SSS - Kaplama Kalınlığı Cihazlarının ve XRF Spektrometrelerinin Kalibrasyonu
Fischer, onlarca yıldır en yüksek kalite ve doğruluğa sahip ölçüm cihazları üretmektedir. Ölçüm teknolojisi alanındaki birikmiş bilgi birikimimizi yalnızca ölçüm cihazlarının imalatında değil, aynı zamanda ölçüm cihazı kalibrasyonu gibi ilgili hizmetler için de kullanıyoruz. Doğru kalibrasyonla ilgili olarak, aşağıda sizin için önemli soru ve cevapları özetledik.
Aşağıda, kaplama kalınlık ölçerlerin kalibrasyonu hakkında önemli sorular görüyorsunuz ve xrf spektrometrelerinin kalibrasyonu.
Ölçüm değerlerinin karşılaştırılması için hangi istatistiksel parametreler dikkate alınmalıdır?
Ölçüm değerlerinin karşılaştırılması için aşağıdaki parametreler önemlidir: aritmetik ortalama değer, standart sapma, ölçüm sayısı.
İlgili standart sapma ve ölçüm sayısı olmadan, ortalama değerler'de birbiriyle analamlı bir şekilde karşılaştırılamaz.
Neden kalibre etmem gerekiyor?
Her fiziksel ölçüm yöntemi, kaplamaların ve baz malzemenin parametrelerinden etkilenir. Bu parametreler: parça geometrisi, elektrik iletkenliği, mıknatıslanabilirlik, kaplamanın yoğunluğu, ölçüm yüzeyi vb.
Her seferinde, bu kaplama veya baz malzeme parametreleri değiştiğinde, ölçüm cihazını yeniden kalibre etmek gerekir.
Ölçüm cihazımı düz bir plaka üzerinde kalibre ediyorum. Şimdi küçük çaplı tornalanmış bir parçayı ölçmek istiyorum. Başka bir kalibrasyon yapmadan devam etmek uygun olur mu?
Hayır, düz plakadaki kalibrasyon kavisli bir yüzeyde sistematik bir ölçüm hatasına neden olur. Bu, ölçüm değerlerinin çok büyük olmasına sebep olur. Bunun nedeni, cihazın,ölçülen malzemeden gelen ölçüm sinyallerini (burada: kavisli yüzey) düz bir malzemeden geliyor gibi değerlendirmesidir.
İki taraf neden farklı ölçüm sonuçları alabilir? Bunun nedenleri neler olabilir?
Ölçüm cihazlarının doğruluğu kalibrasyon standartları ile sağlanır. Kalibrasyon gerçek, kaplanmamış numuneler üzerinde yapılmalıdır. Ayrıca, aynı ölçüm pozisyonları üzerinde ölçüm yapmaya dikkat edilmelidir. Anlamlı bir ortalama değer elde etmek için yeterli ölçüm yapmak ayrıca önemlidir.
FISCHER X-Ray cihazında normalizasyon ne zaman yapılır?
Normalizasyon, geçerli ayarlar veya yeni baz malzemeler için ölçüm görevinin ayarlanmasını gerektirir. Bu, birincil filtrelerde veya anot akımlarında veya kolimatörlerde değişiklik yapılması durumunda da yapılmalıdır. Numunenin alaşım elementleri veya baz malzemenin değişmiş olması önemli bir gerekliliktir.
FISCHER X-Ray cihazım mantıksız değerleri ölçüyor gibi görünüyor. Doğru ölçüm yaptığımı nasıl garanti edebilirim?
Ölçüm cihazını kontrol etmelisiniz. Kalibrasyon standartlarını yeniden ölçerek ölçüm cihazını kontrol edebilirsiniz. Doğru değerlerin karşılanmaması durumunda kalibrasyon veya baz düzeltme işlemi gerekebilir.
Kalibrasyon sırasında X-Ray kalibrasyon folyolarını üst üste koymak mümkün müdür?
Evet, mümkündür. Kullanım için kabaca bir kural vardır: Oransal sayaç ( Proportional counter) cihazları için 2-3 folyo kullanılabilir. PIN/SDD dedektörlü cihazlar için bir folyo veya kaplanmış standartlar kullanılması tavsiye edilir. Ancak bazı istisnalar mevcuttur.
Cihaz, kalibrasyon standardının bazını ve ürünün baz malzemesini sorduğunda ne yapılmalı?
Burada, WinFTM baz malzemeleri sorar. Cihaz, kalibrasyon setinin bazını sorduğunda kalibrasyon setinde kullanılan baz malzeyi, ürün bazını sorduğunda ölçüm yapacağınız kendi baz malzemenizi koyup ölçün. Bu baz malzemeler bazen farklı bazen aynı olabilir. Dikkat: yanlış parçalar cihaza yerleştirilirse, bu sonuçların doğruluğunu ciddi şekilde etkileyebilir!