Zamanımızda, kişisel bir bilgisayarla etkileşim temelinde yapılan çeşitli ölçüm cihazlarının kullanımı oldukça fazladır. Bunları kullanmanın önemli bir avantajı, cihaz hafızasında yeterince büyük bir hacmin elde edilen değerlerini saklama ve sonra bunları analiz etme yeteneğidir.
Bir bilgisayardan alınan dijital bir USB osiloskop, bu makalede verdiğimiz tanım, bir radyo amatörünün bu tür ölçüm aletlerinin varyantlarından biridir. Bir osiloskop ve RAM'de ve bilgisayar sabit diskinde elektrik sinyallerini kaydetmek için bir cihaz olarak kullanılabilir.
Devre karmaşık değildir ve minimum komponent içerir, bunun sonucunda cihazın iyi bir kompaktlığı elde edilir.
USB osiloskop ana özellikleri:
- ADC: 12 bit.
- Zaman taraması (osiloskop): 3... 10 msn / bölüm.
- Zaman skalası (kaydedici): 1... 50 saniye / örnekleme.
- Hassasiyet (bölücü olmayan): 0,3 Volt / bölüm.
- Senkronizasyon: harici, dahili.
- Veri kaydı (format): ASCII, metin.
- Maksimum giriş direnci: 30 pF'lik bir kapasitansa paralel olarak 1 MΩ.
Osiloskop işleminin bilgisayardan açıklaması
USB osiloskop ve kişisel bilgisayar arasında veri alışverişi yapmak için Evrensel Seri Veri Yolu (USB) arabirimi kullanılır. Bu arayüz Future Technology Devices'ın FT232BM (DD2) çipine dayanmaktadır. Bu bir USB-COM arabirim dönüştürücüsüdür. FT232BM, BitBang doğrudan bit kontrol modunda (D2XX sürücüsünü kullanırken) veya sanal COM bağlantı noktası modunda (VCP sürücüsünü kullanırken) çalışabilir.
ADC'nin rolünde, Analog Cihazlardan entegre devre AD7495 (DD3) kullanılmıştır. Bu, bir dahili referans voltaj kaynağı ve bir seri arabirim ile 12 bitli bir analog-dijital dönüştürücüden başka bir şey değildir.
AD7495 ayrıca, bilgilerin FT232BM ve AD7495 arasında ne kadar hızlı akacağını belirleyen bir frekans sentezleyicisine de sahiptir. Gerekli iletişim protokolünü oluşturmak için, USB osiloskop programı çıkış USB tamponunu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi SCLK ve CS sinyalleri için ayrı bit değerleriyle doldurur:
Bir çevrimin ölçümü, bir dizi dokuz yüz altmış ardışık dönüşümle belirlenir. FT232BM çipi, dahili frekanslı sentezleyici tarafından belirlenen bir frekansla, SDATA hattı üzerinden dönüşüm verilerinin aktarımıyla paralel olarak SCLK ve CS'ye elektrik sinyalleri gönderir. Örnek oranını belirleyen FT232BM ADC'nin 1 tam dönüşümü periyodu, DD2 yongasından (16 veri biti + CS çizgi darbesi) 34 bayt veri çıkışı gönderme süresine karşılık gelir. FT232BM veri aktarımının hızı, dahili frekans sentezleyicinin frekansı tarafından belirlendiğinden, tarama değerlerini değiştirmek için, sadece FT232BM yongasının frekans sentezleyicisinin değerlerini değiştirmek gerekir.
Bazı işlemlerden sonra kişisel bilgisayar tarafından alınan veriler (yakınlaştırma, sıfır ayarı) ekranda bir grafik biçiminde görüntülenir.
Test sinyali XS2 konektörüne gider. OP747 operasyonel amplifikatör, giriş sinyallerini osiloskopun USB devresinin geri kalanıyla eşleştirmek için tasarlanmıştır.
DA1.2 ve DA1.3 modüllerinde, bipolar giriş sinyalini pozitif voltaj bölgesine kaydırmak için bir şema oluşturulur. DD3 çipinin dahili referans voltajı 2.5 volt gerilimine sahip olduğundan, bölücüler kullanılmadan giriş voltajı kapsama alanı -1.25.. + 1.25 V'dir.
İşletim OP747 temini için negatif polariteli bir voltaj oluşturur DD1 kullanılan aslında USB konektörüne (bacak yapısı USB soketleri), voltaj dönüştürücü tarafından desteklenen bir tek kutuplu, bir negatif polariteye sahip olan sinyalleri inceleyebilmek için. R5, L1, L2, C3, C7-C11 bileşenleri osiloskopun analog kısmına karşı korunmak için kullanılır.
UScpoe programı bilgisayar monitörü ekranında bilgi görüntülemek için kullanılır. Bu programın yardımıyla, çalışılan sinyalin değerini ve bunun bir osilogram biçimindeki şeklini görsel olarak değerlendirmek mümkün hale gelir.
Ms / div düğmeleri osiloskop taramasını kontrol etmek için kullanılır. Programda dalga formunu ve verileri ilgili menü öğelerini kullanarak bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Osiloskopun sanal açılıp kapanması için Gç AÇIK / KAPALI düğmeleri kullanılır. Osiloskop devresini bilgisayardan ayırdığınızda, uScpoe programı otomatik olarak KAPALI olarak ayarlanır.
Elektrik kayıt modunda (kaydedici) program, adı aşağıdaki şekilde belirtilebilen bir metin dosyası oluşturur: Dosya-> Seçim veri dosyası. veri.txt dosyası başlangıçta oluşturulur. Daha sonra dosyalar daha fazla işlem için diğer uygulamalara (Excel, MathCAD) aktarılabilir.
Yazılımı ve sürücüyü indirin (3,0 Mb, indirildi: 4.680)
USB osiloskop
Şu anda, elektronik bir işçi olmak için masaüstünde bir lehim istasyonu, bir multimetre ve diğer araçlar olması yeterli değildir. Daha önce tüm bunlar yeterliydi, ancak bizim gigahertz sinyallerimiz ve dijital elektronikler çağımızda, ilk bakışta basit bir cihaz olmadan bir osiloskop yapamayız. Bu yazı yazılırken dolar zaten 80 ruble işaretinde dolaşıyor. Ortalama bir dijital osiloskop satın almak biraz pahalıdır. Eski Sovyet devleri bile, Tses, onlar için büyük talep nedeniyle fiyatları bükmeye başladı. Avite'deki normal, tamamen çalışan bir Tsetka, şimdiden 10.000 rubleden itiliyor ve 3.000 rubleden öldürülüyor.
Ve neden birdenbire bu salıncağa ihtiyacım oldu? Kendi çekiciliğim var)) - OWON SDS6062
Ve osiloskopu bir yardımcı olarak almaya karar verdik. Uzunca bir süredir düşündüm... Ya Sovyet Tzishka 5-10 için uzanın ya da dijital olana girin. Ama eğer 13 dolarlık coplarla bir başka OWON alsaydım, şimdi lanet olası dolar yüzünden, o zaten 30 binin üzerinde! Hayır, ikinci seçenek hemen kaybolur. Ve neden Ali ile USB salınımını almıyorsunuz? Ve fiyatı yaklaşık 4 bin ruble, ve işlevler dijital osilatör için neredeyse aynı. Tek dezavantaj, görüntü olmaması, ancak her birinin dalga formunu çıkarmak için kullanılan bir bilgisayara sahip olmasıdır.
Kendi şalgamlarını çizdiler, beyinlerini salladılar... Kriz uzun süredir gözüküyor... Daha ucuz olmayacak. Ve en iyi yatırımlar, cihazlarda ve eğitimde. Bu yazıda bunun hakkında konuştum. Eh, diyor - bitti. Bir ay sonra, bu USB osiloskopu geldi:
Ayrıca 2 prob, bir USB kablosu, sarf malzemeleri, bir yazılım diski ve probları ayarlamak için bir tornavida
Bir yandan, sondalar için iki BNC konektörü görüyoruz ve sağ tarafta iki iğne görüyoruz. Bu pimler, osiloskop problarını kalibre etmek için bir test sinyali üreticisidir. Bunlardan biri arazi, diğeri sinyal.
Fotoğrafta gördüğümüz gibi, BNC konnektörlerine uygulayabileceğimiz maksimum voltaj 30 Volt'tur, bu da yeni başlayan bir elektronik mühendisi için yeterlidir. Test sinyalinin jeneratörü bize 1 Kilohertz frekansı ve 2 Voltluk bir açıklık ile bir kare dalga sinyali verir.
Öte yandan, osiloskopun çalışmasını işaret eden sinyal LED'ini ve diğer ucuna yapışan bir USB kablosunun girişini görebilirsiniz.
Çalışma düzeninde, tüm bunlar şöyle görünür:
Diskin üzerinde bulunan yazılımı kurduktan sonra, salınımımızı yakalarız. Sürücülerin kurulumu başlıyor. Ardından programı osilatör ile çalışmak için çalıştırın. Programın arayüzü bir vapurdan daha kolay:
Sol çalışma alanının kendisidir ve birinci ve ikinci kanalın yatay ve dikey taraması sağdadır. Ekranda bize bir sinyal veren "AUTO" sihirli düğmesi de var.
Daha sonra, ilk kanalın konektörünü aldığımdan, "ilk kanal" anlamına gelen "CH1" e tıklayın. Probu test iğnelerine tutuyoruz ve osilatörü iş için hazırlıyoruz. Dişli çarkı çubuğa döndürüyoruz ve test sinyalinin osilogramının dikdörtgen olduğundan emin olun.
Böyle bir şeye benzemeli:
Tüm dijital salınımlarda, bu aynı şekilde yapılır. Nasıl yapılır, buradan okuyabilirsiniz.
Osilatörün hemen monitörde göstereceği parametreleri de görüntüleyebilirsiniz. Bu frekans, periyot, ortalama değer, rms, pik-tepe voltajı vb. Bu makalede bu parametreler hakkında okuyabilirsiniz.
Yapılan fonksiyonlarda, her şey dijital bir osiloskopta olduğu gibidir. Ayrıca, dalga formunu gösterebilir, çeşitli grafik ve dalga formlarını, vb. Kaydedebilir, ancak...
Evet, bir işlemci değerinde Intel Core i7 sahip bir bilgisayar varken bütün hissi biliyorum, bence,) karşılaştırmak için bir şey var ve sonra diğer gelmek, onun bilgisayarından arkasında oturmak ve o Intel Celeron 1.7GHz vardır))). Komik bir duygu değil mi? Burada aynı. Bu USB osiloskop OWON'un yanında durmadı! Ve aşağıda nedenini açıklayacağım.
Ama yine de, bu USB osilatörün avantajlarını inceleyelim:
(+) Makul fiyat ve fonksiyonel
(+) Kurulum ve kurulum yaklaşık 10-15 dakika sürer
(+) Kullanıcı dostu arayüz
(+) Küçük boy
(+) AC ve DC ölçümü
(+) İki kanal, yani, iki sinyali aynı anda ölçebilir ve ekranda gösterebilirsiniz.
