Bir ampermetre bir devre elektrik akımı yoğunluğunu ölçüsüdür. Amper, yoğunluk ölçüsü birimidir sembolü : vardır.
Analog Ampermetreler
Birkaç ana türü vardır :
en sık kullanılan analog ampermetre manyeto-electrique, mobil çerçevesine bir galvanometre kullanır. Geçerli ortalama değerini ölçen bu traverse2. İçin önlemler, alternatif çalıştıran bir köprü doğrultucu diyot güç düzleştirmek için kullanılır ancak bu işlemin doğru akımları sinusoidaux2, 3 ölçmek için izin verir;
ferro-manyetik (veya ferromanyetik) ampermetre yumuşak demir bir bobine4 içinde iki Palet kullanır. Paletler biri sabittir, diğer bir Özet monte edilir. Akım bobini akar, iki paletleri orta ve courant4 anlamı ne olursa olsun birbirini iterler. Bu ampermetre (bu değil negatif değerler) polarize değil 4. Onun doğruluğu ve doğrusallık Bu manyeto-electrique ampermetre daha kötüdür ama geçerli alternatif quelconque4, etkin değeri ölçebilirsiniz 3 (ancak < 1 kHz düşük frekans);
ısı ölçer hangi mevcut akan ölçmek güçlü bir iş parçacığı oluşur. Bu tel ısınır Joule etkisiyle uzunluğu bağlı olarak sıcaklık, tamir için iğne, rotasyon neden olur. Isı ölçer polarize değil. Yakındaki manyetik alanlar tarafından akıttıkları, onun göstergeleridir şekilden bağımsız (herhangi bir alternatif veya sürekli form) ve courant5 sıklığı. Bu yüzden alternatif akımlar frekansları çok elevees5 kadar etkili değerini ölçmek için kullanılabilir. Sık sık oda sıcaklığında değişimler rağmen onun doğruluğunu korumak amacıyla bir sıcaklık tazminat içermektedir.
Analog ampermetreler giderek dijital ampermetreler tarafından değiştirilir. Henüz, uygulamada, onların iğne gözlenmesi ölçülen mevcut varyasyonları hakkında hızlı görsel bilgi dijital verir o kadar da zor görüntülemek sağlar.
Dijital ampermetre
Fluke dijital multimetre (gelen) 179 ampermetre konumda (alternatif etkili), kalibre 10 A.
Bu gerilim üretilen aslında bir Dijital Voltmetre direnç (şant adı verilen) geçerli ölçü tarafından ölçüsüdür. Şant kullanılan kalibre bağlıdır. Ohm Kanunu, gerilim U ölçülen uygulanması dönüştürülür, bilinen direnç R şant, değeri bir değer A geçerli karşılık gelen içine.
Sonda (kalibre 6 A, 60 A ve 300A).
Özel ampermetreler vardır :
AC geçerli kelepçe geçerli ve İkincil sargı yaranın üzerine kelepçe iki jaws tarafından kurulan bir manyetik devre tarafından bilmek istiyoruz sürücüsü tarafından bir tür elektrik trafo birincil yapılan var. Bu alternatif akımlar devre bir şey eklemeden ölçmek için kullanılır. O-ebilmek değil ölçü doğrudan akımları;
Hall etkisi geçerli algılayıcıya daha akımları ölçmek için geçerli kelepçe (alternatif ya da sürekli) ve yüksek yoğunluklu kesintiye uğratmadan devre sığacak. Kelepçe bir yarı iletken çip kapatır bir manyetik devre (yoğunluk transformatör) oluşur. Bu yastık-ecek konulmak tel (ölçmek için ortak) tarafından oluşturulan indüksiyon için 6,7, 8. İfade indüksiyon akımı türü ne olursa olsun mevcut avantajına sahiptir, çünkü. Pelet olduğunu yarı iletken konu için geçerli indüksiyon bir dik olan traverse6, 7, 8. Lorentz aracılığıyla yükünün bir kayma neden bunların hepsini alana orantılı ve farkında bir görüş bildirme sistemi çalışmasına işlemci gerektirir bir potansiyel farkı götürecek Pelet zorlamak sıfır akışı ve gerilim operasyonel amplifikatör, geçerli mesure6 gerilim resmini dışarı verir bir dönüştürücü kullanarak dönüştürülür akış iptali bilmektedir;
