Sabit ve hareket alanı kontrollü yürüme botu
protect.ROM Walker sağlıklı cilt üzerinde haricen kullanılmalıdır.
Ürün avantajları
-
Hareket alanı menteşeli protect.ROM Walker (kullanımı çok kolaydır)
-
4 bedeni mevcuttur
-
Velcro sistemi yara bakımını ve kişisel hijyeni kolaylaştırır
Nasıl çalışır? / Etki şekli
İsteğe bağlı sabit eklem açısı veya kısmi ekskürsiyon; bu erken işlevsel mobilizasyon sağlar
Ayarlanabilir plantar fleksiyon, dorsal fleksiyon ve immobilizasyon
Rocker taban doğal yürüyüşü destekler
Giyme/yerleştirme talimatları
Tüm bantları açın ve kılıfı yürüteçten çıkarın.
Velcro tutturucuları gevşeterek iç kılıfın bacak ve ayak kısmını açın. Hastadan ayağını ve alt bacağını kılıfa yerleştirmesini isteyin.
Kılıfı kapatın ve kılıfın hastanın bacağına tam yerleştiğinden emin olun.
Atellerin üzerindeki plastik manşonların, atellerin iç taraflarındaki Velcro bandını tamamen kapladığından emin olun. Hastadan ayağını iki stabilizasyon çubuğu arasındaki plastik manşona yerleştirmesini isteyin. Ayak, her iki atel, bacağın yanındaki orta çizgide ortalanacak şekilde konumlandırılmalıdır.
Ayrıca, atellerin iç taraflarına (ayak bileği kemiği seviyesinde) konfor amacıyla tampon da takılabilir. Bunlar, atel ve ayak arasındaki orta veya yan genişliği ayarlamak için hareket ettirilebilir veya çıkarılabilir.
Atellerin doğru ayarlandığından ve hizalandığından emin olursanız (bacağın yanlarındaki orta çizgi), plastik manşonları atellerden çıkarabilirsiniz. Kılıf , stabilizasyon atellerinin iç tarafında yer alan Velcro bant sayesinde yerinde tutulur.
Hastanın ayağını iç kılıfın içinde tutan ön ayak bantlarının her ikisini de kapatın. Bantlar yeterince sıkıştırılabilir, Velcro tutturucu açılarak ve kapatılarak kişiye özel ayarlanabilir.
İstenmeyen ekstra malzemeler kesilip atılabilir.
Şimdi, alt bacağı atellerin arasında tutan üç bandı kapatın.
Ayak bileğine en yakındaki bantla başlayın. Üç velkro bant sıkıca oturmalıdır.
Hastadan yürütecin düzgün bir şekilde oturduğundan emin olması için ortezle dolaşmasını isteyin.
ROM menteşesini takmak için plastik kapağın açıklığını pimlerin mevcut konumuna doğru çevirin. Artık dorsal ekstansiyon ve plantar fleksiyon için dilediğiniz dereceyi pimi aynı anda çıkararak ve döndürerek ayarlayabilirsiniz. Medial ve lateral ayarlar birbiriyle eşleşmelidir.
Botun çıkarılması
Hastaya iyileşme sürecinde ortezi çıkartmasına izin veriliyorsa ya da ortezin muayene için çıkartılması gerekiyorsa, hastanın ayağını ortezden çıkartabilmesi için bantlar çıkartılmalıdır ve ortezi kapatan velkro bantlar açılmalıldır. Kılıf bottan ayrılmamalıdır. Bu hasta ortezi tekrar takmak istediğinde doğru pozisyonda giyebilmesini sağlamaktadır.
Standart renkler
Malzeme bileşenleri
Polyester, Naylon, PU Köpük, Fiberglas, Poliamit, Alüminyum
Yıkama talimatları
Yıkama esnasında Velcro tutturucular kapalı olmalıdır. Sabun artıkları, losyonlar ve merhemler ciltte tahrişe ve malzemede yıpranmaya neden olabilir.
Tamponları elde ve mümkünse medi clean temizleyici kullanarak yıkayın.
- Beyazlatıcı kullanmayınız.
- Kendiliğinden kurumaya bırakın.
- Ütülemeyin.
- Kuru temizlemeye vermeyin.
Endikasyonlar
- Ayak veya ayak parmağı yaralanmaları ya da ameliyatının ardından konservatif ve ameliyat sonrası bakım
- 1., 2. ve 3. derece ayak bileği burkulmaları
- Stabil veya içten sabitlenmiş ayak veya ayak bileği kırıkları
- Bağ dokusu, yumuşak doku ve tendon ameliyatları sonrası
- Fibula kırıklarının konservatif ve ameliyat sonrası tedavisi
- Ayak bileği ekleminde yerinden çıkmış kırıklar
- Ön ayak, ayak tarağı ve talus yaralanmalarının konservatif tedavisi
- Bağ dokusu refiksasyonu ve peroneal tendon dislokasyonu
- Kronik ligamentöz instabilite için
- Talus, kalkaneus ve orta malleolus kırıklarının ardından müteakip tedavi
- Aşil tendonu yırtığına yönelik konservatif veya cerrahi tedavi sonrası erken işlevsel tedavi için
Kontrendikasyonlar
- Stabil olmayan kırıklar veya proksimal tibia ya da fibula kırıkları için tasarlanmamıştır.
- +90 312 435 20 26
- +90 312 434 17 67
- firstname.lastname@example.org