Peki ve şimdi ve eksiler:
(-) Düşük örnekleme oranı. Küçük bir lirik sindirme...
Örnekleme frekansı kabaca, osilatörün sinyali hangi frekansta kaydettiği ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi, bir osilogram bir eğri veya düz bir çizgidir. Çoğu zaman bir eğri. Unutmayın, cebirde nasıl y = x 2 grafiğini çizdiniz? 3-4 puan alırsak, kıvrımlı bir grafikimiz vardı (kırmızı daire içinde)
Ve eğer daha fazla puan aldıysanız, o zaman çizelgenin kendisi daha doğru ve güzel çıktı:
İşte her şey aynı! Sadece X için zamanımız var ve Y voltajı için.
Bu nedenle, göstergenin ekranda mümkün olan en doğru şekilde gösterilmesi için, bu noktaların çok olması gerekir! Ve daha fazla nokta, daha iyi ve daha doğru dalga formu görüntülenir. Bu bakımdan, analog osiloskoplar tarafından mutlak bir zafer kazanılır.
Mümkün olduğunca çok noktaya sahip olmak için, örnekleme sıklığı mümkün olduğunca büyük olmalıdır. Ayrıca, örnekleme sıklığı genellikle örnekleme sıklığı olarak adlandırılır. İngilizce'den örnek. - örnekleme. Her dijital osilatörde, bu örnekleme oranı doğrudan osilatör mahfazasında belirtilir. Mega Örneklerinde belirtilir, bu da bir milyon örnek anlamına gelir. Bu USB osilatör için, maksimum örnekleme frekansı saniyede 48 Mega Samples (48MSa / s), yani 1 saniye boyunca sinyal 48 milyon noktadan çizilir. Şimdi söyle bana, hangi osilatör en doğru sinyal olacak? OWONa'yı 500 MSa / s'lik bir örnek oranıyla veya makalemizin 48MSa / s'deki makalesiyle yapın? Bu aynı şeydir)
(-) Mutlaka bir PC'ye ihtiyacınız var
(-) Düşük bant genişliği
Bant genişliği osilatörün sinyal bozulmasını göstermeye başladığı maksimum frekanstır. Bu USB osiloskopta, talep edilen bant genişliği 20 megaherttir. Eğer sinyalleri 20 megahertzden fazla ölçersek, sinyallerimiz genlik olarak bozulur. Pratikte bu USB osilatör distorsiyon olmaksızın maksimum 3 Mega Hertz verir. OWONe üzerinde bant genişliği 60 megaHertz.
(-) Hafıza derinliği de yok
OWONa dijital osiloskopundan sonra, bu USB osiloskop göz kamaştırıcı bir kedidir. Genel olarak kötü olduğunu söylemek istemiyorum ve satın almak daha iyi değil. Çok iyi görünüyor ve 20 megahertliğe kadar olan tipteki karakteristiklere göre bir osilogramın nasıl verileceğini biliyor, ancak gerçekte birkaç kat daha küçük. Bize 4000 rubleden biraz daha ucuza mal oldu. Eğer 2000-3000 rubleye mal olursa, o zaman onun parasına değecektir. Prensip olarak, yeni başlayanlar ve ses mühendisleri için bu osilatör mükemmel bir çözüm olacaktır. Orta ve profesyonel elektronik profesyonelleri için hemen söyleyeceğim: "Normal bir dijital osiloskop için para biriktirin!"
Ali’yi buraya aldı. İzle - bak, ama alma)))
Ayrıca Havya'dan küçük bir video incelemesi de var:
Bir osiloskopun seçilmesi ve dikkat etmeniz gereken parametreler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.
Evde bilgisayar monitöründen osiloskop
Osiloskop neredeyse tüm radyo amatörleri için mevcut bir araçtır. Ancak yeni başlayanlar için çok pahalı.
Yüksek maliyet sorunu basitçe çözülür: osiloskop üretimi için birçok seçenek vardır.
Bilgisayar böyle bir değişiklik için mükemmel, işlevselliği ve görünümü hiçbir şekilde etkilenmeyecek.
Cihaz ve amaç
Osiloskop şematik diyagramı acemi radyo amatör anlamak zordur, bu yüzden bütün olarak düşünülmemeli, ancak ön bloklar ayrı olarak ayrılmıştır:
Her blok ayrı bir çip veya bir tahtadır.
Test edilen cihazdan gelen sinyal, Y girişinde, ölçüm döngüsünün hassasiyetini belirleyen giriş bölücüye iletilir. Ön amplifikatör ve gecikme çizgisini geçtikten sonra, gösterge ışınının dikey sapmasını kontrol eden son amplifikatöre çarpar. Sinyal seviyesi ne kadar yüksekse ışın da o kadar fazla yanar. Dikey defleksiyon kanalı bu şekilde düzenlenmiştir.
Işığı sinyale senkronize etmek için ikinci kanal - yatay sapma gereklidir. Işını önceden ayarlanmış konumda tutmanızı sağlar.
Senkronizasyon olmaksızın, ışın ekrandan dışarı kayar.
Senkronizasyon üç tür olur: bir harici kaynaktan, bir ağdan ve araştırılan bir sinyalden. Sinyal sabit bir frekansa sahipse, o zaman senkronizasyonu kullanmak daha iyidir. Harici bir kaynak olarak genellikle laboratuvar sinyal jeneratörüdür. Bunun yerine, bu amaçla, üzerine özel bir uygulama takılı olan bir akıllı telefon takılacak ve bu sinyal, nabız sinyalini modüle edip kulaklık jakına gönderecektir.
Osiloskoplar çeşitli elektronik cihazların onarımı, tasarımı ve konfigürasyonunda kullanılır. Bu, araba sistemlerinin teşhisini, ev aletlerinde sorun giderme ve çok daha fazlasını içerir.
Osiloskop ölçümleri:
- Sinyal seviyesi.
- Şekli.
- Nabzın yükselme hızı.
- Genlik.
Ayrıca, sinyali saniyenin binde birine kadar dağıtmanıza ve en küçük ayrıntıda görüntülemenize olanak tanır.
Çoğu osiloskop, dahili frekans sayacına sahiptir.
USB üzerinden bağlanan osiloskop
Kendinden yapılmış USB osiloskoplarının üretilmesi için birçok seçenek var, ancak hepsi yeni başlayanlar için mevcut değil. En basit seçenek, hazır bileşenlerden monte etmektir. Radyo mağazalarında satılıyorlar. Daha ucuz bir seçenek, bu radyo bileşenlerini Çince çevrimiçi mağazalarda satın almak, ancak Çin'de satın alınan parçaların hatalı bir durumda gelebileceğini ve paranın her zaman iade edilmediğini unutmayın. Montajdan sonra PC'ye bağlanan küçük bir set üstü kutu olmalıdır.
Osiloskopun bu versiyonu en yüksek doğruluğa sahiptir. Bir problem ortaya çıkarsa, hangi osiloskopun dizüstü bilgisayarları ve diğer karmaşık ekipmanları tamir etmek için seçeceği, seçiminizi durdurmak daha iyidir.
İhtiyacınız olan üretim için:
- Seyreltilmiş yollarla bir tahta.
- İşlemci CY7C68013A.
- AD9288-40BRSZ analog-dijital dönüştürücü çip.
- Kondenserler, dirençler, şoklar ve transistörler. Bu elemanların nominal değerleri şematik diyagramda belirtilmiştir.
- SMD bileşenlerinin sızdırmazlığı için lehimleme kurutucusu.
- Lake vernik izolasyon bölümünde 0,1 mm².
- Transformatörün sarılması için toroidal çekirdek.
- Bir parça fiberglas.
- Topraklanmış uçlu havya.
- Lehim.
- Akı.
- Lehim macunu.
- Bellek çipi EEPROM flash 24LC64.
- Konut.
- USB konektörü
- Test uçlarını bağlamak için bir soket.
- TX-4,5 veya diğer, 3.3 V'den fazla olmayan bir kontrol voltajı ile röle.
- 2 operasyonel amplifikatör AD8065.
- DC-DC dönüştürücü.
Bu şemayı toplamanız gerekiyor:
Genellikle baskılı devre kartlarının üretimi için, radyo amatörleri dağlama yöntemini kullanır. Ancak bu şekilde karmaşık kablolama ile iki taraflı bir baskılı devre kartı yapmak kendi başına çalışmaz, bu nedenle bu kartları üreten bir fabrikada önceden sipariş edilmelidir.
Bunun için, üretilecek olana göre, tahtaya bir çizim çizimi göndermeniz gerekir. Aynı tesiste farklı panolar farklı kalitede üretiliyor. Sipariş verirken seçilen seçeneklere bağlıdır.
Sonuç olarak iyi bir ödeme almak için, aşağıdaki koşulları sırayla belirtmeniz gerekir:
- Cam elyafın kalınlığı 1,5 mm'den az değildir.
- Bakır folyo kalınlığı 1 OZ'den az değildir.
- Deliklerin içinden geçerek metalize edilmesi.
- Kurşun içeren lehimle temas alanlarının tinlenmesi.
Bitmiş ödemeyi aldıktan ve tüm radyo bileşenlerini satın aldıktan sonra, osiloskopu monte etmeye başlayabilirsiniz.
Birincisi, +5 ve -5 voltluk voltajlar veren bir DC-DC dönüştürücüsüdür.
Ayrı bir kart üzerine monte edilmeli ve blendajlı kablo kullanılarak ana panele bağlanmalıdır.
Cipsleri aşırı ısınmadan dikkatli bir şekilde ana panele lehimleyin. Havyanın sıcaklığı üç yüz dereceden fazla olmamalıdır, aksi takdirde lehimlenecek parçalar arızalanır.
Tüm bileşenleri kurduktan sonra, cihaz uygun bir muhafazaya monte edilir ve bilgisayara bir USB kablosuyla bağlanır. Jumper JP1 kapalı.
PC'nizde Cypress Suite programını kurup çalıştırmanız, EZ Console sekmesine gidip LG EEPROM'u tıklamanız gerekmektedir. Görünen pencerede, ürün yazılımı dosyasını seçin ve Enter tuşuna basın. İşlemin başarıyla tamamlandığını belirten Bitti görünmesini bekleyin. Bunun yerine bir yazıt hatası vardı, demektir, herhangi bir aşamada bir hata oluştu. Flaşörü yeniden başlatmanız ve tekrar denemeniz gerekir.
Ürün yazılımından sonra, el ile üretilen dijital osiloskop kullanım için tamamen hazır olacaktır.
Kendi kendine güç seçeneği
Evde radyo amatörleri genellikle sabit cihazları kullanır. Ama bazen evden uzak bir şeyi tamir etmeniz gereken bir durum var. Bu durumda, otonom bir güç ile taşınabilir bir osiloskop gerekir.
Montajdan önce aşağıdaki bileşenleri hazırlayın:
- Gereksiz Bluetooth kulaklık veya ses modülü.
