini kullanabilirsiniz.
Şemanın prensibi aşağıdaki gibidir. U1A elemanında frekanslı kare dalga üreteci
1kHz. Düzeltici R2 ile, darbeler U1B girişine beslenir ve darbelerin genliği toprak nemine bağlı olacaktır, bu da iletilen sinyali C2 kondansatöründen geçirecektir. Ek olarak, gelen atımların artık C2 kapasitörü tarafından düzgünleştirilmesinden dolayı dikdörtgen, ancak testere dişi şekli olmayacak. Sonuç olarak, U1C çıkışı toprak nem içeriğine bağlı bir görev oranı ile dikdörtgen darbeler üretir. Bu darbeler, U1D girişine uygulanan sabit bir voltaja (D1, C3) dönüştürülür. Bu durumda, kapasitör C3 devrenin ataletini belirler ve girişime karşı koruma sağlar ve U1 girişlerinin histerezis özelliklerinden ötürü, çıkış sinyalinin değiştirilmesi arasında küçük bir aralık sağlanır. Transistör Q3, yürütme devresine ters ve eşleşen bağlantıdır.
Doğru ayarlanmış sensörün ayarlara ihtiyacı yoktur. Başka bir yonga kullanılması durumunda, R1 R1 C1'in üretim sıklığını elde etmek için değiştirilmesi gerektiği muhtemeldir.
Eşik nem seviyesinin ayarlanması, bağlı olan sensör kontakları ile yapılır, sulanan toprak içine gerekli nemle batırılır. Giyotin direnci R2, LED'in yeşil kısmı açıkken konumuna ayarlanmalıdır ve kırmızı kısım hafifçe parlamaya başlar.
Yapısal olarak, sensör 32 x 36 mm büyüklüğünde tek taraflı bir PCB ile yapılır ve iki çıkışlı standart bir telefon soketine yerleştirilebilir.
*** Devre kartı "üstten görünüm" olarak resmedilmiştir (textolite boyunca). LUT kullanıyorsanız, sadece yazdırın ve yuvarlayın, yansıtmayın. Diyot, potansiyometre ve LED d0.8 mm, kalan d0.5mm için delikler.
Operasyon tecrübemden şunu söyleyebilirim. Sensör kararlı bir voltajla sağlanmalıdır. 4 sensör için bir sabitleyici 7805 kullandım. Sensör yeterince hassastır; Sensörün değiştirildiği ön ayardaki nem değişimi aralığı
% 10 (ve belki daha da az). Bu sebeple, sensör genellikle suya, ancak hafifçe "istemek" zorundadır. Sensörleri kontrol ünitesine bağladım ve her bir sulama işleminden sonra, nemin emmesi ve aynı zamanda pompayı soğutması için 20 dakika bekletildim. Sensörün dezavantajı, farklı sensörlerin farklı özelliklerine bağlı olarak algılanabilir histerezis aralığıdır.
Otomatik sulama sistemlerinde toprak nem sensörü
Birçok bahçıvan ve bahçıvan, iş yükü nedeniyle veya tatil sırasında dikilen sebzeler, meyveler, meyve ağaçları için günlük bakım olanaklarından mahrumdur. Bununla birlikte, bitkilerin zamanında sulama ihtiyacı var. Basit otomatik sistemlerle, sitenizdeki toprağın yokluğunda gerekli ve sabit nemi koruyacağından emin olabilirsiniz. Bir bahçe sulama sistemi kurmak için temel bir kontrol elemanına ihtiyacınız olacak - bir toprak nem sensörü.
Nem sensörü
Nem sensörleri bazen nem ölçer veya nem sensörü olarak da adlandırılır. Hemen hemen piyasada önerilen toprak nem ölçerleri, dirençli bir yöntemle nemi ölçer. Bu doğru bir yöntem değildir, çünkü ölçülen nesnenin elektroliz özelliklerini dikkate almaz. Cihazın okumaları aynı toprak nemi için farklı olabilir, ancak farklı asit veya tuz içeriği ile. Ancak bahçıvan deneyi yapan kişiler, belirli koşullar altında su kaynağının yürütme aygıtı için ayarlanabilen, göreceli olarak mutlak enstrüman okumaları kadar önemli değildir.
Dirençli yöntemin özü, aygıtın, zemine 2-3 cm mesafede iki iletken arasındaki direnci ölçmesidir. Bu, herhangi bir dijital veya analog test cihazına giren ortak bir ohmmetredir. Önceden, bu tür araçlar avometreler olarak adlandırıldı.
Ayrıca, toprak durumunun operasyonel kontrolü için yerleşik veya uzaktan göstergeli araçlar vardır.
Sulama öncesi ve sonrasında elektrik akımının iletkenliğindeki farkı, aloe'nin bir ev bitkisi olan bir çömlek örneği ile ölçmek kolaydır. Sulama öncesi endikasyonlar 101.0 kOhm.
5 dakika sonra sulama sonrası endikasyonlar 12.65 kOhm.
Ancak her zamanki test cihazı, toprak alanının elektrotlar arasındaki direncini gösterecektir, ancak otomatik sulamada yardımcı olamaz.
Otomasyon prensibi
Otomatik sulama sistemlerinde, kural genellikle "su veya su" değildir. Kural olarak, hiç kimse su basıncının gücünü düzenlemeye gerek duymaz. Bunun nedeni, pahalı kontrollü valflerin ve diğer gereksiz, teknolojik olarak karmaşık cihazların kullanılmasıdır.
Piyasadaki neredeyse tüm nem sensörleri, iki elektrodun yanı sıra, tasarımlarında bir karşılaştırıcıya sahiptir. Bu, gelen sinyali dijital forma dönüştüren en basit analog-dijital cihazdır. Yani, nem seviyesi ayarlanırsa, çıkışında bir ünite veya sıfır (0 veya 5 volt) alırsınız. Bu sinyal sonraki aktüatör için başlangıç noktası olacaktır.
Otomatik sulama için en akılcı bir aktüatörün bir aktüatör olarak kullanılmasıdır. Boru rüptürüne dahildir ve mikro damla sulama sistemlerinde de kullanılabilir. 12 V besleme ile açılır.
"Sensör işe yaradı - su gitti" prensibi ile çalışan basit sistemler için, karşılaştırıcı LM393'ü kullanmak yeterlidir. Mikrodevre, çıkışta düzenlenmiş bir giriş seviyesinde bir komut sinyali elde etme olanağına sahip çift işlemsel bir yükselticidir. Çip, programlanabilir bir kontrolör veya test cihazına bağlanabilen ek bir analog çıkışa sahiptir. Çift karşılaştırıcı LM393'ün yaklaşık Sovyet analogu 521CA3 çiptir.
Şekil, Çince versiyonundaki bir sensörle birlikte sadece 1 dolarlık bir hazır nem rölesi göstermektedir.
Aşağıda, 3-4 $ için 250 V'a kadar değişen bir voltajda 10A'lık bir çıkış akımı ile geliştirilmiş bir versiyon bulunmaktadır.
Otomatik sulama sistemleri
Tam otomatik otomasyon sistemleriyle ilgileniyorsanız, programlanabilir bir kontrol cihazı satın almayı düşünmeniz gerekir. Saha küçükse, farklı sulama türleri için 3-4 nem sensörü kurmak yeterlidir. Örneğin, bahçenin daha az sulama ihtiyacı var, ahududu nemi seviyor, ve kavun için aşırı kurak dönemler dışında topraktan yeterli miktarda su var.
Kendi gözlemlerimize ve nem sensörleri ölçümlerine dayanarak, arazideki su kaynağının verimliliğini ve verimliliğini yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. İşlemciler mevsimsel ayarlamalar yapabilmenizi, nem ölçer okumalarını kullanabilmelerini, yağışları hesaba katmalarını sağlar.
