Yüzeyin gözenekliliği, ölçüm objesinin ses yansıması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Strafor veya köpük gibi yüksek gözenekliliğe sahip malzemeler sesi çok güçlü bir şekilde absorbe eder, bu şekilde çok az ses yansıyabilir ve sensör tarafından algılanabilir. Düşük gözenekliliğe sahip malzemeler, örn. metaller ses dalgalarının büyük bir kısmını yansıtır ve bu nedenle çok iyi algılanabilir. Prensip olarak düz, sert ve dikey yüzeylerin en iyi yansımaya sahip olduğu kabul edilir.
Ses vericisi/transdüser, ev tipi temizlik maddelerine kimyasal olarak dirençlidir ve sorunsuz bir şekilde temizlenebilir. Ancak epoksi reçine solventleri uygun değildir.
Ultrasonik sensörlerimiz tasarımları nedeniyle, sadece hava ile yapılan uygulamalarda aktarım aracı olarak kullanılabilir. Sensörlerin sıvılarda doğrudan kullanımı mümkün değildir.
Sensörlerimiz, mutlak basıncın 1 bar olduğu ortamlarda kullanılabilir.
Ultrasonik sensörler, tanklardaki seviyelerinin ölçülmesine de uygundur. Bununla birlikte, sıvı seviyesinin düşük olduğu durumlarda sensörün, sıvı yerine tankın duvarlarını yanlışlıkla algılamamasına dikkat edilmelidir.
Ultrasonik sensörlerin ürün ayrıntıları sayfalarında spesifik yanıt eğrilerini bulabilirsiniz.
Özellikle rüzgar ve sıcak yükselen hava gibi çevresel faktörler sensörün ses alanını ciddi şekilde bozarak ölçümü olumsuz etkileyebilir. Bu, özellikle ölçüm objesi ortam havasına ısı verdiğinde söz konusudur.
Ayrıca, diğer sensörlerden veya makinelerden gelen ultrasonik sesler ölçüm sonucunu etkileyebilir ve güvenilir bir ölçümü engelleyebilir.