TS EN 61386-22 Esnek Elektrik Boru Sistemleri için Tam otomatik Oluklu, Spiral VE Kangal Boru Sıkıştırma Test cihazı
Sıkıştırma deneyi.
Kendini toparlayan borular için
Ara çelik parça, (30 ± 3) saniyeden sonra standartta gösterilen kuvvete ulaşıncaya kadar düzgün bir şekilde artan sıkıştırma kuvvetine (N) tâbi tutulur. Numune başlangıç dış çapının % 25 ile % 50’si
arasında yassılaştırılır.
Numune % 25’ten daha az yassılaşırsa ilâve olarak (30 ± 3) saniyeden sonra numune % (30 ± 3)
yassılaşıncaya kadar ara çelik parça sabit hızla numunenin üzerine düşürülmesiyle yapılır ve bileşke
kuvvet ölçülür.
Yeni bir numune (30 ± 3) saniyeden sonra yukarıda ölçülen kuvvete ulaşıncaya kadar düzgün bir şekilde
artan bir kuvvete (N) tâbi tutulur. Numune başlangıç dış çapının % 25 ile % 50’si arasında
yassılaştırılmalıdır.
Kuvvet ve ara çelik parça daha sonra kaldırılılır. Bu kaldırmadan on beş dakika sonra numunenin dış
çapı tam otomatik olarak yassılaştığı yerde tekrar ölçülür.
Deneyden sonra başlangıç dış çap ile yassılaştırılmış numunenin dış çapı arasındaki fark, deneyden önce
ölçülmüş olan dış çapın % 10’ununu geçmemeli ve numunede normal veya büyütme olmaksızın düzeltilmiş
bir gözle muayene edildiğinde hiçbir çatlak görülmemelidir.
Tüm test süreçleri tam otomatik olarak cihaz tarafından yapılıp raporlama grafik, numerik ve istatistik olarak dökümante edilir.https://labomak.com.tr/index.php/imalatlarimiz/labomaktan-falcon-analiz-ve-ersivleme-yazilimi/