Bazı toprak nem sensörleri, ağa bağlanmak için RJ-45 arayüzü ile donatılmıştır. İşlemci ürün yazılımı sistemi, sosyal ağlar veya SMS mesajı yoluyla suya ihtiyaç duyduğunuz konusunda sizi bilgilendirecek şekilde yapılandırmanıza izin verir. Bu, örneğin, iç mekan bitkileri için otomatik bir sulama sisteminin bağlanmasının imkansız olduğu durumlarda uygundur.
Sulamanın otomasyonu için, tüm sensörleri birbirine bağlayan ve okumalarını tek bir veri yolu üzerinde bir bilgisayara, tablete veya cep telefonuna aktaran analog ve kontak girişleri olan kontrolörlerin kullanılması uygundur. Yönetici cihazların yönetimi WEB arayüzü ile yapılmaktadır. En yaygın evrensel denetleyiciler:
Bunlar, otomatik sulama sistemine ince ayar yapmanıza ve bahçe ve mutfak bahçesi üzerindeki tam kontrolünü sağlayan esnek cihazlardır.
Basit sulama otomasyon şeması
Sulama otomasyonunun en basit sistemi nem sensörü ve kontrol cihazından oluşur. Kendi ellerinizle toprak nem sensörü yapabilirsiniz. İki çiviye, 10 kΩ'luk bir dirence sahip bir direnç ve 5 V'luk bir çıkış voltajına sahip bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak. Bir cep telefonundan uygun.
Sulama için bir komut verecek bir cihaz olarak, LM393 çipini kullanabilirsiniz. Hazır bir site satın alabilir veya kendiniz inşa edebilirsiniz, sonra ihtiyacınız olacak:
- dirençler 10 kOhm - 2 adet;
- dirençler 1 kOhm - 2 adet;
- dirençler 2 kOhm - 3 adet;
- değişken direnç 51-100 kΩ - 1 adet;
- ışık yayan diyotlar - 2 adet;
- diyot herhangi, güçlü değil - 1 adet;
- transistör, herhangi bir ortalama güç PNP'si (örneğin, KT3107G) - 1 adet;
- kapasitörler 0.1 mikron - 2 adet;
- çip LM393 - 1 adet;
- 4 V eşikli röle;
- devre kartı
Montaj şeması aşağıda gösterilmiştir.
Montajdan sonra, modülü güç kaynağı ünitesine ve toprak nem seviyesi sensörüne bağlayın. Karşılaştırıcı LM393'ün çıkışında, test cihazını bağlayın. Bir hat direnci kullanarak, tetik eşiğini ayarlayın. Zamanla, belki bir defadan fazla düzeltmek gerekli olacaktır.
Karşılaştırıcı LM393'ün şematik diyagramı ve çizgisi aşağıda gösterilmiştir.
En basit otomasyon hazırdır. Kapama terminallerine, örneğin su kaynağını açıp kapatan bir solenoid valfına bir harekete geçirme tertibatının bağlanması yeterlidir.
Sulama otomasyonu için çalıştırma cihazları
Sulama otomasyonu için ana yönetici cihaz, ayarlanabilir su akışına sahip ve olmayan bir elektronik valftir. İkincisi daha ucuz, bakımı ve yönetimi daha kolaydır.
Amerikan şirketi Hunter tarafından üretilen kanıtlanmış vanalar. Farklı amaçlar için, dış veya iç dişli ile 1, 1.5 ve 2 inç çapında valfler kullanılır.
Birçok kontrollü vinç ve diğer üreticiler var.
Bölgenizde su kaynağı ile ilgili sorunlar varsa, akış sensörü olan solenoid valfleri satın alın. Bu, su basıncı düştüğünde veya su beslemesi durduğunda solenoidin tükenmesini önler.
Otomatik sulama sistemlerinin dezavantajları
Toprak heterojen ve kompozisyonda farklıdır, bu nedenle bir nem sensörü komşu bölgelerde farklı veriler gösterebilir. Ek olarak, bazı alanlar ağaçlarla örtülmüş ve güneşli yerlerde bulunanlardan daha nemlidir. Ayrıca, yer altı su seviyesi, ufka göre seviyeleri, önemli bir etkiye sahiptir.
Otomatik bir sulama sistemi kullanılarak arazi alanı dikkate alınmalıdır. Arsa sektörlere ayrılabilir. Her sektörde, bir veya daha fazla nem sensörü takın ve her bir kendi işlem algoritmasını hesaplayın. Bu, sistemi önemli ölçüde karmaşıklaştıracaktır ve bir kontrolör olmadan yapabileceğiniz bir ihtimal yoktur, ancak daha sonra sıcak güneşin altında elinizde bir hortumla saçma sapan bir stantta zaman kaybetmekten neredeyse tamamen kurtulacaktır. Toprak, katılımınız olmadan nemle doldurulacaktır.
Etkin bir otomatik sulama sisteminin yapısı sadece toprak nem sensörlerinin göstergelerine dayanamaz. Kuşkusuz, sıcaklık ve ışık sensörlerini de kullanmalı, farklı tipteki bitkilerin suya olan fizyolojik ihtiyacını dikkate almalıyız. Mevsimsel değişiklikleri hesaba katmak da gereklidir. Sulama otomasyon kompleksleri üreten birçok şirket, farklı bölgeler, alanlar ve ekili ürünler için esnek yazılımlar sunmaktadır.
Bir nem sensörü ile bir sistem satın almak, aptal pazarlama sloganlar tarafından aldanmayın: bizim elektrotlar altın kaplı. Öyle olsa bile, çok dürüst olmayan işadamlarının levhalarını ve cüzdanlarını elektroliz işleminde sadece asil metal ile toprağa zenginleştireceksiniz.
Sonuç
Bu yazıda, otowave'ın ana kontrol elemanı olan toprak nem sensörleri hakkında konuştuk. Ayrıca, bitmiş formda satın alınabilen veya kendiniz tarafından toplanan otomasyon sulama sistemi prensibi de göz önünde bulundurulmuştur. En basit sistem bir nem sensörü ve bu makalede de sunulmuş olan montaj şeması olan bir kontrol cihazından oluşur.
Kendiniz yapın.Teknoloji ve sadece görevlerin bütçe çözümü hakkında.
Bu makale, iç mekan bitkilerinin bakımı için otomatik bir sulama makinesinin inşasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. Sulama makinesinin kendinden emin bir işçinin ilgisini çekebileceğini düşünüyorum, ama şimdi toprak nem sensörü hakkında konuşuyoruz. https://oldoctober.com/
Youtube'daki en ilginç videolar
Prologue.
Tabii ki, bisiklet icat etmeden önce internete gittim.
Endüstriyel üretimdeki nem sensörleri çok pahalıydı ve en az bir sensörün ayrıntılı bir açıklamasını bulamadım. Batıdan bize gelen "kedilerde torbalar" ticareti modası zaten norm haline geldi.
Ağda kendi kendine yapılmış amatör sensörlerin tanımları, ancak orada olmasına rağmen, bunların hepsi toprağın direncin direncini ölçmek prensibine dayanır. Ve ilk deneyler bu tür gelişmelerin tam tutarsızlığını gösterdi.
Aslında çok şaşırmadım, çünkü çocukluğumda toprağın direncini ölçmeye ve içinde bulmaya çalıştığımı hatırlıyorum. elektrik akımı. Yani, mikroamometrenin oku, toprağa sıkışmış iki elektrot arasında akan akımı sabitledi.