- Android'de tablet veya akıllı telefon.
- Lityum-iyon pil boyutu 18650.
- Onun için tutucu.
- Şarj regülatörü.
- Jak soketi 2.1 X 5.5 mm.
- Test uçlarını bağlamak için konektör.
- Duyguların kendileri.
- Anahtar.
- Ayakkabı için sünger altında plastik kutu.
- Korumalı kablo kesiti 0,1 mm².
- Saat düğmesi.
- Hotmelt.
Kablosuz kulaklığı sökmeyin ve bir yönetim kartı almanız gerekiyor. Mikrofonu, güç düğmesini ve pili çıkarın. Kartı bir kenara koy.
Bluetooth kulaklık yerine bir Bluetooth ses modülü kullanabilirsiniz.
Bir bıçak ile sünger kalıntılarını kutudan kazıyın ve deterjan kullanarak iyice temizleyin. Kuruduktan sonra bekleyin ve düğme, anahtar ve konektörlerin deliklerini kesin.
Telleri soketlere, tutucuya, düğmeye ve anahtarla lehimleyin. Bunları koltuklarına takın ve sıcak eriyikle sabitleyin.
Teller şemada gösterildiği gibi bağlanmalıdır:
Sembollerin açıklaması:
- Tutucu.
- Anahtar.
- Kişiler "BAT +" ve "BAT -".
- Şarj regülatörü.
- Kişiler "IN +" ve "IN -".
- Jak bağlantısı 2.1 X 5.5 mm.
- Kişiler "OUT +" ve "OUT -".
- Batarya temasları.
- Kontrol panosu.
- Güç düğmesinin
- Saat düğmesi.
- Problar için yuva.
- Mikrofon kontakları.
Daha sonra kabloları şarj regülatörüne ve kontrol panosuna lehimleyin, ardından bunları kasanın içine yerleştirin ve sıcak eritmeli bir yapıştırıcıyla sabitleyin. Kapsülü bir kapakla kapatın ve yerine oturtun.
Ardından, oynatma listesinden bir sanal osiloskop uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuza yükleyin. Bluetooth modülünü etkinleştirin ve akıllı telefonunuzla senkronize edin. Test uçlarını osiloskopa bağlayın ve program bölümünü telefonda açın.
Prob, sinyalin kaynağına değdiğinde, Android cihazının ekranında, sinyalin seviyesini gösteren bir eğri belirir. Görünmüyorsa, bir yerde bir hata olduğu anlamına gelir.
Bağlantının doğruluğunu ve iç bileşenlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekir. Her şey yolundaysa, osiloskopu tekrar başlatmayı denemeniz gerekir.
Monitör kasasındaki kurulum
Kendinden üretilmiş osiloskopun bu versiyonu, bir masaüstü LCD monitörünün gövdesine kolayca monte edilir. Bu çözüm masaüstünüzde az yer kaplar.
Montaj için ihtiyacınız olacak:
- Bilgisayar LCD ekranı.
- DC-DC çevirici
- HDMI çıkışlı telefon veya tabletten anakart.
- USB konektörü
- Bir adet HDMI kablosu.
- Tel kesiti 0,1 mm²'dir.
- Saat düğmesi.
- Direnç 1 kOhm'da.
- Çift taraflı yapışkan bant.
Osiloskop, her amatör amatör tarafından kendi elleriyle monitöre monte edilebilir. Öncelikle arka kapağı monitörden çıkarmanız ve anakartı takmak için bir yer bulmanız gerekir. Yanındaki yere karar verdikten sonra, düğme ve USB konektörü için deliklerin kesilmesi gerekir.
Ardından, tahtada ve monitörde bulunan HDMI konektörlerini çıkarın. Kablonun bir ucunu ekran kartındaki temas noktalarına lehim yapın. Bunu pinout'a göre yapın:
Kablonun diğer ucu tabletten panele lehimlenmelidir. Her damar lehimlemeden önce, bir multimetre ile çalın. Bu onların bağlantı sırasını karıştırmamak için yardımcı olacaktır.
Ardından, 5, 9, 12, 19 veya 24 volt'luk sabit voltaj ile monitör kartı noktalarında bulmanız gerekir. Ve telleri onlara lehimleyin.
Bir sonraki adım, güç düğmesine ve mikro USB konektörünü tablet kartından çıkarmaktır. Saat düğmesine ve USB soketine kabloları lehimleyin ve bunları kesilen deliklere sabitleyin.
Ardından tüm kabloları şekilde gösterildiği gibi bağlayın ve lehimleyin:
Mikro USB konektöründeki GND ve ID kontakları arasına bir köprü bağlayın. USB portunu OTG moduna geçirmek için bu gereklidir.
Ardından, bataryanın negatif ve orta kontakları arasındaki rezistansı lehimlemek gereklidir. Bu prosedür olmadan anakart batarya olmadan çalışmaya başlamaz ve monitörde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.
İnvertörü ve anakartı tabletten çift taraflı yapışkan bant üzerine yapıştırmak ve ardından monitör kapağını çıkarmak gerekir.
Fareyi USB bağlantı noktasına bağlayın ve güç düğmesine basın. Cihaz yüklenirken Bluetooth vericiyi açın. Sonra onu alıcı ile senkronize etmeniz gerekir. Osiloskop uygulamasını açabilir ve toplanan cihazın çalıştığından emin olabilirsiniz.
Bir monitör yerine, Smart TV olmadığı eski LCD TV de mükemmel bir seçim. Tabletin kendi kapasitesine göre doldurulması birçok Akıllı TV sistemini aşmaktadır. Kullanımını sadece bir osiloskopla sınırlamayın.
Ses kartlarının imalatı
Harici bir ses adaptöründen monte edilen osiloskop, sadece 1,5-2 dolara mal olacak ve üretilmesi için minimum zaman alacaktır. Boyutta normal bir flash sürücüden daha fazla çıkmayacak ve işlevselde büyük kardeşe karşı çıkmayacak.
Gerekli Detaylar:
- USB ses bağdaştırıcısı.
- Direnç 120 kOhm.
- Mini Jak fişi 3,5 mm'dir.
- Ölçme sondaları.
Ses bağdaştırıcısını sökmek gerekir, bunun için kutunun yarısını çakmak ve kırmak önemlidir.
Kondansatör C6'yı ve lehim yerine bir direnç çıkarın. Ardından kartı kasaya geri takın ve birleştirin.
Test fişleri ve lehim yerine standart fişi yerine mini jakı kesmek gerekir. Test uçlarını ses adaptörünün ses girişine bağlayın.
Ardından, ilgili arşivi indirip paketini açmanız gerekir. Kartı USB konektörüne takın.
En basit şey, Aygıt Yöneticisi'ne ve "Ses, oyun ve video aygıtı" sekmesine gitmek, bağlı USB ses adaptörünü bulmak. Farenin sağ tuşu ile tıklayın ve "Sürücüyü güncelle" öğesini seçin.
Daha sonra yapılacaklar, resimlerde gösterilir:
Paketlenmemiş arşivden cihaz klasörünün yolunu belirtmeniz ve Enter tuşuna basmanız gerekir:
"İleri" ye tıkladıktan sonra, belirtilen klasörden sürücülerin yüklenmesi gerçekleşecektir. Bu adımı atlar ve standart sürücüleri bırakırsanız, osiloskop çalışmayacaktır.
Ardından miniscope.exe, miniscope.ini ve miniscope.log dosyalarını arşivden ayrı bir klasöre taşıyın. "Miniscope.exe" dosyasını çalıştırın.
Programı kullanmadan önce yapılandırmanız gerekir. Gerekli ayarlar ekran görüntülerinde gösterilir:
Sinyal kaynağının problarına dokunduğunuzda, osiloskop penceresinde bir eğri görünmelidir:
Böylece, bir ses adaptörünü bir osiloskopa dönüştürmek için asgari çaba sarfetmeniz gerekir. Fakat böyle bir osiloskopun hatalarının% 1-3 olduğunu hatırlamakta fayda var, ki bu da karmaşık elektroniklerle çalışmak için yeterli değildir. Yeni başlayan bir amatör radyo için mükemmeldir ve ustalar ve mühendisler diğer, daha doğru osiloskoplara daha yakından bakmalıdır.
Kendiniz yapın.Teknoloji ve sadece görevlerin bütçe çözümü hakkında.
Acemi amatör radyo amatörleri için!
Yazılım sanal osiloskop için en basit adaptörün nasıl monte edileceği hakkında, ses ekipmanlarının onarımı ve ayarlanmasında kullanıma uygundur. https://oldoctober.com/
Makale ayrıca giriş ve çıkış empedansının nasıl ölçüleceğini ve sanal bir osiloskop için zayıflatıcının nasıl hesaplanacağını da açıklamaktadır.
Youtube'daki en ilginç videolar
İlgili konular.
Sanal osiloskoplar hakkında.
Düzeltme fikrini aldıktan sonra: analog bir osiloskop satıp ona dijital bir USB osiloskopu için yedek aldım. Ancak, piyasaya girmişken, en bütçeli osiloskopların 250 $ 'dan başladığını öğrendim ve bunlar hakkındaki yorumlar çok iyi değil. Daha ciddi cihazlar birkaç kat daha pahalıdır.
Bu yüzden, kendimi bir analog osiloskopla sınırlamaya ve site için bir şema oluşturmak için sanal bir osiloskop kullanmaya karar verdim.
Birkaç yazılım osiloskopunu ağdan indirdim ve bir şey denemeye çalıştım, fakat hiçbir şey iyi değildi, çünkü cihaz kalibre edilemedi ya da arayüz ekran görüntüleri için uygun değildi.
Bu davadan zaten vazgeçilmişti, ancak frekans yanıtını kaldırmak için bir program ararken, "AudioTester" adlı bir dizi programa rastladım. Bu kitin analizörünü beğenmedim, ancak osiloskop "Osi" (Ben buna "AudioTester" diyeceğim) doğru çıktı.
Bu cihaz, geleneksel analog osiloskopa benzer bir ara yüze sahiptir ve ekran, genlik ve süreyi ölçmenizi sağlayan standart bir ızgaraya sahiptir. https://oldoctober.com/
Eksikliklerden bazıları işin dengesizliği olarak adlandırılabilir. Program bazen kilitleniyor ve sıfırlamak için Görev Yöneticisi'nin yardımına başvurmanız gerekiyor. Ancak, tüm bunlar, her zamanki arabirim, kullanılabilirlik ve bu tür başka bir programda görmediğim bazı çok kullanışlı işlevlerle telafi edilir.
Dikkat lütfen! "AudioTester" program kümesinde düşük frekanslı bir jeneratör var. Ses kartı sürücüsünü bağımsız olarak kontrol etmeye çalıştığı için, bunu kullanmamanızı tavsiye etmiyorum, bu da geri dönüşü olmayan dilsizliğe yol açabilir. Kullanmaya karar verirseniz, kurtarma noktasına veya işletim sisteminin yedeklenmesine dikkat edin. Ancak, normal jeneratörü "Ek Malzemeler" den indirmek daha iyidir.