Fiber optik ampermetreler : THT (yüksek voltaj), ana akım ve Hall sensörlerin bant genişliği yetersiz (çalışma di/dt olan şiddet geçiş rejimlerin olduğunda alanında kullanılan 108 a/s yukarıda). Bu ölçüm tekniği Faraday etkisi : cam ışığın polarizasyon planı Aksiyel bir manyetik alan etkisi altında gider. Bu etkinin yayılma ışığın yönünü bağımsız ama yoğunluğu üzerinde bağlıdır;
Neel etkisi için ampermetreler ölçü alternatif ve sürekli akımları düşük akımlar veya forts10 için yüksek doğruluk ile kullanabilirsiniz. Bu sensörler, birkaç rulo ve superparamagnetiques özelliklere sahip malzeme kompozit nanostructure yapılan çekirdek oluşur nerede çeşitli temperature10 birine manyetik remanence yokluğu. Neel etkisiyle modülasyon aracılığıyla geçerli olup olmadığını belirlemek için bir uyarma bobin. Bir bobin geçerli ölçüm, doğrudan orantılı birincil akım ve bobinler İlköğretim/secondaire10 sayısı oranı için teslim etmek için geribildirim. Geçerli sera Neel sensör çok basit, doğrusal trafo ve precis10 davranır.
Bir ampermetre kullanımı
Bir ampermetre circuit11 dizisi bağlı. Bu yoğunluğunu ölçmek ve circuit11 açılış tarafından oluşturulan iki terminal arasında ampermetre koymak istediğiniz yere pistinde açmanız gerekir anlamına gelir.
Bağlantı ve polarite
Bir ampermetre A Terminal akan yoğunluk ölçer (ya da Terminal +) Terminal COM (ya da Terminal-), işareti dikkate alarak.
Genel olarak, analog ampermetreler iğne bir sens11 sapma. Bu geçerli yönünü yansıtacak ve olumlu yoğunluğunu ölçmek için ampermetre kablolama gerektirir : biz kontrol ederken terminal + ampermetre (muhtemelen bir veya daha fazla dipoller) bağlı Kutbu'ndaki + jeneratör ve bu Terminal - ampermetre generateur11 pole için - (muhtemelen bir veya daha fazla dipoller) bağlı.
Kalibre
Kalibre ampermetre ölçebilirsiniz en yüksek yoğunluk aradı.
Tüm modern cihazlar çok göstergeleri vardır : bir anahtar, ya da bir kart hareket ettirerek çevirerek ölçer değiştirme. Son cihazlar autocalibrables (autorange İngilizce) ve hiçbir manipülasyon gerektirir.
Bir analog ampermetre kullanırken, bir boyutu geçerli daha küçük kullanmaktan kaçının. Gerekli bir büyüklük Bu yoğunluk tarafından hesaplamasını belirleyin ve buna göre boyutu seçin. Biz ölçmek için gidiyoruz yoğunluğu büyüklüğü hiçbir fikriniz varsa, en yüksek kalibre, genellikle yeterli bırakmak için tercih edilir. Bu devre içinde mevcut akan bir fikir verir. O zaman en küçük olası boyutu, süre ölçülen mevcut büyük bir değer elde etmek için kalibre azaltın. Ancak, bu örneğin geçerli kesme veya özellikle devrenin endüktif ise ampermetre kalibre cihazın değişiklik sırasında yan yol ölçer değişiklik dikkatle, devam etmek gereklidir.
Okuma
Dijital okuma doğrudan ve işlevi seçili boyutta olduğunu.
Analog ampermetre için iğne için birkaç kalibre bir ölçekte ortak hareket eder. Okuyun bölünmeler yalnızca bir dizi göstergesidir. Biz bu nedenle yoğunluk ölçüm değerini dikkate bu numara alarak gelen bir hesaplama yaparak en büyük ölçek için kalibre karşılık geldiğini bilerek sonucuna gerekir