Bir hafta süren deneyler, toprağın direncinin oldukça hızlı bir şekilde değişebildiğini ve periyodik olarak artabildiğini, daha sonra azaldığını ve bu dalgalanmaların süresinin birkaç saatten on saniyeye kadar olabileceğini gösterdi. Ayrıca, farklı çiçek saksılarında toprak direnci farklı şekillerde değişir. Anlaşıldığı üzere, karısı her bitki için ayrı bir toprak kompozisyonu seçiyor.
Başlangıçta, toprağın direncini ölçmeyi tamamen reddettim ve bir indüksiyon sensörü oluşturmaya başladım, çünkü ağda, indüksiyon olduğunu yazdığı bir endüstriyel nem sensörü buldum. Referans osilatörün frekansını, başka bir jeneratörün frekansıyla karşılaştıracaktım; bobin, bir bitkiyle bir tencerede giydirildi. Ancak, cihazı alay etmeye başladığımda, aniden "adım gerilimi" nin altına nasıl girdiğimi hatırladım. Bu beni başka bir denemeye yönlendirdi.
Ve aslında, ağda bulunan tüm kendi kendine yapılan yapılarda, toprağın direncini sabit bir akıma ölçmesi önerildi. Ve eğer alternatif akıma karşı direnci ölçmeye çalışırsanız? Sonuçta, teoride, o zaman pot bir "pil" dönüşmemelidir.
En basit düzeni topladım ve hemen farklı topraklarda kontrol ettim. Sonuç cesaret vericiydi. Birkaç gün boyunca bile direnci arttırmak veya azaltmak için hiçbir şüpheli girişim yapılmamıştır. Daha sonra, bu varsayım, benzer bir prensibe dayanan işletme sulama makinesinde doğrulanmıştır.
Toprak nemi için eşik sensörünün elektrik şeması.
Araştırma sonucunda, bu program tek bir çip üzerinde ortaya çıktı. Listelenen fişlerden herhangi biri uygundur: K176LE5, K561LE5 veya CD4001A. Bize bu miksiriler 6 sentte satıyorlar.
Toprak nem sensörü, alternatif akıma (kısa darbeler) dirençteki bir değişikliğe tepki veren bir eşik cihazdır.
DD1.1 ve DD1.2 elemanlarında, bir ana osilatör üretilir, yaklaşık 10 saniyelik aralıklarla darbeler üretilir. https://oldoctober.com/
C2 ve C4 kondansatörleri ayrılıyor. Doğru akımın toprağı üreten ölçüm devresine akmasına izin vermezler.
Direnç R3, başlatma eşiğini ayarlar ve direnç R8, amplifikatörün histerezini sağlar. Düzeltici direnci R5, DD1.3 girişinde başlangıç ofsetini ayarlar.
Kondansatör C3, anti-parazittir ve direnç R4, ölçüm devresinin maksimum giriş direncini belirler. Bu elemanların her ikisi de sensörün hassasiyetini azaltır, ancak yokluğu yanlış alarmlara yol açabilir.
Ayrıca, 12 voltun altındaki çipin besleme voltajını seçmek de gerekli değildir, çünkü bu, sinyal-girişim oranının azaltılmasından dolayı cihazın gerçek hassasiyetini azaltır.
Elektriksel impulslara uzun süre maruz kalmanın bitkiler üzerinde zararlı bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum. Bu şema, sadece sulama makinesinin geliştirme aşamasında kullanıldı.
Sulama tesisleri için makinenin gerçek tasarımında, bitkilerin sulama zamanına göre, günde sadece bir kısa ölçüm darbesi üreten başka bir devre kullandım.
Nasıl çalışır?
C2, R2, R3, R, R4, C3 elementleri tarafından oluşturulan gerilim bölücülerinden geçen büyük süreli dikdörtgen dikmeler (post 1) kısa pulslara dönüşür (poz.2). Bu darbeler, kapasitör C4'den DD1.3 elemanının girişine geçer. Ayrıca, R6 direnci aracılığıyla, belirli bir DC voltajı (poz.3) voltaj bölücü R5'ten gelir.
DD1.3 (konum 4) girişindeki toplam voltaj seviyesi, karşılaştırıcı işleminin eşiğine ulaştığında (kırmızı nokta ile işaretlenir), DD1.3, DD1.4 üzerindeki tekli osilatör başlatılır. DD1.4 çıkışındaki kontrol darbesinin süresi, zaman sabiti R7, C5 ile belirlenir.
Elektrotların yapımı.
Elektrotların tasarımı, bitkinin kökleri yakınında toprak nemi ölçülmesini sağlamalıdır. Bu, özellikle kaktüsler için yetersiz bir su miktarı ile yürütülen sulama için geçerlidir.
Elektrotların üretimi için, önce bir karbon çelik tel seçtim, ama çok hızlı paslandı ve bir paslanmaz çelik tel ile değiştirilmesi gerekiyordu.
Harici elektromanyetik parazit seviyesini azaltmak için elektrotlar, örgüye, cihazın gövdesine bağlanan blendajlı bir kablo ile bağlanır.
Ve bunlar elektrotların toplandığı detaylar.
Muhtemelen, elektrotları sabitlemenin başka bir yolunu seçmek mümkün olacaktır. Ancak, böyle bir sabitlemeyi seçtim, böylece otuz santimetrelik elektrotların toprağa batırılması derinliğini hızlı bir şekilde ayarlamak mümkün olacaktı ve kablo, elektrotları sığ bir tencereye batırırken çok fazla gerilmeye neden olmadı.
Ellerinle - Kendin Nasıl Yapılır?
Kendi elinizle kendiniz bir şeyler nasıl yapılır - ana web sitesinin sitesi
Toprak Nem Sensörü
Toprak nem sensörü nasıl yapılır
Karısının özel bir bakıma ihtiyacı olan favori egzotik bir bitkisi var. Sulamaya karşı hassastır, bu yüzden toprağın kurumasını işaret eden bir sensör yaptım. Bu cihaz ayrıca sebze ve iç mekan çiçeklerinin fidelerinin nem içeriğini kontrol etmek için de kullanılabilir.
Bu aldı: röle anahtarı ve pil güç buzzer, nem sensörü, güç kaynağı ünitesi (benim durumumda, eski telefon şarj 3.7 V eski) zil, konut, anahtarı.
Nem sensörünün ayrıntılarını topluyoruz
Tüm detaylar online mağazadan sipariş edilebilen Arduino elektronik setinden alındı. Nem sensörü (fotoğraf 1 litre 1) telleri (dahil olan) bir sesli uyarıyla (2) bağlar. Röle (3) üzerinde sesli uyarıcıyı bataryadan yüklüyorum (fotoğraf 2, madde 1). ve bu iki ünite anahtar üzerinden şarj cihazına bağlanır. Tüm bileşenler uygun büyüklükteki bir mahfazaya yerleştirilir (2).
Nem kontrolü
Cihazı bir bardak su ile ayarlamak için sensörü indirin. Cihaz açıldığında ses olmamalıdır. Sensörü sudan çıkardığım anda röle sönmeli ve sesli uyarı duyulmalıdır. Bu, cihazın doğru montajını ve servis verilebildiğini gösterir. Sonra sensörü ıslak zemine yapıştırıyorum. Nem rölesi üzerinde, sensörün hassasiyetini değiştirmek için, sinyalin kaybolacağı şekilde ayarlanan bir potansiyometre vardır. Enstrüman kuruldu. Sensörü yere bırakıyorum ve toprak kurur kurmaz bir sinyal veriyor. Onu duyduğumda, egzotik bitkiyi sularım.