Sanal osilograf "Avant-guarde" ın bir başka ilginç programı vatandaşı Zapisnykh O.L. tarafından yazılmıştır.
Bu program, normal ölçüm ızgarasına sahip değildir ve ekran, ekran görüntülerini almak için çok büyüktür, ancak, yukarıdaki dezavantajı kısmen telafi eden, dahili bir voltmetre amplitüd değerleri ve bir frekans sayacı vardır.
Kısmen düşük sinyal seviyelerinde, hem voltmetre hem de frekans sayacı güçlü bir şekilde greft yapmaya başlar.
Bununla birlikte, Volt'taki diyagramları algılamak için kullanılmayan yeni başlayan bir jambon ve bölünme için milisaniyeler için, bu osiloskop iyi bir şekilde meyveye gelebilir. Osiloskop "Vanguard" ın bir başka kullanışlı özelliği, yerleşik voltmetrenin mevcut iki terazisinin bağımsız olarak kalibre edilmesidir.
Bu yüzden, "AudioTester" ve "Avangard" programlarına dayanan bir ölçüm osiloskopunun nasıl oluşturulacağı hakkında konuşacağım. Elbette, bu programlara ek olarak, yerleşik veya ayrı, en bütçeli bir ses kartına ihtiyacınız olacak.
Aslında, tüm çalışmalar çok çeşitli ölçülen gerilimleri kapsayacak bir voltaj bölücü (zayıflatıcı) oluşturulmasından ibarettir. Önerilen adaptörün başka bir işlevi de, ses kartı girişini yüksek voltaj girişine çarptığında hasardan korumaktır.
Teknik veriler ve uygulama alanı.
Ses kartının giriş devrelerinde bir ayırma kondansatörü olduğundan, osiloskop sadece "kapalı giriş" ile kullanılabilir. Yani, ekranda sadece sinyalin değişken bileşenini gözlemlemek mümkün olacaktır. Bununla birlikte, bazı yeteneklerle, osiloskop "AudioTester" ini kullanarak sabit bir bileşenin seviyesini ölçebilirsiniz. Bu, örneğin, sayaç okuma süresinin, büyük bir dirençle şarj edilen kapasitör üzerindeki voltajın genlik değerini sabitlemenize izin vermediğinde faydalı olabilir.
Ölçülen voltajın alt limiti gürültü seviyesi ve arka plan seviyesiyle sınırlıdır ve yaklaşık 1 mV'dir. Üst limit sadece bölücü parametresiyle sınırlıdır ve yüzlerce volta ulaşabilir.
Frekans aralığı ses kartı özellikleri ve bütçe ses kartları ile sınırlıdır: 0.1Hz... 20kHz (sinüsoidal sinyal için).
Elbette, oldukça ilkel bir cihazdan bahsediyoruz, ancak daha gelişmiş bir cihazın yokluğunda, bu da kullanılabilir.
Cihaz, ses ekipmanlarının onarımında yardımcı olabilir veya özellikle sanal bir düşük frekanslı jeneratör ile destekleniyorsa eğitim amaçlı kullanılabilir. Ek olarak, sanal bir osiloskop yardımıyla, bazı malzemeleri göstermek ya da internete yerleştirmek için bir diyagramı kaydetmek kolaydır.
Osiloskop donanımının elektrik şeması.
Şekil osiloskopun donanımını gösterir - "Adaptör".
İki kanallı bir osiloskop oluşturmak için bu devreyi kopyalamanız gerekir. İkinci kanal, iki sinyali karşılaştırmak veya harici senkronizasyonu bağlamak için yararlı olabilir. İkincisi AudioTester'da sağlanır.
Rezistörler R1, R2, R3 ve Rin. Voltaj bölücü (zayıflatıcı).
rezistörler R2 ve R3 değerleri, bunun tarafından kullanılan ölçeklerde daha kesin olarak uygulanan sanal osiloskop bağlıdır ve. Ancak, «audiotester-a", 1, 2 ve 5 fiyat bölmeli çoklu ve 'Vanguard iki ölçek birbirine oranı 1:20 ile birleştirilmiş adaptörün sonra kullanımı azaltılmış' dahili voltmetre yana Şema, her iki durumda da rahatsızlık vermemelidir.
Zayıflatıcı giriş direnci yaklaşık 1 megohm'dur. İyi bir şekilde, bu değer sabit olmalıdır, ancak bölücü tasarımı ciddi şekilde karmaşık olacaktır.
C1, C2 ve C3 kapasitörleri, adaptörün genlik frekans karakteristiğini eşitler.
Direnç R1 ile birlikte Zener diyotları VD1 ve VD2, anahtar 1: 1 pozisyonunda iken adaptör girişine yanlışlıkla yüksek voltaj girişi durumunda ses kartının hat girişini hasardan korur.
Sunulan planın zarafet farklı olmadığı gerçeğine katılıyorum. Bununla birlikte, bu devre çözümü sadece birkaç radyo bileşenini kullanarak çok çeşitli ölçülen gerilimlere ulaşmanın en kolay yolunu sağlar. zayıflatıcı Kullan vysokomegaomnyh dirençleri gerektirecektir klasik şemasına göre imal edilir ve 1 MOhm giriş empedansı için tasarlanmış standart osiloskop kablolar uygulanmasını sınırlayacak dizi geçiş yaparken, giriş empedansı çok fazla bir değişiklik olur.
"Aptal" dan korunma.
Ses kartının hat girişini kazara yüksek voltajdan korumak için, zener diyot VD1 ve VD2 girişe paralel olarak monte edilir.
Direnç R1, 1: 1 girişinde 1000 volt gerilimde zener diyotlarının akımını 1 mA ile sınırlar.
Gerçekten 1000 volta kadar gerilim ölçmek için bir osiloskop kullanmak istiyorsanız, o zaman bir direnç olarak R1 ayarlanabilir MLT-2 (dvuhvattny) veya dirençler olarak seri olarak iki MLT-1 (-Watt) direnç gücü değil, aynı zamanda sadece farklı izin verilen maksimum voltajda.
Kondansatör C1 de izin verilen maksimum 1000 volt gerilimine sahip olmalıdır.
Yukarıdakilerin küçük bir açıklaması. Bazen, yine de, büyük bir sabit bileşene sahip olan nispeten küçük bir genliğin değişken bileşenine bakmak gerekir. Bu gibi durumlarda, kapalı bir girişe sahip osiloskop ekranında, sadece gerilimin değişken bileşenini görebildiğimiz akılda tutulmalıdır.
Resim, 1000 voltlık sabit bir bileşen ve 500 voltluk bir değişken bileşenin bir açıklığında, girişe uygulanan maksimum voltajın 1500 volt olacağını göstermektedir. Osiloskop ekranında sadece 500 voltluk bir sinüzoit göreceğiz.
Bir hat çıkışının çıkış empedansı nasıl ölçülür?
Bu paragraf ihmal edilebilir. Küçük detaylar hayranları için tasarlanmıştır.
Telefonların (kulaklıkların) bağlanması için tasarlanan hat çıkışının çıkış empedansı (çıkış empedansı), bir sonraki paragrafta gerçekleştirmemiz gereken ölçümlerin doğruluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip olmak için çok küçüktür.
Peki neden çıkış empedansı ölçülür?
Osiloskopu kalibre etmek için sanal bir düşük frekanslı sinyal jeneratörü kullanacağımızdan, çıkış empedansı ses kartının Çıkış Hattının çıkış empedansına eşit olacaktır.
Çıkış empedansının küçük olduğundan emin olarak, giriş empedansını ölçerken brüt hataları önleyebiliriz. Her ne kadar en kötü koşullarda bile olsa, bu hatanın% 3... 5'ini aşması olası değildir. Açıkçası, bu olası bir ölçüm hatasından bile daha azdır. Ancak, hataların "koşma" alışkanlığı olduğu bilinmektedir.
Ses ekipmanının onarımı ve ayarlanması için bir jeneratör kullanıldığında, iç direncini bilmek de istenir. Bu, örneğin, ESR (Eşdeğer Seri Direnç) eşdeğer seri direnç veya kapasitörlerin sadece reaktif direncini ölçerken faydalı olabilir.
Bu ölçüm sayesinde, ses kartımdaki en düşük empedanslı çıkışı tanımlamayı başardım.
Ses kartında sadece bir çıkış soketi varsa, her şey açıktır. Aynı anda hem bir lineer çıkış hem de telefonlarda bir çıkış (kulaklık). Onun empedansı kural olarak küçüktür ve ölçülemez. Bu ses çıkışları dizüstü bilgisayarlarda kullanılır.
Altı adet kriko olduğunda ve sistem ünitesinin ön panelinde hala bir çift varsa ve her bir sokete belirli bir fonksiyon atanabilirse, soketlerin çıkış empedansı önemli ölçüde farklı olabilir.
Genellikle, en düşük empedans varsayılan çıkış olan ve lineer bir çıkış olan yeşil ışık soketine karşılık gelir.
PC usb'den Osiloskop
usb osiloskoplar 0? hotKeyText.join (''): '' ">
AliExpress kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul edersiniz (Gizlilik Politikamızda daha fazlasını görüntüleyin). Cookie Tercihlerinizi soldaki menüden ayarlayabilirsiniz.
- En iyi eşleşme
- Fiyat (yüksekten düşüğe)
- Fiyat (yüksekten düşüğe)
- Siparişlerin sayısı
- Satıcı Değerlendirmesi
- Tarih eklendi (yeniden eski)
Ürün bulunamadı
Usb osiloskopları ile eşleşen ürün bulunamadı.
Ürün bulunamadı
Usb osiloskopları ile eşleşen ürün bulunamadı.
Kendi elinizle bir bilgisayardan veya bir dizüstü bilgisayardan osiloskop: çizelgeler ve talimatlar
Faydalı bilgiler
Elektronik ve elektronik cihazlardaki neredeyse tüm enstrümantasyon, statik parametrelerin (sıcaklık, akımın büyüklüğü, direnç derecesi vb.) Değeri veya zaman içinde dinamik süreçlerin doğası hakkında bilgi elde etmeye hizmet eder.
Dinamik tipte cihazlar
Osiloskop, bu tür cihazların ikinci tipine aittir. Elektronik ve diğer sistemlerde, sabit bir bileşenin arka planı da dahil olmak üzere salınımlı, darbeli ve diğer periyodik olayların görsel olarak gözlemlenmesi amaçlanmıştır.
Gözlemlenen süreçlerin parametrelerini ölçme yeteneği (frekans, genlik, darbe genişliği, frekans cevabı), osiloskobu aygıtta sadece profesyonel aktivitelerde değil, aynı zamanda elektronik açıdan zengin yaşamda da oldukça popüler hale getirir.
