Kaplama hala ıslaksa... Ölçüm: Alt tabakanın yüzey kaplamasının hemen ardından Kalınlık Ölçer henüz ıslak olan kaplamaya bastırılır, böylece iki dış tarak dişi tamamen alt tabakanın üzerinde durur. Daha sonra kalınlık ölçer tekrar çıkarılır. Ölçüm aralığı, tarak alanının bazı dişleri ıslak, bazıları ıslak olmayacak şekilde seçilmelidir.
Uygun olduğunda başka bir ölçüm aralığı seçin. Kaplamanın kalınlığı, hala ıslak olan en kısa diş ile artık ıslak olmayan komşu diş arasında yer alır ve iki dişin yanına basılan kalınlık değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanabilir. Standart spesifikasyonlarına uygun olarak temsili ölçüm değerlerinin elde edilebilmesi için ölçümün en az iki kez aynı şekilde tekrarlanması gerekmektedir. Ölçümden sonra ıslak film kalınlığı ölçüm cihazını kısa süre içinde uygun bir solventle temizleyin.