Bir zil sesi olarak eski bir çocuk oyuncağı oyuncusundan bir hoparlör kullanabilirsiniz.
© Yazar: Yuri Afanasiev, Estonya. Yazarın fotoğrafı
Toprak nem sensörü: çalışma prensibi ve kendini montaj
Nem Sensörü Toprak
Nem sensörünün tasarımı ve prensibi
Nem sensörünün eller tarafından monte edilmesi
Nem sensörünün kullanım alanları
Otomasyon, sera veya alan sahibinin ömrünü önemli ölçüde basitleştirir. Otomatik sulama sistemi sizi tekrar eden işlerden kurtaracak ve fazla sudan kaçınmak toprak nem sensörüne yardımcı olacaktır - böyle bir enstrümanı kendiniz monte etmek çok zor değildir. Yetiştiricinin fizik yasalarına girmesine yardımcı olmak için: zemindeki nem, elektriksel dürtülerin iletkeni haline gelir ve ne kadar fazla olursa direnç o kadar düşük olur. Nem azaldığında, direnç artar ve bu da optimum sulama süresini takip etmeye yardımcı olur.
Nem sensörünün tasarımı ve prensibi
Toprak nem sensörünün tasarımı, zayıf bir güç kaynağına bağlanan iki iletkendir, devredeki bir direnç olmalıdır. Elektrotlar arasındaki boşluktaki nem miktarı arttığında, direnç azalır ve akım artar.
Nem kurur - direnç artar, akım azalır.
Elektrotlar nemli bir ortamda olacağından, korozyonun aşındırıcı etkilerini azaltmak için bir anahtarla açmaları önerilir. Normal zamanlarda sistem kapalıdır ve sadece düğmeye basarak nemi kontrol etmeye başlar.
Bu tip toprak nem sensörleri, seralarda kurulabilirler - otomatik sulama üzerinde kontrol sağlarlar, böylece sistem insan müdahalesi olmadan çalışır. Bu durumda sistem her zaman çalışır durumda olacaktır, ancak elektrotların durumu, korozyon etkisi altında bozulmayacak şekilde kontrol edilmelidir. Benzer cihazlar, açık havada yataklar ve çimenler içine monte edilebilir - ihtiyaç duyduğunuz bilgileri anında alırlar.
Bu durumda, sistem basit bir dokunma hissinden çok daha doğrudur. Bir kişi toprağın tamamen kuru olduğunu düşünürse, sensör 100 toprak nem birimi (bir ondalık sistemde tahmin yaparken) gösterecektir, sulamadan hemen sonra bu değer 600-700 üniteye çıkacaktır.
Bundan sonra, sensör yerdeki nem içeriğindeki değişimin izlenmesine izin verecektir.
Sensör dışarıda kullanılacaksa, bilgilerin bozulmasını önlemek için üst kısmı dikkatlice kapatılmalıdır. Bunun için su geçirmez bir epoksi reçine ile kaplanabilir.
Nem sensörünün eller tarafından monte edilmesi
Sensör tasarımı aşağıdaki gibi monte edilir:
- Ana parça - çapı 3-4 mm olan iki elektrot, bunlar korozyona karşı korunan, textolit veya başka bir materyalden tabanına tutturulur.
- Elektrotların bir ucunda ipliği kesmeniz gerekir, diğer taraftan zemine daha rahat bir şekilde daldırmak için bilenmişlerdir.
- Elektrolitlerin vidalandığı yer olan textolite delikli plakalar delinir, somun ve rondelalarla sabitlenmelidirler.
- Pulların giden telleri alması gerekir, bundan sonra elektrotlar izole edilir. Zemine batırılacak elektrotların uzunluğu, kullanılan konteynere veya açık yatağa bağlı olarak yaklaşık 4-10 cm'dir.
- Sensör 35 mA akım kaynağı gerektirir, sistem 5V voltaj gerektirir. Topraktaki nem miktarına bağlı olarak, dönüş sinyali aralığı 0-4.2 V.'dir. Direnç kaybı, topraktaki su miktarını gösterir.
- Toprak nem sensörünün bağlantısı mikroişlemciye 3 tel üzerinden yapılır, bu amaçla örneğin Arduino satın alınabilir. Kontrolör, toprağın nem oranı çok düşük olduğunda veya bir LED olduğunda, ışığın parlaklığı sensör değiştiğinde değişecek bir ses sinyali vermek için sistemi bir sesli uyarı ile bağlamanıza izin verecektir.
Bu ev yapımı cihaz, örneğin, MegD-328 Ethernet denetleyicisi kullanılarak Akıllı Ev sisteminde otomatik sulama sisteminin bir parçası haline gelebilir. Ağ arabirimi 10 bitlik sistemdeki nem seviyesini gösterir: 0 ile 300 arasında, toprağın tamamen kuru olduğunu, 300-700 olduğunu gösterir - toprakta yeterince nem var, 700'den fazla - arazi ıslak ve sulama gerekli değildir.
Bir kontrolör, röle ve bataryadan oluşan tasarım, herhangi bir plastik kutuya adapte edilebilecek herhangi bir uygun muhafazaya geri çekilir.
Evde, böyle bir nem sensörü kullanımı çok basit ve aynı zamanda güvenilir olacaktır.
Nem sensörünün kullanım alanları
Toprak nem sensörü kullanımı çok çeşitli olabilir. Çoğu zaman, otomatik sulama ve bitkilerin elle sulanması sistemlerinde kullanılırlar:
- Bitkiler topraktaki su seviyesine duyarlıysa, saksılara kurulabilirler. Bir sulu meyveler meselesi, örneğin, kaktüsler meselesiyse, nem seviyesindeki değişikliklere doğrudan köklerde tepki verecek olan uzun elektrotların alınması gerekir. Ayrıca kırılgan kök sistemi olan menekşeler ve diğer bitkiler için de kullanılabilirler. LED'e bağlanma, su zamanının ne zaman olduğunu doğru bir şekilde belirlemenizi sağlayacaktır.
- Serada bulunan sulama tesislerinin organizasyonu için vazgeçilmezdirler. Aynı prensipte, bitki püskürtme sistemini başlatmak için gerekli olan nem sensörleri de toplanır. Bütün bunlar, bitkilerin sulanmasını ve normal atmosferik nem seviyesini otomatik olarak sağlamayı mümkün kılacaktır.
- Şöminede, sensörlerin kullanımı, her bir yatağın sulanma zamanını hafızada tutmak imkansız hale getirecektir, elektrik mühendisliği, topraktaki su miktarını size bildirecektir. Bu, yağmur yağıyorsa aşırı sulamayı önleyecektir.
- Bazı durumlarda sensörlerin kullanımı çok uygundur. Örneğin, bodrumdaki ve bodrum katındaki evin altındaki yerdeki nem içeriğini kontrol etmenize izin vereceklerdir. Dairede lavabonun altına monte edilebilir: Eğer boru damlamaya başlarsa, otomasyon bunu hemen rapor edecektir ve taşkın komşularını ve müteakip tamirleri önlemek mümkün olacaktır.
- Sensörün basit cihazı, evin ve bahçenin tüm sorun alanlarını uyarı sistemi ile tam olarak donatmak için birkaç güne izin verecektir. Elektrotlar yeterince uzunsa, su seviyesini örneğin yapay küçük bir havuzda izlemek için kullanılabilirler.
Sensörün bağımsız üretimi, evi minimum maliyetle otomatik kontrol sistemi ile donatmaya yardımcı olacaktır.
Fabrika üretiminin bileşenleri, Internet üzerinden veya özel bir mağazada kolayca satın alınabilir, cihazların çoğu, bir elektrikçinin evinde her zaman bulunan malzemelerden monte edilebilir.