İnternet mağazası "Radiochast" fabrika üretiminin modern osiloskoplarını sunmaktan mutluluk duyar. Osiloskopları depodan veya sipariş üzerine satın alabilirsiniz:
Eğer çalışma prensibini dikkatli bir şekilde analiz ederseniz ve modern bir dijital osiloskopun blok diyagramını analiz ederseniz, o zaman bir ana bilgisayarın ana bileşenleri ile olan benzerliği belirginleşir. Tabanda bir sanal PC osiloskopu yaratmak için bir cazip var, ama gerçek gibi çalışmak için.
Bu karşılaştırmalı tablonun analizi, bir bilgisayardaki osiloskopun asgari sayıda modifikasyonla oldukça basit bir şekilde elde edildiğini açıkça göstermektedir.
Sorunlar ve çözümler
Karşılık gelen programın Dijital Osiloskop 3.0, Osiloskop 2.51, Osci V 2.0 veya başka bir şekilde indirilmesi, bilgisayar ses kartının girişine bir sinyal göndermek ve istenen sinüzoidi gözlemlemek gereklidir.
Ama yakında kaçınılmaz sorular var.
Ve parametreleri nelerdir, harita yanacak, ne ve nerede düzenlenecek ve bunun mümkün olup olmadığı nedir? Dizüstü bilgisayardan daha fazla veya daha az tam osiloskop elde etmek için, daha basit manipülasyonlar yapmak gerekir.
1. ses kartının giriş 2 aşmayan düzeyini bildirmek için tasarlanmıştır ve bazı modeller bile 0.5V olarak, daha sonra, cihazın güvenli ve doğru çalışması için, zayıflatıcı gerekli olduğundan onsuz osiloskop kontrolü, ve özellikle de kalibrasyon imkansız.
1: 1, 1:10, 1: 100 hesaplanmış bir bölücü olan basit bir devre (Şekil 1) ve standart bir fişe giden çıkış kabloları, mevcut elemanların yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Standart bir kablo satın almaya devam ediyor, her şeyi metal kutuya monte ediyor ve kalibrasyon gerçekleştirebilirsiniz.
Üç konumlu bir anahtar ve bir prob bağlantı soketinin kullanıldığı bitmiş yapı yaklaşık olarak bu şekle sahip olacaktır (Şekil 2). Piyasada, çok pahalı olmayan ve bu sorunu çözmek için başarılı bir şekilde uygulanabilecek hazır zayıflatıcı bloklar bulunduğuna dikkat edilmelidir.
1. Oluşturulan cihazın kalibrasyonu zorunlu bir prosedürdür, çünkü bu durumda dijital karttaki analog bilgiyi temsil etmek için kullanılan ses kartının ADC'si başlangıçta birkaç başka işlev gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Sürecin özü, genliği ve frekansı bilinen sinyalin, zayıflatıcı girişine uygulandığı gerçeğine indirgenir.
Daha sonra, senkronizasyonunu elde etmek için sanal bir osiloskopun kontrollerini kullanarak sabit bir resim elde edin.
Daha sonra, kontrol paneli ve trimmer direnci üzerindeki zayıflatıcıyı ayarlayarak, bilgisayar ekranındaki kalibrasyon ızgarasını, giriş sinyalinin bilinen frekansına ve genliğine göre getirin.
Gerçekleştirilen manipülasyonlardan sonra, Şekil l'de gösterilen resmi gözlemlemek mümkün olacaktır. 3. Giriş parametrelerini doğru bir şekilde yapılandıramıyorsanız, bilgisayar ayarlarını kullanmalısınız. Sistem tepsisindeki hoparlör görüntüsünü sağ tıklayın, "Ses Seviyesini Kontrol Et" i seçin, ardından "Line In" kontrolörün imleci ile istenen sinyal seviyesini elde edin.
Kalibrasyon için, bir sanal jeneratörü 50 Hz olarak ayarlayabilir ve voltajı dijital bir multimetre ile ölçebilirsiniz. Bu tür ölçümlerin ve kalibrasyonların hatası, elbette ki, arzu edilen bir şey olmaktan çıkıyor, ancak bir sanal cihaz için% 5-7'lik bir hata oldukça kabul edilebilir bir değerdir.
Bazı öneriler
Bilinmeyen genliğe sahip sinyallerin araştırılması, zayıflatıcıyı en büyük zayıflatma moduna (örneğin, 1: 1000) ayarlayarak başlamak ve monitör ekranındaki resme göre art arda azaltmak için gereklidir. Kategorik olarak, 50 Hz'lik bir elektrik prizine yerleştirilebilmesi için şehir elektrik şebekesinin ofisini izlemeniz tavsiye edilmez. Bilgisayar, bu tür operasyon modları çok beğenilmeyebilir.
Kendi elinizle bir bilgisayardan osiloskop nasıl yapılır? :
Son zamanlarda, örneğin, bir bilgisayardan bir osiloskop yapmak yerine, birçok kişi sadece bir dijital USB osiloskop almayı tercih ediyor. Ancak, piyasaya girerken, aslında osiloskopların maliyetinin 250 $ 'dan başlayacağını anlayabilirsiniz. Ve daha ciddi ekipman birkaç kat daha yüksek bir fiyata sahip.
Bu maliyetten memnun olmayan kişiler için, bir bilgisayardan bir osiloskop yapılması, özellikle de çok sayıda görevlerin çözülmesine izin verdiği için daha önemlidir.
Ne kullanmalıyım?
En uygun seçeneklerden biri, standart bir osiloskopa benzeyen bir arayüze sahip Osci programıdır: Ekranda kendinizin süresini veya kendinizin genliğini ölçebileceğiniz standart bir ızgara vardır.
Bu yararın dezavantajları, bir şekilde kararsız çalıştığı belirtilebilir. Çalışması sırasında program bazen takılabilir ve daha sonra sıfırlamak için özel bir Görev Yöneticisi kullanmanız gerekir.
Bununla birlikte, tüm bunların yararı, tanıdık bir arayüze sahip olması, oldukça kullanıcı dostu olması ve aynı zamanda, bir bilgisayardan tam ölçekli bir osiloskopun yapılmasına izin veren çok sayıda fonksiyonla farklılık göstermesidir.
Nota
Hemen tamamlanmadan bu programlar özel bir alçak frekans jeneratörü var olduğunu belirtmek gerekir, ama tamamen bağımsız çalışır geri dönüşü olmayan dilsiz neden olabilir ses kartı sürücüsünü düzenleyen çalışır olarak kullanımı önerilmez.
Kullanmaya çalışırsanız, kendi kurtarma noktanızın veya işletim sisteminin yedeğini aldığınızdan emin olun.
Bilgisayarınızdan kendi ellerinizle bir osiloskop yapmanın en uygun varyantı, "Ek Materyaller" içindeki normal bir jeneratörü indirmektir.
"Avangard"
"Vanguard" - ölçü çizelgesi tüm standart ve tanıdık değil ve ekran görüntülerinin alınması için farklı çok büyük ekran bir iç yarar, ama bir yerleşik voltmetre genlik değerlerinin yanı sıra frekansını kullanmasına izin verir. Bu, yukarıda bahsedilen dezavantajları kısmen telafi etmenizi sağlar.
Her iki frekans ve gerilim metre düşük sinyal seviyelerinde büyük ölçüde sonuçları bozabilir, ancak bölünme başına volt veya milisaniye cinsinden şemaları düşünmeye alışık olmayan acemi amatör telsiz operatörleri için, bu programı yapar: ellerinle bilgisayarınızdan böyle bir osiloskop yapılmış olması, aşağıdaki karşılaşabilirsiniz oldukça kabul edilebilir. olduğu gibi diğer yararlı özelliği, yerleşik voltmetre iki varolan ölçeklerin tamamen bağımsız bir kalibrasyon sağlamak mümkündür.
Bu nasıl kullanılacak?
Ses kartının giriş devreleri özel bir ayırma kapasitörüne sahip olduğundan, osiloskop olarak bilgisayar sadece kapalı bir girişle kullanılabilir.
Yani, sadece sinyalin değişken bileşeni ekranda görülecektir, ancak, bazı vasıflara sahip olan bu yardımcı programlar, sabit bileşenin seviyesini ölçmek için de kullanılabilir.
Örneğin, multimetrenin okunma zamanı, büyük bir dirençle şarj edilen kapasitör üzerindeki voltajın belirli bir genlik değerini düzeltmeye izin vermediğinde bu oldukça uygundur.
Alt voltaj sınırı gürültü ve arka plan seviyeleriyle sınırlıdır ve yaklaşık 1 mV'dir. Üst limit sadece ayırıcının parametrelerine sınırlıdır ve birkaç yüz volta bile ulaşabilir. Frekans aralığı doğrudan ses kartının kendi yetenekleri ile sınırlıdır ve bütçe cihazları için yaklaşık 0,1 Hz ila 20 kHz'dir.
Elbette, bu durumda nispeten ilkel bir cihaz düşünülür. Ancak, örneğin, bir USB-osiloskop (bir bilgisayar için bir önek) kullanmak için bir fırsat yoksa, o zaman onun uygulama oldukça uygundur.
Bu tür bir cihaz, çeşitli ses ekipmanlarını tamir etmede size yardımcı olabilir ve özellikle sanal düşük frekanslı bir jeneratörle destekliyorsanız, yalnızca eğitim amacıyla kullanılabilir. Buna ek olarak, bir bilgisayar için bir osiloskop programı, belirli bir materyali göstermek veya internette yayınlamak için bir diyagramı kaydetmenize izin verecektir.
Elektrik devresi
Bir bilgisayara (osiloskop) bir önek gerekiyorsa, o zaman onu biraz daha karmaşık hale getirecektir.
Şu anda, bu tür cihazların internette oldukça fazla farklı şemalarını bulabilir ve bunları iki kanallı bir osiloskop oluşturmak için çoğaltmanız gerekir.
İkinci sinyali kullanmak genellikle iki sinyali veya bir öneki karşılaştırmak gerekirse (osiloskop) harici senkronizasyon bağlantısı ile de kullanılır.
Çoğu durumda, devreler son derece basittir, ancak bu sayede, en az sayıda radyo bileşenini kullanarak ölçüm için kullanılabilecek oldukça geniş bir voltaj aralığı sağlayabilirsiniz.
Bu durumda, klasik şemaya göre inşa edilen zayıflatıcı, özel yüksek-mega-omik dirençler kullanmanızı gerektirir ve anahtarlama aralığı durumunda giriş direnci sürekli olarak değişecektir.
Bu nedenle, 1 mΩ'dan daha fazla olmayan bir giriş empedansı için hesaplanan standart osilografik kabloların kullanımında bazı sınırlamalar yaşayacaksınız.
Güvenlik sağlıyoruz
Ses kartının hat girişinin kazara yüksek voltaj olasılığından korunmasını sağlamak için, özel zener diyotları paralel olarak monte etmek mümkündür.
Dirençlerin yardımıyla zener diyotlarının akımını sınırlayabilirsiniz.
Eğer bu durumda, 1000 volt gerilim ölçmek için PC osiloskop (jeneratör) kullanacağız Örneğin, bir direnç iki watt veya bir dvuhvattny direnç kullanabilirsiniz olarak.
