Bir rotora yüklenen numuneleri yüksek hızda döndürerek santrifüj
çalışır. Parçacıkların veya makromoleküllerin ayrılması için merkezkaç
kuvvetinin kullanılmasını içeren bir santrifüj işleminden geçer.
Adli Tıp veya suçları çözmede bilimsel bir yöntemin uygulanması, yalnızca örneklerin fiziksel olarak toplanmasını değil, toplanan örneklerin farklı testlere tabi tutulmasını, analiz edilmesini ve elde edilen verilerin yorumlanmasını da içerir.
Labor İldam, suç soruşturmaları için verimli örnek toplama ve veri analizi için kullanılabilecek güvenli ve güvenilir ürünler sunar. Her ürün özelliği, laboratuvarda ihtiyaç duyulan her uygulamaya uygunluğu da sağlar.
Bir rotora yüklenen numuneleri yüksek hızda döndürerek santrifüj
çalışır. Parçacıkların veya makromoleküllerin ayrılması için merkezkaç
kuvvetinin kullanılmasını içeren bir santrifüj işleminden geçer.
Hayır. Rotorlar farklı maksimum rcf/rpmye sahiptir. Sabit açılı rotorların maksimum hızı 15000 rpm /21380 xg (MCV ve MCR için), 15000 rpm/21382 xg (TCV için) ve 16000 rpm/24.320 xg dir (TCR için). Otomatik rotor tanıma sistemi yalnızca masa üstü santrifüjlerde mevcuttur.
Evet, kan ve idrar santrifüjünde hastane kullanımı için, 30
x 15 ml tüp kapasiteli, maksimum 4500 rpm hızda masa üstü santrifüj modelleri
için rotorumuz (VST-ROT-014) var.
Sabit açılı rotorlarda, numunelerin ağırlığı eşit olduğu ve
simetrik olarak yerleştirildiği sürece rotorların her iki tüp/adaptör ile
tamamen doldurulmaması kabul edilebilir. Ancak açılır rotorlarda tüm
kova/adaptörlerin taşıyıcılara konulması ve örneklerin kova/adaptöre çapraz
olarak eşit ağırlıkta yüklenmesi gerekir.
Soğutmalı santrifüj en iyi şekilde DNA lar, RNA lar,
proteinler ve kan gibi sıcaklığa duyarlı numunelerle çalışırken kullanılır.
Göreceli Merkezkaç Kuvveti (RCF), kuvvet x yerçekimi veya g
kuvveti olarak ölçülür. Rotorun dönüşlerinden kaynaklanan, rotorun içeriğine
uygulanan kuvvettir. Dakikada Devir (RPM) ise santrifüjün hızı olarak
tanımlanır. İçeriğe uygulanan kuvvet, santrifüj rotorunun boyutuna göre değişir.
RPM değil, RCF santrifüjdeki sulu çözeltileri ayırır.
Hayır, maddi hasara neden olabilir ve mekanik direnci
bozabilirler.
Mikro santrifüj ve masa üstü santrifüj arasındaki farklar şunlardır:
1) Mikro santrifüj maksimum 88 ml hacim yükleyebilirken masa üstü santrifüj 1500 ml ye kadar hacme sahip olabilir.
2) Mikro santrifüj için kullanılabilen rotor tipi sabit açılı rotorlardır, sadece masa üstü santrifüj için açılır rotorlar ve sabit açılı rotorlar kullanılabilir.
3) Masa üstü
santrifüj, rotor otomatik tanıma sistemine sahiptir, rotor tipinin manuel
olarak ayarlanmasına gerek yoktur. Öte yandan mikro santrifüjde otomatik rotor algılama
sistemi bulunmadığından rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına ihtiyaç
vardır.
Risk
Grupları, laboratuvardaki enfeksiyöz ajanlar veya toksinlerin oluşturduğu
göreceli tehlikeyi tanımlayan sınıflandırmalardır.
Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) risk gruplarını şu şekilde tanımlamaktadır:
• DSÖ
Risk Grubu 1- bireysel ve toplumsal risk yok veya düşük
• DSÖ
Risk Grubu 2- orta düzeyde bireysel risk, düşük topluluk riski
• DSÖ Risk Grubu 3- yüksek bireysel risk, düşük topluluk riski
• DSÖ Risk Grubu 4- yüksek bireysel ve toplum riski