291
Hartmann sensörlü Wavefront teknolojisi (117 nokta)
TL-7000 / TL-6000'de 117 noktalı Hartmann sensör wavefront teknolojisini kullanarak dikey olarak dar progresif lenslerin ölçüm doğruluğu önemli ölçüde iyileştirildi.
UV/Mavi ışık ve gücün eş zamanlı ölçümü
TL-7000 / TL-6000 ile güvenlik için UV ışığı (375 nm) / Mavi ışık (465 nm) geçirgenliğini izlemek ve güç ölçümleri yapmak mümkündür.
Yeşil ışık ışını
Yeşil ışık referans dalga boyudur (ISO 7944-1998'in e-hattı 546.01 nm'dir) ve kırılma indisi farkından dolayı dağılmanın artık dikkate alınması gerekmez.
TL-7000 / TL-6000, e-hattına yakın, ISO standartlarına uygun 535 nm yeşil ışık huzmesi içermektedir. Bu ışık huzmesi kullanılarak ölçüm hataları olasılığı azaltılacak ve daha hassas ölçüm yapılması mümkün olacaktır.
Lens işareti tanıma desteği
Izgara desenlerinin ekranda görüntülenmesi, mercek işaretlerinin tanınmasına yardımcı olacaktır. Izgara desenleri seçilebilir.
Basit güç haritalama
Güç haritalama işlevi ile mercek şeklinde basit bir harita görüntülenecektir.
*Hassas güç eşleme için, TL-7000'e özel bir işlev olan PD değeri ve L değerinin kullanılması önerilir.
LAN ve RS-232C bağlantısı
Her LAN ve RS-232C bağlantı noktasından ölçüm verilerinin çıktısını alın.
TL-7000 ile de mevcuttur
*Pupilla Mesafe (PD) ölçümü
* Otomatik yazıcı kesici