Sadece kendi kapasiteleri açısından değil, aynı zamanda içlerindeki voltajın izin verilen maksimum derece cinsinden de farklıdırlar. Ayrıca, bu durumda, bir kapasitöre ihtiyaç duyacağınız maksimum izin verilen değer olan 1000 voltluk bir değere sahip olmanız da önemlidir.
Dikkat lütfen!
Genellikle başlangıçta nispeten küçük bir genliğin değişken bileşenine bakmak gerekir, ki bu durumda oldukça büyük bir sabit bileşenle farklılık gösterebilir. Bu durumda, kapalı bir girişe sahip bir osiloskopun ekranında, gerilimin değişken bileşeninden başka bir şey görmeyeceğiniz bir durum olabilir.
Voltaj bölücü rezistörü seçimi
Oldukça genellikle modern jambonları hassas dirençleri bulmak için bazı sıkıntılar yaşıyoruz nedenle, sık sık olur için size mümkün olduğu kadar doğru fit bilgisayardan osiloskop gibi aksi olmamak gerekir geniş uygulama standart aletini kullanmak zorunda olmasıdır çıkacak
Çoğu durumda hassas dirençler, geleneksel dirençlerden birkaç kat daha pahalıdır. Aynı zamanda, günümüzde genellikle 100 adet için bir defada satılıyorlar ve bu nedenle satın alımları her zaman uygun olarak adlandırılamaz.
düzenleyici
Bu durumda, her bölücü kol biri sabit olan iki dirençten, ikincisi ise bir düzelticiden oluşur. Bu seçeneğin dezavantajı, hantallığıdır, fakat doğruluk sadece ölçüm cihazının sahip olduğu mevcut parametreler ile sınırlıdır.
Direnç seçimi
Bilgisayarı bir osiloskop olarak yapmak için ikinci seçenek direnç çiftlerini toplamaktır.
Bu durumda doğruluk, yeterince büyük bir genişliğe sahip iki setin direnç çiftlerinin kullanılması nedeniyle sağlanmıştır.
Başlangıçta tüm cihazların dikkatli bir şekilde ölçülmesi ve daha sonra dirençlerin toplamının çalıştığınız devre için en uygun olan çiftleri seçmesi önemlidir.
Bu yöntemin, "TL-4" efsanevi cihaz için ayırıcının dirençlerini ayarlamak için endüstriyel ölçekte kullanıldığı belirtilmelidir.
Bilgisayarınızdan kendi ellerinizle bir osiloskop yapmadan önce, böyle bir cihazın olası eksikliklerini incelemeniz gerekir. Her şeyden önce, çok sayıda direnişe duyulan ihtiyacın yanı sıra zahmetin de farkındayız.
Sonuçta, kullandığınız cihazların listesi ne kadar uzun olursa, ölçümlerin nihai doğruluğu o kadar yüksek olacaktır.
Uydurma dirençleri
Filmin bir kısmını çıkararak dirençlerin takılması bazen günümüzde modern sanayide bile kullanılmaktadır, yani bu şekilde bir osiloskop genellikle bir bilgisayardan (USB veya diğer) yapılır.
Bununla birlikte, aynı zamanda, yüksek direnç dirençlerini özelleştirecekseniz, bu durumda dirençli filmin hiçbir şekilde kesilmemesi gerektiği de not edilmelidir. Bu tür aygıtlarda, bir spiral şeklinde silindirik bir yüzeye uygulandığı, bu nedenle, zincir kırılma olasılığını dışlamak için filetoyu dikkatli bir şekilde yapmak gereklidir.
Bilgisayarınızdan kendi ellerinizle bir osiloskop yaparsanız, rezistörleri evinize sığdırmak için en basit zımpara "nulevku" yı kullanmanız yeterlidir.
- Başlangıçta, daha az dirence sahip olduğu bilinen bir direnç durumunda, koruyucu tabakayı dikkatlice çıkarmak gerekir.
- Bundan sonra, direnci multimetere yapıştırılacak olan uçlara lehimleyin. Zımpara kağıdı dikkatli hareketler yaparak, direncin direnç değerleri normal değere ayarlanır.
- Şimdi, direnç son olarak monte edildiğinde, kesimin yeri ek bir özel koruyucu vernik veya tutkal tabakası ile kaplanmalıdır.
Şu anda, bu yöntem en basit ve hızlı olarak adlandırılabilir, ancak iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar, bu da evde iş için en uygun olanı yapar.
Neye dikkat etmeniz gerekiyor?
Benzer bir iş yapacaksanız, her durumda takip etmeniz gereken birkaç kural vardır:
- Kullandığınız bilgisayar güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
- Hiçbir durumda sokete toprak kablosu koymayınız. Satır giriş konektörünün özel bir sistemiyle sistem biriminin şasisine bağlanır. Bu durumda, sıfıra veya faza geçip geçmediğinize bakılmaksızın, kısa devre olmaz.
Diğer bir deyişle, sadece adaptör devresinde bulunan ve 1 mega metrelik bir nominal değere sahip olan rezistansa bağlanan tel sokete takılabilir. Şasiye bağlanan ağa bir kablo eklemeyi deniyorsanız, hemen hemen her durumda bu en hoş olmayan sonuçlara yol açar.
"Vanguard" osiloskop kullanırsanız, o zaman kalibrasyon sürecinde "12.5" voltmetre ölçeğini seçmelisiniz. Ekranınızdaki şebekenin voltajını gördükten sonra, kalibrasyon penceresine 311 değerini girmeniz gerekir.. Voltmetrenin size sonucu 311 mV veya yaklaşık olarak göstermesi gerektiği unutulmamalıdır.
Her şeyden önce, modern elektrikli ağlardaki gerilim şeklinin sinüzoidalden farklı olduğunu unutmayın, çünkü bugün elektrikli aletler dürtü güç üniteleriyle üretilmiştir. Bu nedenle sadece görünür eğriye değil, aynı zamanda sinüzoidal devamına da odaklanmanız gerekecek.
Bilgisayardan Osiloskop
Osiloskop, herhangi bir radyo mühendisliği laboratuarında veya profesyonel bir radyo atölyesinde vazgeçilmez bir şeydir. Bunu kullanarak, arıza planlarını tanımlayabilir ve bunları yapılandırırken hata ayıklama etkinliklerini uygulayabilirsiniz.
Vazgeçilmez cihaz olacak ve herhangi bir cihaz oluştururken ve geliştirirken. Bir kural olarak, bir osiloskopun maliyeti oldukça yüksektir ve herkes bunu karşılayamaz.
Ama bir bilgisayardan bir osiloskop yaparak ekipman satın alarak tasarruf edebilirsiniz - basit ekipmanın onarımını ve doğrulanmasını gerçekleştirmek için yeterli olacaktır. Radyo amatör için bu seçenek doğru olacaktır.
Bilgisayardan kendi elleriyle osiloskopun herhangi bir tasarımı için sabit koşullar, bunun için bir bilgisayar ses kartı kullanma ihtiyacı kalmaktadır. Yardımı ile ve devrenin sağlığını kontrol edecektir.
Ek elemanlar olarak, test edilen devreye, bilgisayara yazılım ve ses kartı için bir adaptöre uygulanan özel bir prob kullanılır.
Bu, gelen sinyallerin seviyesini bilgisayarın ses kartının yetenekleri ile eşitler.
Yazılım olarak, bilgisayarınızda osiloskop modeli oluşturmak için herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Örnek olarak, AudioTesteri ile birlikte verilen Osci programını kullanabilirsiniz.
Programın öğrenilmesi kolaydır ve geleneksel bir osiloskop kullandığınızda mevcut olana karşılık gelen bir görüntüyü gösterir.
Gelişimindeki sorunlar olmamalı, bu yüzden ses kartı için adaptörün oluşturulmasını yazacağız.
Bilgisayardan bir osiloskop için adaptör oluşturma
Hemen hemen tüm adaptör, mevcut çizime göre üretimde zorluklara neden olmayacak olan sadece bir şemaya uyar. Kural olarak, bir osiloskop ihtiyacı olan bir kişi zaten radyo mühendisliğinde bazı bilgilere sahiptir ve basit bir devre tasarlayabilir.
Oluşturulan bağdaştırıcı, bir bilgisayardan bir osiloskop oluştururken tamamlayıcısı olan ses kartına eklenecektir, USB girişi, oluşturulduğu bloğa güç vermek için kullanılır, devresi aşağıda gösterilmektedir.
Adaptör aşağıdaki özelliklere sahip parçalar içerir:
Zener diyot VD1-VD4 0,8 ila 1,8V arasında herhangi bir voltaj ile. Ancak, bir sebepten ötürü, kendi ses kartınızın özelliklerini açıklığa kavuşturamazsanız, risk almamak ve zener diyotları 1V'den daha büyük bir voltajla kullanmamak daha iyidir;
Dirençler: Dağılma gücü 0,5 W'den az olmamalıdır.
Gerilimin, sadece 12 voltluk voltajı değil, 250 V'a kadar test edilmesi gerektiği durumlarda kullanılan şemanın başka bir versiyonu daha vardır. Görüldüğü gibi, ilk seçeneğin daha karmaşık bir revizyonudur.
düşünce
Bir bilgisayardan bir osiloskop yapmak için gerekli bilgi miktarından ziyade maliyetli bir görev olduğu için, yeni başlayanlar ve jambonlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle onlar için, cihazı daha doğru ve dayanıklı hale getirmeyi mümkün kılacak çeşitli kurallar vardır.
Osiloskop diğer kartların çalışmasını test etmek için kullanılır, bu nedenle, bilgisayarın neden olduğu yabancı seslerden etkilenebilecek kadar hassastır. Onlara karşı korumak için, koruyucu bir metal kasaya koyarız.
Kalibrasyon cihazını açmadan önce, bilgisayarın topraklandığından emin olun. Ünite kasasına bağlı bir kabloyu prize takmaya çalışmayın. Sadece adaptör devresinden R1 rezistansına giden tel çıkışa bağlanabilir. Aksi halde, cihaz kullanılamaz hale gelebilir.
Bilgisayardan iki kanallı osilografi | Ana Vida. Hepsi kendi ellerinizle!
Sanal osiloskop RadioMaster volt milivolt birkaç on genlikle 30..50 10..20 Hz iki kHz kanallarından bir ses frekansı aralığında AC gerilimleri incelemek sağlar.
Gerçek bir osiloskoptan önce, bu cihazın avantajları vardır: grafik dosyalarındaki dalga biçimlerini depolamak için sinyallerin genliğini kolayca belirlemenizi sağlar.
Cihazın dezavantajı, sinyallerin sabit bileşenini görememesi ve ölçememesidir.
Gösterge panelinde, gerçek osiloskoplar için tipik olan kontrollerin yanı sıra, dalga şekilleri depolama modunda çalışmak için özel ayar araçları ve düğmeler bulunmaktadır. Panelin tüm unsurları açılır yorumlar ile sağlanır ve bunları kolayca anlayabilirsiniz. Yorumların parantezlerinde, ekran denetimlerini çoğaltan anahtarlar vardır.