Kapalı meyve egzotik
Ev yapımı toprak nem sensörü. 2. Bölüm
Mike_05 Haz 04, 2017
Yalıtım kalınlığı nedir?
UL7AAjr 04 Haz 2017
Yalıtım kalınlığı nedir?
Daha kalın - daha iyi. Okuma aralığı kabul edilebilir kaldığı sürece kalınlığı artırın. Kalın yalıtım, sensörün yapışma özelliğini toprağa düşürür. yani sensörü toprağa kaldırır ve ardından aynı toprağa yerleştirirseniz, okumalar farklılık gösterir. Yalıtım daha kalındır, yeniden ayarlandığında okumalardaki fark daha azdır. Burada, dinamik okuma aralığını genişletmek için parazit kapasiteyi azami ölçüde azaltmak gereklidir.
Yaklaşık 1 mm'lik bir yalıtımım var. Seri 700..1900 birimdir. 0 - kuru, 1000 su için kalibre ediyorum.
nikr Haz 04, 2017
Yalıtım kalınlığı nedir?
İşte durum budur. Teoride, elektrotlara daha yakın, dielektrik sabitinin etkisi daha büyüktür. Elektrotların çıkarılmasıyla, etki katlanarak azalır. Proseste yer alan dielektrik tabakası, sensörün çalıştığı frekansa bağlıdır. Frekans ne kadar yüksek olursa ölçüm aralığı da o kadar büyük olur.
Mike_05 Haz 04, 2017
Sensörü bir textolite'ın her iki tarafında mı yoksa bir taneyle mi yapmak daha iyi?
Mike_05 Haz 04, 2017
Sensörlerin çeşitli biçimlerini denedim, en iyi olanı resimde olduğu gibi oldu.. Clipboard02.png 7,08K 6 İndirme sayısı :. Sensörün bu formu, el ve diğer nesnelerden gelen ek kapasiteden en az etkilenecektir. Okumalarda maksimum sapma% 22'dir, nem oranı azalır, ek kapasitenin etkisi azalır. İdeal şeklin, bir kapasitör plakasının tüpün içinde bir tüp ve ikinci bir çubuk olduğu tüpün içinde delikler olabileceğine inanıyorum. Peki ya da çok mükemmel, bu küre, bir astar ve içinde bir top - diğeri Böyle bir sensör, el ya da diğer nesnelerden gelen ek kapasiteden tam olarak etkilenmeyecektir.
UL7AAjr 04 Haz 2017
Andrey Yukarı 06 Haz, 2017
Welk 06 Haz 2017
Şimdi tercüme etmeye çalışacağım
Ama orada yazar bir tür mizahçı olan açıklamada yanıyor.
"Nasıl kullanılır?
- pin 1 - MISO
- pin 2 VCC
- pin 3 - SCK / SCL - I2C saat
- pin 4 - MOSI / SDA - I2C verileri
- pin 5 - RESET
- pin 6 - GND
Sıfırladıktan sonra Chirp, kapasite ve ışık seviyesini okur. Karanlıksa, 1 ila 9 saniye arasında sürebilir. Bu süre boyunca I2C veriyolunda bir mesaj alınırsa, Chirp sensör moduna geçer - tweet olmaz, sadece I2C veriyolundaki isteklere cevap verir. Varsayılan olarak, Chirp adresi 0x20'dir.
Arduino için kod örnekleri
Özerk sensör, bir sensör olarak çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır, böylece daha hızlı okuyabilir (veri yoluna göre)
Andrey Yukarı 06 Haz, 2017
Welk 06 Haz 2017
bitiş bitirmedi
Welk 06 Haz 2017
Evet, aynı yazmacın sensörün su yalıtımıyla ilgili olduğunu gördüm (başka bir sensörle ilgili, kablo üzerinde ve pilsiz başka bir sensörle ilgili bir soru var, ancak geri kalanı aynı)
UL7AAjr 06 Haz 2017
Cramolin’den PLASTIK’i kullandım. Sensörün elektrot kaplaması gitmeyecek, katman incedir, kolayca çizilebilir.
Panoyu epoksi ile yaymak, ısı büzülmesini ve ısıyı ortadan kenarlara kadar açmak yeterlidir. Fazla reçine çıkacaktır. Süreç biraz kirli, ancak tekrarlanabilirlik iyidir.
nikr 06 Haz 2017
Yani aynı epoksi üzerindeki elektrotların üzerine bir textolite tabakası yapıştırmak daha kolaydır - kaplama tam olarak neubivaemoe olacaktır.
Mike_05 07 Haz 2017
Yeryüzündeki nem ölçümünün nasıl bir çeşidi var? Clipboard07.png 22.09K 7 Dosyalar:
Karşılaştırıcı için R4, R5 voltaj bölücü, karşılaştırıcı AIN1 3.79 volt girişinde elde ederiz.
komparatörün girişine AIN0 AIN1 voltaj ile karşılaştırılmaktadır voltaj olan bir direnç R3, kondansatör C2 aracılığıyla bağlanır. AIN0 biraz zaman zaman en C2 şarj edilmesi Cx ve D1 diyotu yoluyla PB2 her pozitif puls ile, Cx yüksek frekanslı kare dalga (1 MHz ya da daha fazla) sağlamak PB2 ile karşılaştırma moduna geçer, bunun üzerine bu, R3'ün C2 boşaltılan bir direnç üzerinden, bir PB2 mantıksal sıfır Cx, diyot D2 üzerinden orantılı kapasitans Cx edecek gereken gerilim 3,79volt kapasitör C2 şarj süresini boşaltılır.
UL7AAjr 07 Haz 2017
Yeryüzündeki nem ölçümünün nasıl bir çeşidi var?
Nitekim, ölçüm elektrotlarının RF sinyali bölme devresine dahil edildiği bir voltaj detektörüne sahip bir jeneratördür. Bu ölçüm yöntemi hakkında çok fazla şey yazılmıştı. Çalışır, hatta devreyi ve algoritmayı basitleştirerek AIN0 girişindeki voltajı ölçebilirsiniz. D2 diyotuna paralel olarak bir çekme direnci eklemeniz gerekir, aksi takdirde kontrolsüz dirençli bir diyot detektörü yük olarak işlev görür.
Bu şemanın önemli bir dezavantajı, başlangıçta gerilim bölücünün devresine gömülü olan nemden gelen göstergelerin güçlü doğrusal olmayan bağımlılığıdır. Ek distorsiyonlar, özellikle düşük voltajlarda karakteristiklerinin doğrusal olmamaları nedeniyle diyotlar tarafından yapılır. Ortaya çıkan grafiğin, basit bir algoritma ile doğrusallaştırılması zordur: Her bir elektrot tipi için grafiğin en doğrusal kısmındaki çalışma aralığını bulmaya çalışabilirsiniz, fakat devrenin tekrarlanabilirliği hala zayıf kalacaktır.
Mike_05 Haz 08, 2017
Ve ele dokunma hassasiyeti korunacak, doğru anlıyor muyum?
UL7AAjr 08 Haz 2017
Belli ki, dokunmanın ne kadar etkilendiğini hatırlamıyorum ama bu etki ya yok oldu ya da neredeyse farkedilemezdi. Görünüşe göre elin yerleştirme kapasitesi bir şekilde hem bölücü kolları etkiledi hem de telafi edildi. Başka bir şekilde nasıl açıklayacağımı bilmiyorum.
