Flakon Boyutu : Headspace flakonları 6, 10 ve 20ml boyutlarında mevcuttur. İlgili bileşenlerin aşırı seyreltilmesi olmadan yeterli üst boşluk veya faz oranı sağlamak için yeterince büyük bir şişe kullanın. Faz oranı daha sonra tartışılacaktır ve normalde numune hacminin en az %50'si olmalıdır.
Alt Profil: Headspace şişeleri yuvarlak tabanlı veya fiat tabanlı olabilir. her iki tip de uygundur ancak yuvarlak tabanlı şişeler daha güçlü olma eğilimindedir ve otomatik numune alma cihazı şişeleri inkübatör içine ve dışına hareket ettirdiğinde daha güvenilir şekilde çalışabilir. Yuvarlak tabanlı şişeler ayrıca daha yüksek basınçlara dayanma eğilimindedir ve yüksek sıcaklıklar ve türevlendirme gibi uygulamalar için daha uygundur.
Septa Seçimi: Sistemin sıcaklığına uygun septa kullanın. Kötü septa kanamaya neden olabilir ve SO üst boşluğu kirletebilir.
Doğru Sıkma: Üst boşluk şişeleri doğru şekilde kıvrılmalıdır. Kıvırıcının aşınmış olmadığından ve doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Şişeye uygulandıktan sonra kapak dönmemelidir. Doğru flakon sıkma hakkında daha fazla bilgi edinin.