Özellikle, yalnızca ürettiğiniz kabloyu bağladıktan sonra yapılması gereken Y (voltaj) kalibrasyon işlemine odaklanacağız.
Yaygın bir kaynaktan bilinen bir genlik sinyali (tercihen 500 frekansı olan bir sinüs dalgası) sağlayın.
2000 Hz ve amplitüd hesaplanan limitin biraz altındadır), milivoltlarda bilinen genlik değerini girin, Enter tuşuna basın ve osiloskop kalibre edilir. Programın ilk kalibrasyonu, yukarıdaki diyagrama karşılık gelen bir kablo ile yapılır.
Program tüm ayarları ve ayarları hatırlar ve bir dahaki açışınızda bunları geri yükler.
Osiloskopun özellikleri büyük ölçüde bilgisayarınızın ses kartının parametrelerine bağlıdır.
Böylece, örnekleme frekansı 44,1 kHz'den fazla olmayan eski kart tiplerinde, cihazın frekans aralığı yukarıdan sınırlandırılmıştır.
Paneldeki örnekleme frekansı anahtarını kullanarak ses kartınızı deneyin ve mümkün olan en yüksek değerde durun. Zaten 96 kHz'de, 20 kHz'e kadar sinyalleri güvenle değerlendirebilirsiniz.
ADC'nin çözünürlüğü, yeterince yüksek bir doğruluk sağlayan 16'ya ayarlanmıştır.
Osiloskop ile ölçülen voltaj aralığı, kabloya monte edilen dirençli ayırıcılar ile belirlenir (şemaya bakın).
R1 = 0 olduğunda, ses kartının ADC girişine tüm voltaj uygulanır, bu nedenle deformasyon olmadan 500.,600 mV'den fazla olmayan genlikli sinyallerin tedavi edilmesi mümkündür.
Şemada belirtilen dirençleri kullanırken, gerilim aralığı amatör uygulamada genellikle yeterli olan 25 V'a kadardır.
Korumalı bir tel kullanılması ve dirençlerin bilgisayardaki ses kartı konektörüne mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi önerilir.
Ses kartınızda bir hat girişi yoksa, mikrofon girişini kullanın, ancak bir osiloskop kanalını kaybedersiniz. Windows ayarlarında seçilen ses kartı girişini belirtmeyi unutmayın. İlgili ses kontrolünü maksimum konuma, denge kontrolünü boşa ayarlayın.
Soru ve isteklerinizle lütfen: [email protected]
programı ücretsiz indir (330kb)
- Mobilya düzenlemek için ücretsiz program
Tamir. Mobilyaların düzenlenmesi. Bir kalem, bir kağıt ile kol ve planlamaya başlarken... Biz, bunun ne kadar mevcut odası, mobilya planını çizmek... Bütün bu uygun değildir ve bir sorun teşkil ama... bize odada ücretsiz yazılım Sweet Home 3D bizim gelecekteki planını kolaylaştıracak yardımcı olacaktır! Devamı...
Basit 2D ve sözde 3D oyunlar oluşturmak için basit, ücretsiz bir tasarımcı. Talimatları okuduktan sonra, sadece birkaç saat içinde ilk basit oyuncağı yapabilirsiniz. Daha fazla oku...
Sistem dosyalarını yedekleme programı
Clonezilla 2.1.2-20
Clonezilla işletim sisteminin bir yedek kopyasını oluşturmak için ücretsiz program ile, sistem arızası durumunda bilgisayarınızı geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla oku...
Bir kişisel bilgisayar temelinde Osiloskop
Bununla birlikte, standart bir ses kartı kullanımı bazı durumlarda bir tamir imkanı zarar DC gerilimi ölçmek için kendi yetersizlik ile ilgili bazı kısıtlamalar taşır, ve her durumda snobs tarafından alay bir nedenidir.
Bu sinir bozucu ses kartı mülkiyeti bazı kazanımlar veren savaş ilan edildi. Ancak kayıplar var: 1. Ses kartının kesinleştirilmesi gerekiyor. Ana iyileştirme, giriş kapasitörlerine kısa devre yaptırmaktan oluşur;
2. 1. maddeye uygun olarak değiştirilen ses kartı, yukarıda listelenen bölmelerdeki şema ile doğru şekilde çalışmayı reddeder, örn. Hala gösterdiği bir şey, ama her boyutta değil ve hala kalibre etmek imkansız. Bu yanlış anlaşılmayı önlemek için, ölçülen sinyal ile kuplaj şemasını önemli ölçüde karmaşıklaştırmak gerekliydi. Buradaki fikir şu şekilde gözüküyor: Ses kartı tabanlı multimetre;
3. Bazı ses kartları pes etmeyin. Dahası, daha modern ve sofistike bir sabit görmek için daha az şans. Birkaç kart öldürerek buna ikna oldum.
Ve aslında, neden böyle bir kurban? Bu bize sabitleri görme fırsatı veriyor mu? Örneğin, ateşleme sinyallerini gözlemlerken, fark kritik değildir, çünkü ateşlemenin ana parametreleri - kıvılcım süresi ve kalan salınımlar doğru bir şekilde gösterilir ve tüm bunlar standart ses üzerinde oldukça net bir şekilde görünür; Ateşleme sinyali hızlıdır. Uygulamaya dönelim.
Görüldüğü gibi, soldaki ve sağdaki sütunlardaki farklılıklar karakter bakımından oldukça estetiktir - hatalı M3, her iki tipte de sönümlü salınımların olmadığı durumlarda yakalanır.
Ancak, standart ses girişinin kapalı olması nedeniyle, sol sütundaki kontrol pulsunun yatay bölümde kötü bir yağma olduğunu unutmayın. Ve sinyal ne kadar yavaş olursa, bozulma o kadar güçlü olur (bu yavaşlamanın sonunda - tam bir sokak, yani düz bir çizgi).
Eksantrik mili sensöründen gelen sinyalleri her iki kart tipinde karşılaştırın. Bu, tanılayıcıların yeteneklerini ne kadar sınırlar?
Burada bile standart bir ses kartı yeterli görünüyor; Zaman aralıklarını güvenilir bir şekilde belirler.
Hatalı bir eksantrik mili sensörü sinyali sıfıra iki volt ulaşmadı ve bu nedenle, bilgisayar motoru sürerken dikkate sinyalini almayı reddetti: Bu umut Aşağıdaki örneği yalanlıyor.
Standart bir ses kartında, bu arızayı yakalayamazsınız, sadece geçmişte yürüyün. Bu daha ciddi...
Son olarak, standart sese düşük frekanslı sinyaller kolayca elde edilemez. Ve bunların çoğu, hatta çoğunluğu (oksijen sensörü, gaz kelebeği konum sensörü, sıcaklık sensörü sapması, vb.) Vardır. Birçok test analizden çıkar.
Örneğin, standart ses makinesinde, kontak açıldığında (ki sağlığının güvenilir özelliklerinden biri olan) DMRV sinyalindeki sıçrama şekli görülmez.
Geçici işlemin tamamlanmasından sonra toplam voltaj bir voltmetre ile görülebilir ve geçişin kendisi sadece bir bellek osiloskopudur ve sadece sinyalin sabit bir bileşenini gösterebildiği için, yani. açık bir giriş var.
Buna ek olarak, bir sabit görebilme yeteneği, osiloskop ölçeğini fiziksel büyüklüklerde (volt, miliamper, çubuk, santimetre vb.) Kalibre etmenizi sağlar. Her şey, postların sensörlerle doldurulmasına bağlıdır - fiziksel büyüklükteki dönüştürücüler. Hala osilogramları izle.
İlk osilogramların sevinci için (hangi ekipmanın alındığına bakılmaksızın) şaşkınlık olacaktır: "Ve nasıl yorumlanmalı?", Ve burada tıpla bir benzeşim oldukça uygundur.
Kalbin aynı kardiyogramında farklı deneyimlere sahip doktorlar farklı sonuçlara yol açacaktır. Daha az tecrübeli olanlar, daha deneyimli olanların önemli olduğunu düşünecekler. yani
osilogramları daha iyi okumak için çok okumak zorundasınız ve miktar mutlaka kaliteye girecektir.
Bugün için bir osiloskop ya da ağabey-motor test cihazı olmadan tam teşekküllü bir teşhis sunmak zordur. Özellikle akut, bilgisayar programına dikilmiş az gelişmiş bir kendi kendine diyagnozu olan araçların teşhis edilmesi için gereklidir (eğer varsa). Bilgisayar ne kadar "aptal" ise, teşhis işinin miktarı ne kadar büyük olursa, harici ekipmanlara aktarılır.
Osiloskop bunlardan biridir. Ve eğer üç kilo tarayıcı yokluğundan dolayı ECU'ya yaklaşamayacağınız bir yabancı araç meselesi ise osiloskop olmadan oldukça kötüdür. Gelişmiş self-diagnostikle bile otomobillerde sık rastlanan bir durum - ECU, bir silindirin çoklu ateşlemelerini sabitledi ve nozulunu kapattı.
Kontak atlamaları, bir nedenden dolayı meydana gelebilir ve mutlaka ateşleme sırasında atlama yapılmamalıdır. Fakat ikinci durumda bile, ECU belirli bir sebep göstermez (mum? Tel? Bobin?), Ama sadece nozul ve her şeyi keser. Ve osiloskop gösterecektir.
Dahası, bir osiloskop, kontrol sistemiyle hiçbir ilgisi olmayan ve çoğu durumda doğal Ebushnaya kendi kendine diyagnostiği ile sınırlı olan, tespit ve arızaları belirleyebilir. Örneğin, rölanti motorunun DMRV sinyalinde, zamanlamadaki normdan sapmayı tespit etmek mümkündür.
Ancak osiloskopu kullanabileceğiniz çok az şey var mı? Ve sadece radyo kaset kaydedici tamir olsa bile, araba tamiri değil. Powergraph'ın kullanılması, zaman içinde sinyalin uzun süredir kaydedilmesi gerektiğinde de yararlı olabilir; bu, aslında programın doğrudan amacı olan kayıt cihazıdır.
Sinyalleri gerçek zamanda gözlemlemeden yapamayız. Başka bir program başlatmak için fareyi tıklayın (ütüyle değiştirilmemiş) ve kayıt cihazı gerçek zamanlı bir osiloskoba dönüşüyor.
Aynı şekilde bir spektro-analiz cihazı ve bir jeneratör elde edebiliriz.
Bu makalede önerilen osiloskop, belirli bir yazılıma herhangi bir bağlamaya sahip değildir, bu da sizi internette bulacağınız yazılımı çok farklı bir şekilde seçmenizde sizi bağımsız kılar.
Fotoğrafta gösterilen osiloskopun kapsamı:
1. Her kanalı kalibre etme kabiliyetine sahip metal bir kasada iki kanallı adaptör. Kanallardan biri kalibre edilmiş üç alt banda ayrılmıştır (1: 1, 1:10, 1: 100), anahtarlama adaptör üzerindeki bir düğme tarafından gerçekleştirilir.