UL7AAjr Haz 25, 2017
Sensörlerin mantıklı bir sonuca varması epik görünüyor. Birkaç prototip kontrol ettikten sonra, umarım, tamamlanmış versiyona. Sensör evrensel olduğu ortaya çıktı, fonksiyonel kartta kurulu olan bileşenlere bağlı. Maksimum konfigürasyonda: 4 seviye nem ölçümü, sıcaklık sensörü ve mineralizasyon. Minimum konfigürasyonda - sadece nem ölçümü. Sensör çıkışı dijital (RS232) veya analog (12 bit DAC çıkışı) olabilir. Çıkış tipi ürün yazılımına bağlıdır, aslında TX ve DAC ayakları MC'ye bağlanır.
Cevherleşmenin kendisi ile, hala gerçekten anlaşılamadı, ölçüm devresi çalışır, ancak kalibrasyon ile kazmak gerekli olacaktır. Gelecek için ertelendi, diyelim.
Sensör elektroniği böyle görünüyor.
IMAG0724.jpg 81,99K 12 İndirilenler:
Cevherleşmeyi ölçmek için şemanın bileşenleri, levhanın arkasında yer almaktadır.
Ve böylece küçük ölçekli firmware firmware için bir stand yapmak için ortaya çıktı.
IMAG0691 (1).jpg 53,65К İndirme Sayısı:
nikr 27 Haz 2017
Güzel ücret ortaya çıktı, ancak yazıt Rusyanın dış pazarda olduğu gibi değil.
UL7AAjr 27 Haz 2017
Güzel ücret ortaya çıktı, ancak yazıt Rusyanın dış pazarda olduğu gibi değil.
Hayır, sadece Çince'nin Rusça yazabileceğinden şüphe ettim
Ve hiç kimse içleri görmeyecek, vücut katlanmayacak, sanırım tamamen dolduracağım. Ben doldururken kullanmadım. Eh, firmware "ustakanitsya" olur olmaz, bu yüzden küçük bir dizi yapmak mümkün olacak. Cevherleşmedeki her şey yerleşmiş olsa da, kodun geri kalanı iyi çalışıyor.
Toprak nem sensörünün imalatı
Modern tarımda, sulama tesislerinin miktarının çok önemli olduğu ve verimi etkilediği otomatik sulama sistemlerini kullanan bitki yetiştirirken, toprak nem sensörleri kullanılmaktadır. Bu sensörler, bitkilerin kök sistemindeki nem miktarı hakkında en doğru bilgileri sağlar. Yazlık arazide çimenler, özellikle gündüz aydınlatmasının yanı sıra kabartmanın farklı yerlerinde, farklı nemlerde olabileceğinden, özellikle arsanın farklı yerlerinde bu kadar dikkati hak etmemektedir. Bununla birlikte, nemi açarken ek bilgi elde etmek için toprak nemini belirlemek için neme sensörleri kullanmayı denemeyin.
Bu teknolojiyi bodrum duvarlarındaki toprak nemi veya bodrumdaki zemin katın izlenmesi gibi diğer karmaşık görevler için de kullanabilirsiniz.
1 telli ağlar için bir toprak nem ölçüm sistemi üretmenin ucuz yolunun bir tarifi "Hava Oyuncakları" kitabında açıklanmaktadır. Bir ortamın nem içeriğini belirlemenin bir yolu, elektrik direncini ölçmektir. Yani, toprak nemini belirlemek için en basit versiyonda, iki elektrodun toprağa yapışması ve aralarındaki direnci ölçmemiz yeterlidir. Bununla birlikte, elde edilen veriler, topraktaki tuz ve minerallerin varlığına bağlı olarak büyük ölçüde değişecektir. En basit çözüm olarak, iki elektrotlu bir alçı silindir olan bir alçı toprak nem sensörü kullanılır. Alçı sensörü, içindeki nem oranına bağlı olarak ve içerisindeki tuzların varlığından bağımsız olarak kararlı direnç değerleri verir.
Sensörün üretilmesi
Sensörün üretim alçı, bakır VVG 2x1.5 kablo ve tuvalet kağıdı çekirdek gerekir için. bunlar ortasında yer alır ve alçı dolgu böylece biz 2 cm kablo yalıtımında telleri temizlenmesi ve 1.5 ila 2.0 cm'lik bir mesafe. Bir tuvalet kağıdı çekirdek boyu 5 cm kesilmiş arasına yerleştirilmiş, kablonun maruz uçları içine yerleştirilir. Alçı kururken kabloyu sıkıca sabitlemelisiniz.
Birkaç sensör yapmak isterseniz, soyulmuş uçların uzunluğunun ve aralarındaki mesafenin aynı olması istenir, böylece aynı değerler aynı koşullarda verilir. Bunu yapmak için, teller arasındaki mesafeyi düzeltebileceğiniz 2 cm'lik plastik klipsler yapabilirsiniz.
Biz lehim elektroniği
Bir alçı bloktaki direncin ölçülmesi, göründüğü kadar kolay değildir. Elektrotlara tuzlu suda doğru bir akım uygularsanız, bilindiği gibi, bir kimyasal reaksiyon başlayacaktır. Aynısı jips sensöründe de olur ve bir süre sonra yanlış sonuçlar vermeye başlar. Bu nedenle, alternatif bir akım gereklidir. Aşağıdaki devre, frekansın nem seviyesine bağlı olduğu volt cinsinden bir frekans dönüştürücüsüdür.
U1 basit bir osilatördür. Alçı sensörünün direnci osilatörün frekansını belirler. Sensörde daha fazla nem - daha az direnç. Daha düşük bir direnç C4'ün frekansı artırarak daha hızlı şarj olmasını sağlar. Ve tam tersi. Sensördeki daha az nem, direnç ve frekans daha büyüktür. Alçı sensörü, C5 ve C6 kapasitörleri tarafından herhangi bir doğru akımdan korunur.
Frekansı 1 kablolu bir ağda ölçülebilen bir voltaja dönüştürmek için osilatörün akımı ölçülür. Birçok CMOS'ta olduğu gibi, akım devredeki "etkinlik" ile orantılıdır, bu durumda bu frekansta ifade edilir. Daha yüksek bir frekans daha büyük bir akımdır. Akım, direnç R2 yoluyla voltaja dönüştürülür.
U2, bir DS2760 batarya şarj izleme yongasıdır. Bizim durumumuzda, sadece bir ADC olarak kullanılır. Gerilim düşüşleri direnç R2 üzerinden ölçülür ve 1 telli ağ üzerinden okunabilen değerlere bir çip dönüştürülür.
Bu devre parazitik güç üzerinde çalışmaz ve 7V ila 18V'den ayrı olarak beslenmelidir.
Sensörü sisteme bağlama, kalibrasyon
Burada tüm bunları OWS'ye nasıl bağlayacağınızı yazmalısınız.
Ana düşünceler:
DS2706'dan metrikleri okuyun. Bu uygulamada, her zaman -2.56 volt ile 0 arasında negatif olacaktır. Yani, yüzdelere dönüştürmek için, ifadeyi kullanıyoruz
dblMoisture = ((dblMoisure - MOIS_OFFSET) * MOIS_COEFF) / (- 2.56) * 100
Kalibrasyon için iki sabit kullanılır.
Kalibrasyon önerilir:
1. Alçı sensörünü çıkarın. Bu "% 0 kuru" durumunu öykünür. Volt okumalarını alıyoruz, yüzdelere dönüştürüyoruz ve sabit MOIS_OFFSET'e veriyoruz.
2. Çıkışı sensöre bir jumper ile kapatın. Bu "% 100 -better" durumunu öykünür. 2.56'yı elde edilen değer (modulo) ile bölün ve sabit MOIS_COEFF'ye yazın.
Sensörü takın.
