Gemi onaylı yüksek doğruluk bloğu basınç vericisi kullanım için tasarlanmıştır neredeyse tüm deniz uygulamaları. MBS 5150 ile entegre darbe durdurucu, kullanım için tasarlanmıştır şiddetli ortam ile deniz uygulamaları kavitasyon, sıvı çekiç veya basınç zirveleri ve güvenilir bir basınç sunar
zorlu çevre koşullarında bile ölçüm koşullar. Vericiler doğrudan kolayca monte edilebilir MBV 5000 blok test valfinde veya dişli basınç bağlantısı kullanılabilir.
Esnek basınç verici programı 4 - 20 mA çıkış sinyalini kapsar, mutlak veya gösterge (göreceli) versiyonlar, ölçüm aralıkları 0 - 4 ila 0 - 400 bar.
Mükemmel titreşim kararlılığı, sağlam inşaat ve yüksek derecede EMC / EMI koruma için basınç vericisini donatın en katı denizcilik gereksinimlerini karşılamak
Akış hızındaki değişikliklerle birlikte hidrolik sistemlerde kavitasyon, sıvı darbesi ve basınç tepe noktaları meydana gelebilir, örn. hızlı
bir valfin veya pompanın kapanması başlar ve durur. Sorun, oldukça düşük olsa bile giriş ve çıkış tarafında meydana gelebilir.
çalışma basınçları.
Medya durumu
Partikül içeren sıvılarda nozül tıkanması meydana gelebilir. Vericiyi dik konumda monte etme memedeki akış, ölü hacme kadar başlatma süresi ile sınırlı olduğundan tıkanma riskini en aza indirir meme ağzının arkasında… dolmuş. Medya viskozitesinin tepki süresi üzerinde çok az etkisi vardır. Viskozitelerde bile
100 cSt'ye kadar, yanıt süresi 4 ms'yi geçmeyecektir.