Belki de enstrümantasyon teorisini işledikleri gün okulda değildiniz: bilirsiniz doğruluk, çözünürlük, tekrar edilebilirlik ve bütün o şeyler. Hiç yalnız değilsiniz – pek çok mühendis mühendisliğin bu alanını ya unutmuştur ya da hiç tam olarak anlamamıştır. Enstrümantasyonun terminolojisi ve oldukça özel olan teknik kavramları kafa karıştırıcıdır. Yine de, uygulamanız için doğru ölçüm enstrümanını seçmeniz için çok önemlidir. Yanlış seçimi yaparsanız, gereğinden fazla özelliğe sahip transdüserler için fahiş fiyatlar ödeyebilirsiniz; yanlışını alırsanız ürününüz veya kontrol sisteminizde kritik performans eksik kalabilir. Bu makale konum transdüserlerine odaklanmakta ve bazı terimleri, uygulamanız için doğru enstrümantasyon özelliklerini belirlerken dikkat etmeniz gereken şeyleri ve bazı yaygın hataları açıklamaktadır.
Tanımlar
İlk olarak bazı tanımlar:-
- Bir enstrümanın Doğruluğu çıktı doğruluğunun ölçüsüdür
- Bir enstrümanın Çözünürlüğü konumda ölçebileceği en küçük artış ya da azalmanın ölçüsüdür
- Bir konum ölçüm enstrümanının Hassasiyeti çoğaltılabilirlik derecesidir.
- Bir konum ölçüm enstrümanının Lineerliği transdüserin çıktısı ve ölçülen gerçek deplasmanın arasındaki farkın ölçüsüdür
Çoğu mühendis hassasiyet ve doğruluk arasındaki farkları karıştırır. Doğruluk ve hassasiyet arasındaki farkı, bir hedefe atılan ok örneğiyle açıklayabiliriz. Doğruluk, okun hedefin merkezine olan yakınlığıdır.