Genellikle, toprak nem sensörü, sulandığımız bitkilere bağlı olarak, yer seviyesinden 5 ila 40 cm derinlikte monte edilir. Bir çim durumunda, kazmak için 5-10 cm'den daha derin bir anlam ifade etmez.
Yere kazmadan önce, sensörü "emmek" gerekir. Bunu gece yapmak için bir bardak sade suya batırılır.
Sensörü zemine yerleştirirken, zemini etrafına bolca dökmeniz önerilir, böylece sensörün etrafında gözenekli ve sıkı olur. Bu manipülasyonların amacı, sensörün toprağa tam olarak temas etmesini sağlamak ve boşlukları ortadan kaldırmaktır.
Birkaç 2-3 gün sonra, sensör, sitenizdeki doğru sabit toprak nem verisini vermeye başlayacaktır.
Bazı açıklamalar
Alçı, oldukça hassas bir malzemedir ve hızla çöker. Alçı nem sensörü, kış için kazmazsa 2 yıldan fazla sürmez. Bu nedenle, periyodik olarak bunları değiştirmeniz gerekir.
Evinizin zemin döngülerine ve yıldırım iletken devrelerine yakın bir nem sensörü yerleştirmeniz de önerilmez.
Yazar: Ali
Sitenin materyallerinin kullanımı sadece yazarın izniyle ve kaynağın zorunlu gösterimi ile mümkündür.
Yorum ekle:
2013-03-16 11:08:34 | Eugene
Söyleyin lütfen, analog giriş arduino'una negatif bir sinyal DS2706 gönderebilir miyim?
2013-06-24 11:35:18 | Sergei
Alternatif olarak sıra şu bir gerilim frekansı ile rahatsız ve postoyanke kaçmak için değil - alternatif olarak iki iğne MK kullanılabilir - ilk önce ikinci birim verilen birinci birim ikinci okuma sonucu, beslenir ve okuma - ilk.
2014-05-26 15:41:33 | Ivan
İdeal olarak, elektrotlar toprağa temas etmez. Örneğin, elektrotlar dielektrik kapsüller içine alınır. Her şey toprağa gömülür, şimdi toprak nemi yoğunlaştıncının kapasitansını etkileyecektir. elektro-kimyasal reaksiyonlar ve elektrotların aşınması yok.
2014-07-14 02:28:44 | Vladimir
2014-05-26 15:41:33 | Ivan
İdeal olarak, elektrotlar toprağa temas etmez. Örneğin, elektrotlar dielektrik kapsüller içine alınır. Her şey toprağa gömülür, şimdi toprak nemi yoğunlaştıncının kapasitansını etkileyecektir. elektro-kimyasal reaksiyonlar ve elektrotların aşınması yok.
2016-02-28 01:00:21 | Vladimir
Bu programı kim denedi?
Arduino ve nem sensörü FC-28 ile toprağı test ediyoruz
Arduino'yu, toprak altındaki bitkilerin suya ne zaman ihtiyaç duyduğunu belirlemek için toprak nem sensörü FC-28 ile bağlayın.
Bu yazıda, FC-28 toprak nem sensörünü Arduino ile kullanacağız. Bu sensör, topraktaki suyun hacim içeriğini ölçer ve bize nem seviyesini verir. Sensör, çıkışta bize analog ve dijital verileri verir. Her iki modda da bağlayacağız.
FC-28 toprak sensörü nasıl çalışır?
Toprak nem sensörü, suyun hacim içeriğini ölçmek için kullanılan iki sensörden oluşur. İki sonda, akımın topraktan geçmesine izin verir, bu da direnç değerini verir, bu da sondaki nem değerini ölçmenizi sağlar.
Su olduğunda, toprak daha fazla elektrik harcar, yani daha az direnç olacaktır. Kuru toprak elektriği zayıf bir şekilde yapar, bu yüzden su daha az olduğunda, toprak daha az elektrik harcar, bu da direncin daha büyük olacağı anlamına gelir.
FC-28 sensörü analog ve dijital modlara bağlanabilir. Önce analog modda ve sonra dijital modda bağlarız.
şartname
Toprak nem sensörü FC-28 Özellikleri:
- giriş gerilimi: 3.3V
- çıkış voltajı: 0-4.2V
- giriş akımı: 35mA
- çıkış sinyali: analog ve dijital
FC-28 toprak nem sensörü dört kontağa sahiptir:
- VCC: Güç
- A0: analog çıkış
- D0: dijital çıkış
- GND: dünya
Modül ayrıca eşik değerini ayarlayacak bir potansiyometre içerir. Bu eşik değer karşılaştırıcı LM393 üzerinde karşılaştırılacaktır. LED bize eşiğin üstünde veya altında bir değer bildirir.
Analog mod
Sensörü analog modda bağlamak için, sensörün analog çıkışını kullanmamız gerekir. Toprak nem sensörü FC-28, analog çıkış değerlerini 0 ila 1023 arasında kabul eder.
Nem yüzde cinsinden ölçülür, bu yüzden bu değerleri 0'dan 100'e kadar karşılaştırırız ve daha sonra seri bir monitörde görüntüleriz. Farklı nem değerleri ayarlayabilir ve bu değerlere göre su pompasını "açıp kapatabilirsiniz".
Elektrik devresi
FC-28 toprak nem sensörünü Arduino'ya şu şekilde bağlayın:
- VCC FC-28 → 5V Arduino
- GND FC-28 → GND Arduino
- A0 FC-28 → A0 Arduino
Analog çıkış kodu
Analog çıkış için aşağıdaki kodu yazıyoruz:
Kod Açıklaması
Her şeyden önce iki değişken tanımladık: biri toprak nem sensörünün teması için, diğeri ise sensör çıkışını saklamak için.
Kurulum işlevinde, Serial.begin (9600) komutu, Arduino ve seri monitör arasındaki iletişimde yardımcı olacaktır. Bundan sonra, normal bir ekranda "Sensörden Okuma" (Sensörden Okuma - İngilizce) yazdıracağız.
Döngü fonksiyonunda, sensörün analog çıkışındaki değeri okuyoruz ve değeri output_value değişkeninde saklıyoruz. Daha sonra çıkış değerlerini 0-100 arasında eşleştireceğiz çünkü nem oranı yüzde olarak ölçülüyor. Okumaları kuru zeminden aldığımız zaman, sensörün değeri 550 idi ve ıslak zeminde sensörün değeri 10'du. Nem değerini almak için bu değerleri karşılaştırdık. Bundan sonra, bu değerleri seri monitöre yazdırdık.
Dijital mod
FC-28 toprak nem sensörünü dijital modda bağlamak için, sensörün dijital çıkışını dijital kontak Arduino'ya bağlarız.
Sensör modülü, eşik değerini ayarlamak için kullanılan bir potansiyometre içerir. Eşik değeri daha sonra FC-28 sensör modülüne yerleştirilen LM393 karşılaştırıcı kullanılarak sensör çıkış değeri ile karşılaştırılır. LM393 karşılaştırıcısı, sensör çıktısının değerini ve eşik değerini karşılaştırır ve daha sonra dijital çıkış üzerinden çıkış değerini verir.
Sensör değeri eşik değerinden daha büyük olduğunda, dijital çıkış bize 5V verir ve sensör LED'i yanar. Aksi takdirde, sensör değeri bu eşik değerinden daha az olduğunda, dijital çıkış 0V olacak ve LED yanmayacaktır.
