Accu-Chek Active kan şekeri ölçüm cihazı ile 90 güne kadar test sonucu ortalamaları, düşük doz kan uyarıları, test için yemek öncesi ve sonrası hatırlatıcıları ve daha fazlası…Kullanım Kılavuzu
Uyarı
1. Daima yedek pil takımı bulundurun.
2. Pil ömrü, sıcaklık ve pil üreticisi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
3. Yedek test yöntemini hazır bulundurun.
Başka sorularınız varsa, daha fazla destek almak için lütfen 0850 211 36 36 / 0800 211 36 36 numaralı telefondan Roche Diyabet Danışma hattımızla iletişime geçin.
Accu-Chek Active (Model GB)
Benzersiz seri numarası, cihaz üzerindeki bir etikete basılır ve kalıcı bellekte saklanır
Glikoz dehidrojenaz kinon proteininin mutant varyantı (Mut. Q-GDH 2, EC 18.104.22.168'nin modifiye edilmiş varyantı), acinetobacter; fotometrik uç nokta ölçümü
Yaklaşık 5 saniye (ölçüm cihazı içinde test stribi ile kan uygulaması)
Yaklaşık 8 saniye (ölçüm cihazının dışında test stribi ile kan uygulaması)
% 93'e kadar bağıl nem
-25 ile +70 ° C
USB arayüzü üzerinden (Mikro-USB kablosuyla)
Yeni modeller önceden kodlanmıştır. Daha eski modeller bir defaya mahsus bir siyah kod çipinin kurulumunu gerektirir.
97,8 x 46,8 x 19,1 mm
Pilsiz 46 g, pil ile 50 g
96 segment sembollü LCD ekran
Evet (Fabrika ayarı AÇIK)
CR 2032 tipinde 1 pil
Yaklaşık 1000 ölçüm veya bir yıl (hangisi önce gelirse)
Çalışma durumuna göre 30 veya 90 saniye içinde
Var
1 - 2 μL
Lityum heparin veya amonyum heparin veya EDTA ile antikoagüle edilmiş venöz kan, arteriyel kan ve yeni doğanlardan kan
Test pedinin ortasına kan uygulaması. Test stribi (ve bileşenleri), kanı test alanının üzerine hijyenik bir şekilde yayma işlevine sahiptir.
Kan, önceden yerleştirilmiş bir test stribine veya ölçüm cihazının dışındaki bir test stribine uygulanabilir. Ölçüm cihazının dışında dozlama, bir ölçüm cihazının birden fazla kullanıcısı olduğunda (örneğin bir hastanede) kontaminasyon riskini en aza indirmeye ve alternatif test olması durumunda kan uygulamasını kolaylaştırmaya yardımcı olur.
İlk damlayı uyguladıktan sonra 10 saniye içinde test stribine ek kan numunesi eklenebilir (cihaz içi uygulamada geçerlidir)
Test stribi şişesindeki 5 renkli blok ile kontrol seçeneği
Üretim tarihinden itibaren 21 aydır. Test strip şişesi açıldıktan sonra bile en azından test strip şişesinde yazılı olan son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. (Her test stribi çıkarıldıktan sonra test strip şişesi sıkıca kapatılmalıdır)
Accu-Chek Active Gelişim Raporu 2013
Accu-Chek Active kan şekeri ölçüm cihazı 4 adımda kan şekeri sonuçlarını verir.