Aralık : -40/204°C(-40/400°F).Çözünürlük : 0.01. 8 İnç Sensör.NIST izlenebilir, ISO / IEC 17025 Onaylı kalibrasyon raporu ile birlikte verilir. 100Ω Darbeye dayanıklı İnce Film RTD.Kendinden Emniyetli TL3-A termometre, Thermoprobe'un endüstri standardı TL serisinin son evrimidir.TL3-A, tehlikeli yerler için en son küresel standartlara göre sertifikalandırılmıştır (Ör.).Geniş bir ekran ve tutması kolay tasarım, TL3-A'yı laboratuarda veya sahada referans olarak kullanmak için daha uygun hale getirir.Sağlam plastik alaşımlı kasa ve düğmeler, eldivenlerle bile endüstriyel uygulamalarda kullanım için çok uygundur.Yenilikçi bir devre olan TL3, geliştirilmiş sıcaklık doğruluğu, tepki süresi ve pil ömrü sağlar.TL3-A termometreler, hassas bir cam gövde termometresinin veya başka bir tip termometrenin kullanıldığı her yerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Çok yönlü yazılım işlevleri, Celsius veya Fahrenheit birimlerinin ve ekran çözünürlüğünün kolayca seçilmesini sağlar.Minimum, maksimum ve ortalama sıcaklıklar daha sonra başvurmak üzere otomatik olarak belleğe kaydedilir.Düşük pil göstergesi ve arıza modu göstergeleri kullanıcıyı yanlış verilerden korur.Kodlanmış Kalibrasyon sıcaklık, titreşim veya pilin çıkarılmasından etkilenmez.