Ürün ayrıntısı
Teknik İndeksler
Artık Klor Nedir?
CL-2059-01, sabit voltaj prensibi su klor, klor dioksit, ozon ölçmek için bir elektrottur. Sabit voltaj ölçümü, elektrotun ölçüm tarafında sabit bir elektrik potansiyeli sağlar, farklı bileşenler, ölçüldüğünde elektrik potansiyelinde farklı akım yoğunluğu üretir. Mikro akım ölçüm sistemi, iki platin elektrot ve bunlardan oluşan bir referans elektrottan oluşur. Klor, klor dioksit, ozon, ölçüm elektrotundan akan su örneği tüketilir, bu nedenle, su örneğinin ölçüm elektrotundan akmaya devam etmesini sağlamalıdır.
1. Elektrotlar: cam ampul, Platin (iç)
2. Referans elektrot: dairesel kontaklı jel
3. Gövde Malzemesi: Cam
4. Kablo uzunluğu: 5 m gümüş kaplamalı üç damarlı kablo
5. Çalışma basıncı: 20 ℃'de 10bar
6. Boyutlar: uzunluk 110 mm, 12 mm çap
Kalan klor, ilk uygulamadan sonra belirli bir süre veya temas süresinden sonra suda kalan düşük seviyedeki klor miktarıdır. Tedaviden sonra mikrobiyal kontaminasyon riskine karşı önemli bir koruma sağlar - halk sağlığı için benzersiz ve önemli bir fayda.
Klor nispeten ucuz ve kolayca bulunabilen bir kimyasaldır ve yeterli miktarda berrak suda çözüldüğünde miktarları, insanlar için tehlike oluşturmadan hastalığa neden olan organizmaların çoğunu yok edecektir. klor, ancak organizmalar yok edildikçe tükenir. Yeterince klor eklenirse, içinde bir miktar kalır. tüm organizmalar yok edildikten sonra su, buna serbest klor denir. (Şekil 1) Serbest klor dış dünyaya kayboluncaya veya yeni kirlilikleri yok ederek tükenene kadar suda kalır.
Bu nedenle, suyu test edip hala bir miktar serbest klor kaldığını tespit edersek, bu en tehlikeli sudaki organizmalar uzaklaştırılmıştır ve içilmesi güvenlidir. Biz buna klor ölçümü diyoruz artık.
Bir su kaynağındaki klor kalıntısını ölçmek, suyun temiz olup olmadığını kontrol etmenin basit ama önemli bir yöntemidir. teslim edilmekte olan, içmek için güvenlidir.