1: 1 alt bant, düşük voltaj değerlerini (oksijen sensörü, piezoelektrik sensörler, DMRV, akım sensörü, mikrofon, vb.) Görüntülerken niteliksel bir sinyal elde edilmesini sağlar. Adaptörün giriş empedansı, kanal başına 1mΩ'den daha kötü değildir.
Adaptörün giriş sinyali soketleri bir lale-audio veya BNC (müşterinin talebi üzerine) şeklinde yapılabilir. Alçak gerilim sinyal araştırmacıları için, 2: 1 alt bant yararlı olabilir, bu durumda alt bant 1: 100 (seçenek) adaptörden değiştirir;
2. Değiştirilmiş ses kartı (PCI);
3.
sensörler: kapasitif - ikincil ateşleme voltajını 3 m kablo uzunluğuyla görüntülemek için. Kablo uzunluğu 3m olan üniversal prob;
4. Osiloskop yazılımının çeşitli versiyonlarına sahip bir disk, takılı ses kartının sürücüsü, bilgi paketi ve kurulum kılavuzu.
Ücretsiz bir bonus olarak, disk, kendi koleksiyonundan bir dizi tanılama yazılımı ile tamamlanmaktadır - işte çalışan ve kanıtlanmış her şey.
Bu çiftlikte 4000r (3000 - sensörler olmadan), Rusya'da posta ücreti olmadan, hangi siparişin verildiğini hesaplamak için alıcının şehrini belirtmek gerekir.
Eski SSCB'nin diğer ülkelerinden alıcılar için bu kit, Rusya topraklarındaki vekilleri veya trenin kondüktörüyle transfer edilir.
Lütfen teslimatta nakit olarak bir set satın alma olasılığı hakkında soru sormayın - bu teslimat şekli yapılmamaktadır.
USB osiloskopu kendi elleriyle birleştirmek
instrument.guru> Kendi Ellerinizle> USB osiloskopu kendi ellerinizle birleştirin
Şu anda radyo elektroniklerinin en yeni teknolojilerini takip etmek zordur. Çeşitli elektronik cihazlar artık zevkinize uyacak şekilde değiştirilebiliyor. Bir arzu ve beceri olurdu.
Eski elektronik saatlerden bile, elektrik devresinin birçok parçası için basit bir test cihazı yapabilir, tabletlerden ve bilgisayarlardan bahsetmezsiniz. Birçok radyo amatörleri ve uzmanları, çoğu zaman osiloskopun çok popüler olduğu doğru elektronik cihazları kullanmalıdır. Böyle iyi bir cihaz ucuz değildir.
Her ne kadar bir radyo amatör için bile tablet ve android dayalı kendi elleriyle yapmak için zor olmasa da.
Osiloskop nedir ve işlevleri
Özellikle osiloskopun çalışmalarına ve görsellerine aşina olmayanlar için açıklayacağım. Bu cihaz (mini TV'nin eski versiyonunda, yeni olarak - tabletin tasarımı, vb.)
Elektrik şebekesinde frekans dalgalanmalarını ölçen ve izleyen). Uygulamada, birçok uzman laboratuar ve profesyonel radyo telemasterleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çünkü birçok elektrikli cihazların tam ayarları sadece yardımı ile yapılır.
Elektronik veya kağıt formdaki okumaları sinüzoidal dalga formlarını görmeyi sağlar.
Bu sinyalin frekansı ve yoğunluğu, sırayla, elektrik devresinin arızasını veya yanlış montajını belirlemeyi sağlar.
Bugün mevcut akıllı telefon, tablet ve ilgili yazılıma dayanarak kendi başınıza oluşturabileceğiniz iki kanallı bir osiloskopa bakacağız.
"Android" tabanlı bir cep osiloskop montajı
Ölçülen frekans insan kulağına duyulabilir olmalı ve sinyal seviyesi standart mikrofon sesini aşmamalıdır.
Bu durumda, osiloskobu kendi ellerinizle ve ek modüller olmadan "Android" esasına göre monte edebilirsiniz. Bir mikrofonun olduğu kulaklığı söndürürüz.
Bu kulaklığın yokluğunda, dört kontaklı 3,5 mm'lik bir ses fişi satın almanız gerekir. Lehim eklemleri, gadget'ınızın konektörlerine göre.
Yazılımı, mikrofon girişinin frekansını ölçecek ve bu sinyale dayalı bir grafik çizecek olan Market'ten indirin. Sunulan seçenekler en uygun olanı seçmek için yeterli olacaktır. Uygulamayı kalibre ettikten sonra, osiloskop kullanıma hazır olacaktır.
"Android" in avantajları ve eksileri:
- Artıları: sadelik ve ucuzluk; Bu projenin uygulanması için harcanan minimum süre.
Bir tabletten bir osiloskop montajı
Sinyali sabitlemek ve giriş voltajı aralığını genişletmek için, tablet için osiloskop devresini kullanabilirsiniz. Bir bilgisayar için cihazlar oluşturmak için uzun ve başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
Bunu yapmak için, 10 ve 100 kOhm dirençli KS 119 A stabilizatörlerini kullanın. İlk direnç ve zener diyotları paralel bağlanır. İkinci ve daha güçlü direnç, elektrik devresinin girişine bağlanır. Bu maksimum voltaj aralığını uzatır. Sonuç olarak, ek girişim kaybolur ve voltaj 12 volta yükselir.
Bir tablet ve android dayalı bir osiloskop montaj için gerekli yazılım
Benzer bir devre ile çalışmak için gelen ses sinyaline göre grafik çizebilen bir programa ihtiyacınız vardır. "Market" de bu kadar çok seçenek var. Onlarla birlikte, ek bir kalibrasyon seçebilir ve bir tablet veya başka bir işlevsel cihazdan profesyonel bir osiloskop için maksimum doğruluk elde edebilirsiniz.
Ayrı bir gadget ile geniş bant frekansı
Dijital bir versiyonda sinyalin iletilmesini sağlayan analogdan dijitale dönüştürücü ile ön eki ile ayrı bir gadget ile geniş bir frekans aralığı elde edilir. Bundan dolayı, daha yüksek ölçüm doğruluğu elde edilir. Pratikte, bireysel cihazlardan bilgi toplayan taşınabilir bir ekrandır.
"Android" de bir tabletten Osiloskop
Bluetooth kanalı
Halihazırda, mağazalardaki elektronik ilerleme, bir osiloskopun işlevlerini yerine getiren konsollardır. Sinyali Bluetooth kanalının yardımıyla tablete veya akıllı telefona iletirler.
Böyle bir osiloskop - Bluetooth üzerinden bir tablete bağlı bir ön ekin kendine özgü özellikleri vardır. Ölçülen frekansın limiti 1 MHz, probun gerilimi 10 V ve yaklaşık 10 metrelik aralık, profesyonel çalışma aktiviteleri için her zaman yeterli değildir.
Böyle durumlarda, bir osiloskop kullanabilirsiniz - Wi-Fi kullanarak veri aktarımı ile bir önek.
Kablosuz bağlantı kullanarak veri aktarma
Wi-Fi, ölçüm cihazlarının yeteneklerini büyük ölçüde genişletir. Tablet ve önek arasındaki bu tür bilgi alışverişi özellikle popülerdir. Bu modaya bir haraç değil, saf pratikliktir. Ölçülen bilgiler, monitörde herhangi bir grafiği anında görüntüleyen tablette gecikme olmadan iletildiğinden.
Net bir kullanıcı menüsü, elektronik cihazın yönetim ve ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Ve kayıt cihazı, bilgiyi gerçek zamanlı olarak ve bu süreçteki tüm katılımcılar için tüm noktalara çoğaltmanıza ve aktarmanıza izin verir.
Genellikle, satın alınmış bir osiloskop ile birlikte - bir önek de yazılımla birlikte verilir. Bu sürücüler ve program tabletinize veya akıllı telefonunuza hızlıca indirilebilir. Böyle bir disk yoksa - bu verileri uygulama mağazasında bulun veya Internet'te forumlar ve özel web siteleri için arayın.
USB Osiloskop
USB osiloskopun montajı sadece 250-300 rubleye mal olacak ve bunu kendiniz yapabilirsiniz.
- USB bağlantı noktası sonlandırma dirençlerinin sinyal hatlarına 68 ohm. Zemin ve sinyal damarları arasında, enterferansı azaltmak için seramik yoğuşma tesisatı kuruyoruz. Kapasiteleri 100 nF olmalıdır. Aynı kapasitör ve aynı kapasitede, +5 V güç devreleri ve toprak üzerine monte edilen 47 μF'de "elektrolit" e paralel olarak monte edilir.
- Sinyal çizgileri ile toprak arasındaki zener diyotu 3,6 V'ye ayarlayın. Açma göstergesinin LED'i 220-470 ohm'luk bir direnç ile seri olarak yerleştirilir. Bir 1,5-2,2 kΩ direnç, işletim sistemi cihazını belirler. USB kablosunun telleri, ilgili kablo pin çıkışı ile PCB'ye lehimlenir.
- Windows'u yeniden başlattıktan sonra, osiloskobu USB bağlantı noktasına tekrar yerleştirmeniz gerekir. Ayrıca 8 CKDIV 8 üzerindeki FUSE bitini de çıkarmak gerekir. Bu elektronik cihaz, çalışması için herhangi bir üçüncü taraf sürücü gerektirmez. Klavye ve fareye benzer şekilde, aynı zamanda bir Hid cihaz olarak tanımlanır. Birincil bağlantı iken, osiloskop bir Easylogger olarak tanımlanır. Usbscope'un dördüncü sürümü ve üstü, 64 bit Windows işletim sistemi için destek sağlıyor. Osiloskopun normal çalışması için, bilgisayarın Netframework ve Osiloskop - ses kartı girişine beslenen sinyali gösteren bir osiloskop programına sahip olması gerekir.
- Uygulamada, bu araç sadece radyo elektroniklerinde değil, aynı zamanda otomobil ateşleme sistemlerinin ayarları, yakıt tüketimi ve diğer ihtiyaçların belirlenmesi için de uygulama bulmuştur. Ölçülen devreye bağlamak için iki prob lehimlenmelidir. Gürültü seviyesini azaltmak için, osiloskoptan probların hızlı bağlanmasını ve ayrılmasını sağlayan lale veya RCA konektörlerinin yanı sıra korumalı tel kullanılması tavsiye edilir. Ölçüm için bir osiloskop problarından biri, sinyal veni için multimetre içinde bir temas ile biter ve "timsah" yardımıyla, yere bağlanır. Sinyal renkleri ve toprak için farklı renklerde ikinci prob "timsahlar" üzerinde.
Elektronik "oyuncak" gibi profesyoneller için açıkça uygun değildir. Ve yeni başlayanlar için, radyo amatörleri, belirli pratik becerileri kazanmak için çok iyi bir osiloskop simülatörüdür.