Bir kişinin sıcaklığını ölçmek birkaç yolla yapılabilir. Bir kişinin yüzey sıcaklığını ölçmenin bir yöntemi, temassız kızılötesi termometrelerin (NCIT’ler) kullanılmasıdır. NCIT’ler, çapraz bulaşma riskini azaltmak ve hastalığın yayılma riskini en aza indirmek için kullanılabilir. Tipik olarak 37,0 ° C “normal” bir sıcaklık olarak kabul edilirken, bazı çalışmalar “normal” vücut sıcaklığının 36,1 ° C ile 37,2 ° C arasında geniş bir aralıkta olabileceğini göstermiştir. ° C). NCIT’ler kullanılmadan önce, bu termometrelerin faydalarını, sınırlamalarını ve doğru kullanımını anlamak önemlidir. NCIT’lerin yanlış kullanımı yanlış sıcaklık ölçümlerine neden olabilir.
NCIT’lerin Faydaları
- Temassız yaklaşım, değerlendirilen kişiler arasında hastalığın yayılma riskini azaltabilir
- Kullanımı kolay
- Temizlemesi ve dezenfekte etmesi kolay
- Sıcaklığı ölçer ve hızla bir okuma görüntüler
- Bir sıcaklığı hızlı bir şekilde yeniden alma yeteneği sağlar
NCIT’lerin sınırlamaları
- NCIT’nin nasıl ve nerede kullanıldığı ölçümü etkileyebilir (örneğin, baş örtüleri, çevre, alına konumlandırma).
- Bir kişinin ateşini doğru bir şekilde ölçmek için gereken yakın mesafe, cihazı kullanan kişi ile değerlendirilen kişi arasında hastalık yayma riskini temsil eder.
NCIT’lerin Doğru Kullanımı
Cihazı kullanan kişi, kullanılan spesifik NCIT için üreticinin yönergelerine ve kullanım talimatlarına kesinlikle uymalıdır . Üreticinin kullanım talimatları tipik olarak aşağıdaki bilgileri ve doğru kullanım için önerileri içerir:
Çevre ve NCIT’in Hazırlanması:
Kullanım ortamı NCIT’in performansını etkileyebilir. Talimatlar tipik olarak aşağıdakiler gibi optimum kullanım için tavsiyeler içerir:
- Hava akımı olmayan bir alanda ve doğrudan güneşin dışında veya yayılan ısı kaynaklarının yakınında kullanın.
- Koşulların kullanım için en uygun olup olmadığını belirleyin. Tipik olarak, ortam sıcaklığı 16-40 ºC arasında ve bağıl nem yüzde 85’in altında olmalıdır.
- NCIT’nin ortama uyum sağlamasına izin vermek için NCIT’yi kullanmadan önce 10-30 dakika boyunca test ortamına veya odaya yerleştirin.
Kullanımlar Arası Temizlik:
NCIT’leri kullanımlar arasında temizlemek için, ürün talimatlarının Temizleme ve Dezenfekte Etme bölümündeki talimatları izleyin. Çoğu NCIT asla suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır.
Değerlendirilecek Kişiyi Hazırlama:
Bir NCIT ile sıcaklık ölçümü almaya hazırlanırken, NCIT kullanan kişi tipik olarak şunları sağlamalıdır:
- Alnın test alanı temiz, kurudur ve ölçüm sırasında tıkanmaz.
- Kişinin alın testi alanındaki vücut ısısı veya sıcaklığı, aşırı giysi veya baş örtüsü (örneğin saç bantları, bandanalar) veya yüz temizleme ürünleri (örneğin kozmetik mendiller) kullanılarak artırılmamış veya azaltılmamıştır.
NCIT’i kullanma:
Daha önce belirtildiği gibi, cihazı kullanan kişi, kullanılan spesifik NCIT için üreticinin yönergelerine ve kullanım talimatlarına kesinlikle uymalıdır . Özellikle, aşağıda NCIT kullanımı için tipik talimatlar verilmiştir.
- NCIT algılama alanını alnına dik tutun ve kişiye ölçüm (ler) sırasında sabit kalması talimatını verin.
- NCIT ile alın arasındaki mesafe her NCIT’ye özeldir. Doğru ölçüm mesafeleri için üreticinin talimatlarına başvurun.
- NCIT’in algılama alanına dokunmayın ve sensörü temiz ve kuru tutun.
*Uygun Fiyatlı Temassız kızılötesi Termometreler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.