Elektrik devresi
Dijital modda toprak nem sensörü FC-28 ve Arduino için bağlantılar aşağıdaki gibidir:
- VCC FC-28 → 5V Arduino
- GND FC-28 → GND Arduino
- D0 FC-28 → Pim 12 Arduino
- LED pozitif → Çıkış 13 Arduino
- LED eksi → GND Arduino
Toprak nem sensörü: çalışma prensibi ve kendini montaj
Otomasyon, sera veya alan sahibinin ömrünü önemli ölçüde basitleştirir. Sulamanın otomatik olarak toplanması sizi tekrar eden işlerden kurtaracak ve fazla sudan kaçınmak bir toprak nem sensörü tarafından desteklenecektir - bu cihazı kendiniz monte etmek çok zor değildir. Fizik yasaları bahçıvanın yardımına gelir: topraktaki nem, elektriksel dürtülerin iletkeni olur ve o kadar çok, direnç o kadar düşük olur.
Nem azaldığında, direnç artar ve bu, en uygun sulama süresini takip etmeye yardımcı olur.
- Nem sensörünün tasarımı ve prensibi
- Nem sensörünü kendi ellerinizle bir araya getirme
- Nem sensörünün uygulamaları
Nem sensörünün tasarımı ve prensibi
Toprak nem sensörü tasarımı, güçlü olmayan bir enerji kaynağına bağlanan iki iletkendir, devrenin bir direnci olmalıdır. Elektrotlar arasındaki boşluktaki sıvı miktarı arttığında, direnç azalır ve akım artar.
Nem kurur - direnç artar, akım azalır.
Elektrotlar ıslak bir ortamda kalacaklarından, korozyonun aşındırıcı etkisini azaltmak için bir anahtarla anahtarlanması tavsiye edilir. Basit zamanda, set bağlantısı kesilir ve sadece bir düğmeye basarak nemi kontrol etmeye başlar.
Tür için toprak nem sensörleri, seralarda kurulabilirler - otomatik sulama üzerinde kontrol sağlarlar, buna bağlı olarak, nüfus insan müdahalesi olmadan büyük ölçüde işlev görebilir. Bu durumda, agrega daima çalışma durumunda kalacaktır, ancak elektrotların durumu, korozyon etkisi altında bozulmayacak şekilde kontrol edilmelidir. Bu tür cihazlar açık havada çimenler ve yataklara monte edilebilir - gerekli bilgileri anında almaları sağlanır.
Bununla birlikte, set basit bir dokunma hissinden çok daha doğrudur. Kişinin toprağı tamamen kuru olarak hesaplaması durumunda, sensör 100 toprak nem birimi (ondalık popülasyonda tahmin edilirken) gösterecektir, sulamanın hemen ardından bu değer 600-700 üniteye çıkmaktadır.
Daha sonra sensör, yerdeki nem içeriğindeki değişimi kontrol etmeyi sağlayacaktır.
Sensör dışarıda kullanılacaksa, bilgilerin bozulmasını önlemek için üst kısmı sıkıca kapatılmalıdır. Bunu yapmak için su geçirmez bir epoksi reçine ile kaplanabilir.
Nem sensörünü kendi ellerinizle bir araya getirme
Sensör tasarımı aşağıdaki gibi planlanmıştır:
- Ana parça - çapı 3-4 mm olan iki elektrot, bunlar korozyona karşı korunan, textolit veya başka bir materyalden tabanına tutturulur.
- Elektrotların bir ucunda, ipliği kesmek gerekir, aksi takdirde yere daha ergonomik bir daldırma için bilenmişlerdir.
- Elektrolitlerin vidalandığı yer olan textolite delikli plakalar delinir, somun ve rondelalarla sabitlenmelidirler.
- Pullar altında, elektrotların yalıtıldığı kabloların dışarıdan yapılması gerekir. Zemine daldırılacak elektrotların uzunluğu, kullanılan kapasiteye veya açık yatağa bağlı olarak yaklaşık 4-10 cm'dir.
- Sensör, 35 mA akım kaynağı gerektirir, agrega 5V voltaj gerektirir. Zemindeki sıvı miktarına bağlı olarak, dönüş sinyalinin aralığı 0-4.2 V. olacaktır. Direnç kaybı zemindeki su miktarını gösterecektir.
- Toprak nem sensörü bağlantısı, işlemciye 3 tel üzerinden gerçekleştirilir, bu amaçla, örneğin Arduino satın almak mümkündür. Kontrolör, zeminin nemi çok düşük olduğunda ya da LED'e bir ses sinyali sağlamak için seti bir zil ile birleştirmenize izin verir, sensör dönüştürüldüğünde ışığın parlaklığı değişecektir.
Bu tür bir cihaz, doğaçlama MegD-328 Ethernet denetleyicisi kullanarak, örneğin toplu parçası avtopolivom akıllı ev, olabilir. Web arabirimi 10 bit toplu olarak nem seviyesini göstermektedir: 0 ile 300 aralığında 300-700, toprak tamamen kuru olduğunu gösterir -, nem eksikliği toprak fazla 700 - toprak ıslanıncaya ve sulama gerekli değildir.
Kontrolörden, röle ve bataryadan katlanan tasarım, herhangi bir plastik kutunun uyarlanabildiği herhangi bir uygun muhafazaya geri çekilir.
Evde nem sensörüne yapılan uygulama son derece basit ve güvenilirdir.
Nem sensörünün uygulamaları
Toprak nem sensörü kullanmak muhtemelen en farklı olanıdır. Çoğu zaman, otomatik sulama ve bitkilerin elle sulanması kombinasyonunda kullanılırlar:
- Bitkiler topraktaki su seviyesine duyarlıysa, saksılara kurulabilirler. Sulu meyveler, örneğin, kaktüsler söz konusu olduğunda, özellikle köklerde nem seviyesinin dönüşümüne tepki verecek olan uzun elektrotları toplamanız gerekir. Buna ek olarak diğer bitkiler ve kırılgan kök nüfusu olan menekşeler için de kullanılabilirler. LED'e bağlantı, su zamanı geldiğinde, o zaman, belirlemek için izin verecektir.
- Serada bulunan sulama tesislerinin organizasyonu için vazgeçilmezdirler. Buna ek olarak, bir dizi püskürtme tesisinin başlatılması için gerekli olan benzer bir şekilde hava nem sensörleri planlanmaktadır. Tüm bunlar otomatik olarak normal bir seviye ve atmosferik nem içeren sulama tesisleri sağlar.
- Şöminede, sensörlerin kullanımı, bir kişinin her bir yatağın sulanma zamanını hafızada tutmasına izin vermeyecek, elektrik mühendisliği ise, yerdeki su miktarını size bildirecektir. Bu, nispeten son zamanlarda bir duşun geçmesi durumunda fazla sulamaya izin vermeyecektir.
- Sensörlerin kullanımı çok rahat ve bazı ikinci durumlarda. Örneğin, bodrumdaki ve bodrum katındaki evin altında yer alan nemin nem içeriğini kontrol etmeye izin vereceklerdir. Dairede lavabonun altına monte etmek mümkündür: borunun damlanmaya başlaması durumunda, otomasyon hemen anlatacaktır ve komşuların daha sonraki onarım ve selden kaçınması mümkün olacaktır.
- Sensörün basit bir cihazı, birkaç gün boyunca evin ve bahçenin tüm sorun alanlarını bir dizi uyarı ile tam olarak donatmak için izin verecektir. Elektrotlar yeterince uzunsa, su seviyesini, örneğin doğal olmayan küçük bir havuzda izlemek için kullanılabilirler.
Sensörün bağımsız üretimi, evi minimum maliyetle otomatik bir kontrol seti ile donatmaya yardımcı olacaktır.
Fabrika üretiminin bileşenleri Internet üzerinden veya özel bir mağazada kolayca satın alınabilir, cihazların sağlam bir kısmı bir elektrikçinin evinde her zaman bulunan malzemelerden monte edilebilir.