Otomatik Vicat Test Aparatı (VICATX6), Vicat Metodu ile çimentonun priz süresi ve kıvamının belirlenmesi için kullanılır. Testin tamamı otomatik olarak kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar verir. Sonuçlar yerleşik bir yazıcıya kaydedilir. Bu, silindirin grafik kağıdı yüklemesini ve sıfırlama gereksinimlerini ortadan kaldırabilir. Tallinn`in otomatik Vicat aparatının kullanımı, birçok dilde kolay menüler sağladı.
Ekran:
Geniş, çok parlak ve yüksek çözünürlüklü LCD ekran, test verileri genel fonksiyonlar tarafından aynı anda görülebilir. Test çizelgeleri gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir, önyükleme sürecini kağıt üzerinde bir kalemle değiştirmektir. Test döngüsünü programlamak için saat ve takvim cihazı da mevcuttur.
Yazılım:
Cihaz, EN 196/3, AST C191, AASHTO T131 standartlarına göre yapılacak testi otomatik olarak yapacak şekilde programlanmıştır. Orijinal yazılımda bulunan özel menüler "ücretsiz testler - ücretsiz deneyler", geliştirilmiş daha fazla program kullanılarak. Bu özellik, yeni ücretler ve katkı maddeleri ile ilgili gelişmiş ve esnek deneyler için çok kullanışlıdır.
Zamanlayıcı 0 - 999 dakika. Yazılım, deneye başlamadan önce gecikme süresinin programlanmasına izin verir. Bu özellik, harçlar arasındaki yaklaşık donma süreleri bilindiğinde ve daha iyi bir ölçüm sonucu elde etmek için penetrasyon sıklığını ayarlamak için kısa süre sorulduğunda yararlıdır.
Problar:
300 g mobil sondan bir önceki ağırlık (EN standartlarına göre 1000 g) ve iğnenin penetrasyonu 1,13 mm (ASTM standardına 1 mm) ve çap, serbest düşme veya kılavuzlu düşme için programlanabilir.
zamanlamada olası toplam esneklik. 0.5 dakikadan 999 dakikaya (iki penetrasyon arasında sabit aralık) veya test sırasında farklı aralıklarla otomatik olarak 5 farklı aşamaya geçerek, penetrasyonu güvence altına alan donma süresi boyunca penetrasyon süreleri. Yukarıda açıklanan iki seçenek birleştirilebilir. Hassas güncellemelerde 0,1 mm penetrasyon ölçüm hassasiyeti bir kodlayıcı aracılığıyla okunabilir.
Otomatik Vikat cihazı ayrıca aşağıdaki ekranları hesaplar ve yazar
• Operatör tarafınca numune ayırma süresinden sonra belirlenir
• Test başlangıç zamanı
• Bir sonraki penetrasyon için kalan süre ne zaman
• Dinlenme süresinin sonunu test edin
• Yapılan penetrasyon sayısı
• Yapılacak penetrasyon sayısı
Test sonuçları:
Hafızadaki tüm parametreler ve sonuçlar, tam test sonuçlarıyla birlikte 50`den fazla olabilir.
Test sırasında çok kısa bir süre için bile herhangi bir elektrikli cihaz kesinti durumunda otomatik olarak durur, test iptal edilir ve şimdiye kadar elde edilen veriler korunur.
Test cihazı, bu rapordaki her penetrasyon değerinin sonunda otomatik olarak bir rapor yazar, grafiklerin süresini ve penetrasyon sayısını gösterir.
HP protokolüne bağlanmak için ayrı bir yazıcının standart biçimi veya bir USB bağlantı noktası mevcuttur.
Yedek parçalar
C3462 / Vikat Kalıbı (EN Standardı), Taban: 80 mm, Üst: 70 mm, Yükseklik: 40 mm
C3463 / Vicat Kalıbı (ASTM Standardı), Taban: 70 mm, Üst: 60 mm, Yükseklik: 40 mm
C3464 / İlk Vicat İğnesi (EN Standardı), Çap: 1,13 mm
C3465 / Vicat İğnesi (ASTM Standardı), Çap: 1 mm
C3468 / Cam taban plakası
C3476 / Su içinde test kiti için yedek taban plakası
C3470, EN 196-3 aksesuarlarıyla birlikte verilir: ilk ayar zamanı iğnesi 1.13 mm çap, kalıp ve PC yazılımı VICATX6SOFT.
C3475, ASTM C191 aksesuarlarıyla birlikte verilir: başlangıç ayar zamanı iğnesi 1,00 mm çap, kalıp ve PC yazılımı VICATX6SOFT.