Kullanım alanı:
- Kağıt ve kartonun tabakada şeridin ezilme direncini belirleme testleri için (100 ... ISO 9895’e göre 400 g/m²), TAPPI T826 ve DIN 54518.
İşlev açıklaması:
- Test cihazı, kağıt ve kartonun şerit ezilme direncini belirlemek için kullanılır. İki pnömatik bağlama ünitesinden oluşur. Bunlar birbirine iki hassas kılavuz ile bağlıdır.
- Örnekteki kılavuz eleman kuvvet etki çizgisi ve kuvvet dönüştürücünün simetri çizgisi bir düzlemde yer alır. Kuvvetlerin yanal kuvvetlerden ve eğilme momentlerinden bağımsız olarak uygulanmasına izin verirler.
Avantaj:
- Patlama basma cihazı ve malzeme test makineleri ile birlikte kullanın: özellikle oluklu mukavva esaslı kağıdı test ederken çok ucuz ve işlevsel.
- Pahalı bireysel çözümler yerine test cihazları için uygun aksesuarlar.
- Ağır kağıt kalitelerinde bile çok iyi tekrarlanabilirlik için hassas kılavuzlara sahip sağlam yapı.
- Tek düzlemde kılavuzlar ve hareket çizgisi: Numune simetrik olarak ve bükülme momentleri olmadan yüklenir. Bu, SCT değeri için en iyi sonuçları verir.
- CAQ sistemleri için hazırlanmış bir veri arayüzüne sahip ZwickRoell test programları: garantili hızlı veri entegrasyonu.
- Hassas dikey ve yatay kılavuzlu çene çiftleri.
- Kapatma kuvveti pnömatik olarak uygulanır.
- Yalnızca bilgisayar kontrollü test sistemi ile çalıştırılır.
- Kullanım alanı: DIN 53134 (geri çekilmiş), ISO 12192 ve TAPPI T 822'ye göre testler
- İşlev açıklaması: Halka yığma cihazı (RCT), bir taban plakasından (alt kısım) ve dokuz rondeladan (üst kısım) oluşur. Taban plakasının bir yerleştirme yuvası vardır.
Numune, taban plakasının halkası ile kullanılan disk arasındaki boşluğa itilir.
Kullanım alanı:
- ISO 3035, EN 23035 ve TAPPI T825'e göre tek taraflı ve tek duvarlı oluklu mukavvada düz ezilme direncinin (FCT) belirlenmesi
- DIN EN ISO 3037 ve TAPPI T 811'e göre oluklu mukavvadaki kenar ezilme direncinin belirlenmesi için.
- DIN EN ISO 7263 ve TAPPI T809'a göre laboratuvarda oluklu mukavva üzerinde CMT testine göre yassı ezilme direncinin belirlenmesi
- DIN 53134 (geri çekilmiş), ISO 12192 ve TAPPI T822'ye (halka kırma cihazı, ürün no. 316243, gerekli) göre kağıt ve karton üzerinde halka ezilme direncinin (RCT) belirlenmesi
İşlev açıklaması:
- Basma cihazı, kılavuz blokları olan bir alt ve üst baskı plakasından oluşur.Test malzemesi bu baskı plakaları arasına yerleştirilir ve basma plakaları tarafından sıkıştırılır.
Kullanım alanı:
- ISO 2758'e göre kağıtların testi (Ürün No. 057817)
- DIN 53141 Bölüm 1, ISO 2759 (Ürün No. 057819) uyarınca katı ve oluklu mukavvanın ve bunun için testlerde kullanılan kağıtların patlama mukavemetinin belirlenmesi
İşlev açıklaması:
- Hidrolik silindir, basma oluşturmak için kullanılır. Test sistemine dahil edilmiştir. Hacim akışı, çaprazkafa hızı değiştirilerek sürekli olarak ayarlanabilir. Hidrolik silindir, yüksek basınç hortumuyla patlama ünitesine bağlanır. Basınç, bir gerinim ölçer sensörü kullanılarak elektronik olarak ölçülür.
- Patlatma ünitesine bir pnömatik silindir entegre edilmiştir. Bu, numuneyi baskı plakası ve basınç odası arasında sıkıştırmaya yarar. Test sırasında, travers hidrolik silindire doğru bastırılır. Bundan, basınç odasına bir sıvı hacmi bastırılır. İşlem sırasında oluşan basınç, kauçuk membranı sıkıştırır. Kauçuk membran, parçalanana kadar numuneye baskı uygular.
