Otomotiv silindirleri aşırı mekanik aşınmaya maruz kalır. Alüminyum silindirleri korumanın bir yolu, temas yüzeylerini silindir parçalarının tribolojik özelliklerini geliştirmek ve ısı transferini optimize etmek için kullanılan sert bir kaplama teknolojisi olan Nikasil® ile kaplamaktır. Genellikle işlem birinci sınıf otomobil markalarının ileri teknoloji motor bileşenleri ve motor sporları için kullanılır.
Nikasil® (Almanca'da Nikel-Karbür-Silikon - Nikel-Karbid-Silisyum dan gelir) gömülü silikon-karbür parçacıkları olan elektrolizle yapılan nikel matrisidir. Şaşırtıcı tribolojik özellikleri Nikasil®'i pistonlar ve halkalar için ideal temas yüzeyi oluşturur; bu nedenle motor bloğundaki sürtünmeyi en aza indirmek için ileri teknoloji motor parçalarında kullanılır. Nikasil® kaplama, iki ve dört zamanlı alüminyum silindir yüzeyleri veya manşonları için uygundur ve klasik otomobillerden en yeni Formula 1 araçlarına kadar çeşitli otomotiv motorlarında kullanılır.
Pratik kullanımda silindir duvarları veya manşonları, genellikle 80 ila 180 µm kalınlığında bir Nikasil® tabakası ile elektrolize edilir. Daha sonra, kaplama kalınlığı özel olarak yapılandırılmış FISCHERSCOPE® MMS® PC2, ayrıca bir NICKELSCOPE® modülü ve ENW3 probu ile donatılmış bir düzenekle kontrol edilir. Genel olarak, bu özel cihaz manyetik ölçüm yöntemini (hall effect) kullanır.
Bir sonraki adımda, kayma özelliklerini geliştirmek için silindir namluları işlenir ve honlanır. 25 ila 50 um aralığındaki bir yerde, ölçüm prosedüründe son derece dar toleransların karşılanmasını gerektiren bir son kaplama kalınlığı hedeflenir.
ENW3 probu, ölçüm sisteminin merkezidir ve hem elektrokaplama işleminden sonra hem de honlamadan sonra kullanılır. Açılı formu, kullanıcının erişilmesi zor yerlere bile ulaşmasına yardımcı olur.
Silindir namlularının veya kovanlarının içindeki ölçümler de otomatikleştirilebilir. Bu amaçla, FISCHERSCOPE® MMS® PC2 aynı anda altı proba kadar kontrol etmek için bir dijital I/O modülü ile donatılabilir; ölçüm değerleri aynı anda toplanır ve cihaza aktarılır, böylece çalışan bir üretim hattında kalite kontrol amaçları için yüksek frekanslı çoklu ölçümler yapılabilir.
Nikasil® kaplamaların hassas kalınlık ölçümü için, NICKELSCOPE® modülü ve ENW3 probu ile donatılmış FISCHERSCOPE® MMS® PC2, profesyonel Nikasil®kaplama kalitesinin izlenmesi için mükemmel bir seçimdir . Çoklu problu otomatik ölçümler bile mümkündür. Daha fazla bilgi için lütfen FISCHER temsilcinize başvurun.