Mikrobiyal Giriş Testi, bir tıbbi cihazın, tekrarlanan simüle edilmiş kullanım koşulları altında bulaşıcı mikroorganizmaların transferine direnme veya bunları inhibe etme yeteneğinin değerlendirilmesidir.
Pek çok tıbbi cihaz, mikroorganizmaların klinik veya evde kullanım sırasında doğrudan bir hastaya veya steril sıvılara giriş noktasına potansiyel olarak izin vererek enfeksiyon riskini artıran özelliklere sahiptir. Bu, özellikle tekrarlanan kullanım, ürünün yanlış kullanılması veya ürün arızası durumunda geçerlidir. Ek olarak, normal cihaz kullanımı sırasında yüzeyler kontamine olabileceğinden, cihazların ve enjeksiyon alanlarının etkili bir şekilde dezenfeksiyonu, hasta güvenliğinin sürdürülmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.
İğnesiz infüzyon sistemleri kavuz yaralanmaların sayısını sınırlamak amacıyla yeniden son yıllarda daha yaygın hale gelmiştir Duc e inci sağlık çalışanlarına kan yoluyla bulaşan enfeksiyonların e riski. Orada ne birçok türü vardır edleless bağlayıcılar 2 , ve böyle bir Y-site bağlayıcı bir tıbbi cihaz, bir yekpare bir bileşeni olabilir, ya da kullanım anında bir kullanıcı tarafından, ayrı olan aksesuar olabilir. Bölünmüş septum konektörü, iğnesiz konektörün bir örneğidir.
Bölünmüş bir septum konektörü kullanırken bir endişe , konektöre erişmek için kullanılan kör kanülün çıkarılması üzerine , kateterin lümenine ters bir akışa neden olacak şekilde bir negatif basıncın uygulanabilmesidir. Bu çift yönlü sıvı akışı, steril sıvıya potansiyel patojen girişi nedeniyle hastanın enfeksiyon riskini artırabilir. İğnesiz konektörlerin kontaminasyonunu önlemeye yardımcı olmak için luer ile aktive edilmiş bir cihaz, pozitif / nötr sıvı yer değiştirme yöntemleri veya antimikrobiyal cihaz malzemeleri kullanılabilir, ancak bunlar mikrobiyal girişi tamamen ortadan kaldıramayabilir.