Kullanım alanı:
- DIN 53142'e göre test:
İşlev açıklaması:
- Delme cihazı, kelepçelenmiş bir numunenin delici bir cismin penetrasyonuna karşı koyduğu direnci belirlemek için kullanılır.
Avantaj:
- Numune kalınlığına bağlı olarak yay kuvvetiyle sıkıştırma (aşağıya bakınız).
- Değiştirilebilir bir kuvvet dönüştürücü vasıtasıyla kuvvet ölçümü.
Kullanım alanı:
- DIN EN ISO 12625-9'e göre test
İşlev açıklaması:
- Bilye penetrasyon test cihazı, kelepçeli bir numunenin bir penetrasyon gövdesinin penetrasyonuna sunduğu direnci belirlemek için kullanılır.
Avantaj:
- Yay kuvveti kullanarak sıkıştırma hızlıdır ve çalıştırma hatalarını önler.
- Kuvvet-deformasyon davranışı bir eğri olarak görünür hale gelir ve doku materyallerinin esnekliği hakkında sonuçların çıkarılmasına izin verir.
- Basit yapı ve geniş ölçüm aralığı, ıslak malzemeler üzerinde testlere de izin verir.
- Yüzey Vulkollan kaplamadan oluşmaktadır.
Kullanım alanı:
Kağıdın Dönüştürülebilirlik Testindeki dönüştürülebilirliğini belirleyin (Çekme testi). TAPPI T 541 veya ISO 15754'e göre test edilirken, kağıdın yapışkan gücü fiber kompozitte veya çok katmanlı yapı ile test edilir. Standarda göre güvenli test sonuçları elde etmek için cihazın mutlak paralelliğini ve yanal sağlamlığını garanti ediyoruz.
- Kağıt üzerinde kağıt düzleminde fiber kompozit dayanımının belirlenmesi.
- Kağıt üzerinde veya kağıt benzeri katman malzemeleri üzerinde tabaka düzleminde tabaka yapışmasının belirlenmesi
İşlev açıklaması:
- Tabaka düzlemindeki gerilme testleri, kağıt üzerindeki fiber kompozit davranışının ve çok katmanlı malzemeler üzerindeki katman yapışmasının belirlenmesine izin verir. Test cihazı, TAPPI T541 om-99'a karşılık gelir. Levha düzlemindeki çekme testleri, basınç plakalarının yüksek derecede paralelliğini ve numunelerin numune taşıyıcı üzerine güvenli bir şekilde bağlanmasını gerektirir. Her iki kriter de Z-çekme test cihazı ile çözülür. Enine sert, hassas kılavuzlu çerçeve, baskı plakalarında yüksek derecede paralellik sağlar. Numune taşıyıcılar için hassas bilyalı kılavuzlar, ayarlama cihazlarından veya aşırı boyuttan kaçınır. Test cihazı, bir işlemde yaklaşık 150 mm uzunluğunda bir şeridin uygulanmasına izin verir. Daha sonra, numune taşıyıcı ve yapışkan bant taşıyıcı çapraz olarak hareket ettirilerek, beş numune daha fazla numune hazırlamadan test edilebilir.
- Tabaka düzleminde bir çekme testi yapmak için, 1 ”x 1” (25.4 mm x 25.4 mm) tanımlı alana sahip bir numune iki numune taşıyıcı arasına yapıştırılır. Bu, çift taraflı bant yardımı ile yapılır. Testte, numune ve yapışkan bant önce birbirine bastırılır ve ardından bir çekme testinde ayrılır. Bu amaçla, yapışkan bantların yapışma mukavemeti, fiber kompoziti ayırmak için gereken kuvvetten önemli ölçüde daha büyük olmalıdır. Birincil ölçülen değişkenler, maksimum kuvvet ve maksimum kuvvetteki ayırma enerjisidir.
Avantaj:
- 90° çapraz olan numune taşıyıcıları ile 5 farklı numune art arda test edilebilmektedir.
- Bir tesviye elemanı ve cihazın yüksek enine sertliği, hassas ve tekrarlanabilir test sonuçları sağlar
- Kolay ve ergonomik kullanım sayesinde test kendi kendine çalışır
Zaman kazandırır:
- Numune bir uygulama ile 5 tek numuneyi arka arkaya test edebilirsiniz.
- Tek bir uygulamada hem basma hem çekme testi yapabilme
- Numune hazırlama, isteğe bağlı numune hazırlama istasyonu ile çocuk oyuncağıdır