200 mm'ye kadar numune boyutları için içme şişeleri için tork ölçüm cihazı / Analiz için yazılım / Sol ve sağ dönüş yönü / Kauçuk tutucu / İstatistiksel değerlendirme
İçme şişeleri için tork ölçer, içme şişeleri ve benzeri kaplar üzerindeki döner kapakların torkunu sabit bir şekilde belirlemek için geliştirilmiştir. İçme şişeleri için tork ölçer ile yapılan bu ölçüm, kapların düzgün bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek için özellikle önemlidir. Örneğin, kaplar düzgün kapatılmazsa, içerdikleri içecek veya yiyecekler zamanından önce çürüyebilir. Bu nedenle, şişeler için tork ölçer ile bu ölçüm yöntemi özellikle gıda endüstrisinde kullanımda gereklidir.
İçme şişeleri için tork metrenin laboratuvarda veya üretimde kullanılması önemli değildir. Tork ölçerin içme şişeleri için döner tablası, 20 ila 200 mm çapındaki numuneleri tutabilir. İçme şişeleri için tork ölçerin yan tarafına takılan bir krank, dönüştürücünün sürekli ve esnek bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Krank sayesinde numuneler hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.
İçme şişeleri için tork ölçerin analizi için çeşitli fonksiyonlar mevcuttur. Örneğin, mevcut ölçülen değerler içme şişeleri için tork ölçerde görüntülenebilir. Tepe değeri (PEAK), içme şişeleri için tork ölçerde de görüntülenebilir.
İçme şişeleri için tork ölçer üzerindeki USB arabirimi aracılığıyla bir PC'ye doğrudan bağlantı kurulabilir. Yazılım daha sonra, içme şişeleri için tork ölçerden ölçüm sürecinin grafiksel ve tablo şeklindeki seyrini analiz etmek için kullanılabilir. İçme şişeleri için tork ölçer tarafından saklanan ölçüm verileri de yazılım kullanılarak çağrılabilir ve işlenebilir.
Kaydedilen ölçüm verileri, içecek şişeleri için tork ölçerin yan tarafına entegre edilmiş yazıcı aracılığıyla bir düğmeye dokunarak yazdırılabilir. Tüm bellek konumlarını aynı anda yazdırmamak için, içme şişeleri için tork ölçer, yazdırırken bellek konumlarını sınırlama seçeneği sunar.a
|Ölçüm Aralığı||2 Nm|
|Çözünürlük||0,001 Nm|
|Hassasiyet||Ölçüm aralığının% 0,3'ü|
|Birim||Nm, kgFcm, lbFin|
|Dönüş Yönü||Sol ve sağ dönüş yönü|
|Sıkıştırma Pimleri / Numune Tutucular||Kauçuk|
|Veri Depolaması||100 ölçülen değere kadar|
|Arayüz||USB|
|Ekran||LCD grafik ekran|
|Güç Kaynağı||230 V / 110 V|
|Prob Boyutu||20 ... 200 mm çap|
|Çevresel Koşullar||5 ... 45 °C, 35 ... 65 % n.o.|
|Boyut||280 x 210 x 200 mm|
|Ağırlık||Yaklaşık. 9 kg|