Performans için LED'i multimetre (test cihazı) ile nasıl kontrol edebilirim?
- Araç
LED'i bir multimetre ile test etmek, performansını belirlemek için en basit ve en doğru yoldur. Bir dijital multimetre (test cihazı), özellikleri ön paneldeki anahtar konumlarına yansıyan çok işlevli bir ölçüm cihazıdır. LED'ler herhangi bir test cihazında bulunan fonksiyonlar kullanılarak çalışabilirlik açısından kontrol edilir. Test yöntemleri, bir dijital multimetre DT9208A örneğini dikkate alır. Ama önce, yeni arızanın nedenleri ve eski ışık yayan diyotların arızasıyla ilgili konulara değinelim.
LED'lerin arıza ve arızalarının ana nedenleri
Herhangi bir yayıcı diyotun özelliği, sadece birkaç volt açık durumda üzerindeki düşüşü aşan ters voltajın düşük limiti. Devrenin kurulumu sırasında herhangi bir elektrostatik deşarj veya yanlış bağlantı LED'in çıkmasına neden olabilir (İngiliz Işık yayan diyotun kısaltması). Çeşitli cihazlar için güç göstergeleri olarak kullanılan süper parlak düşük akımlı LED'ler genellikle güç dalgalanmaları nedeniyle yanar. Düzlemsel muadilleri (SMD LED) 12 V ve 220 V lambalar, şeritler ve fenerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sağlığını bir test cihazı ile de doğrulayabilirsiniz.
Üreticiden az miktarda arızalı (yaklaşık% 2) LED'in geldiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, baskılı devre kartına monte edilmeden önce LED test cihazının ek testi engellenmeyecektir.
Tanı yöntemleri
En çok jambonlar tarafından kullanılan en basit yol, probların yardımıyla performans için ışık yayan diyotları bir multimetre ile kontrol etmektir. Yöntem, performansları ve çıkış sayısı ne olursa olsun, her türlü ışık yayan diyot için uygundur. Düğmeyi “süreklilik testi, bir mola kontrolü” konumuna getirerek, problar bulgulara dokunur ve okumaları gözlemler. Kırmızı probun anot üzerinde kapatılması ve katot üzerindeki siyah LED'in yanması, sağlıklı LED'in yanması gerekir. Test cihazının ekranındaki probların polaritesini değiştirirken 1 rakamı kalmalıdır.
Test sırasında yayan diyotun ışıldaması küçük olacaktır ve parlak ışıktaki bazı LED'ler farkedilemeyebilir.
Çok renkli LED'in çeşitli pimlerle doğru bir şekilde test edilmesi için pinout'larını bilmeniz gerekir. Aksi halde, ortak bir anot ya da katot arayışında rastgele rastlamak zorunda kalacaksınız. Yüksek güçlü LED'leri metal bir substratla test etmek için korkmayın. Multimetre, çevirme modunda ölçerek bunları devre dışı bırakamaz.
LED'i bir multimetre ile test etmek, test transdüser soketlerini kullanarak probsuz olarak yapılabilir. Kural olarak, bunlar cihazın alt kısmında bulunan sekiz deliktir: dört tanesi sol tarafta PNP transistörleri için ve dört tanesi de NPN transistörler için sağda. PNP transistörü, "E" yayıcıya pozitif bir potansiyel uygulayarak açılır. Bu nedenle anot, soket içine "E" ve katot ile sokete - "C" yazısıyla sokete sokulmalıdır. Sağlıklı bir LED yanmalıdır. NPN transistörleri için delikleri test etmek için polariteyi değiştirmeniz gerekir: anot “C”, katot “E” dir. Bu yöntem, LED'leri uzun ve lehimsiz kontaklarla kontrol etmek için uygundur. Test cihazının hangi konumda olduğu önemli değildir. Kızılötesi LED'in muayenesi de oluşur, ancak görünmez radyasyon nedeniyle kendi nüansları vardır. Probların çalışma kızılötesi ışığına (anot - artı, katot - eksi) değdiği an, cihaz ekranında yaklaşık 1000 birim sayılmalıdır. Ekrandaki polariteyi değiştirirken bir tane olmalıdır.
IR diyotu transistörlerin test jaklarında kontrol etmek için, ilave bir dijital kamera (akıllı telefon, telefon, vb.) Kullanılmalıdır. Kızılötesi diyot, multimetrenin ilgili deliklerine yerleştirilir ve kamera yukarıdan yönlendirilir. İyi durumda ise, gadget'ın ekranında kızılötesi radyasyon parlak bir bulanıklık şeklinde görüntülenecektir.
Multimetre dışındaki işlemler için yüksek güçlü SMD LED'lerini ve LED dizilerini test etmek, geçerli bir sürücüyü gerektirir. Multimetre, birkaç dakika boyunca bir elektrik devresine seri olarak bağlanır ve yükteki akımda bir değişiklik için izlenir. LED zayıf kalitede (veya kısmen arızalı) ise, akım yavaş yavaş artar ve kristalin sıcaklığını artırır. Ardından, test yüke paralel olarak bağlanır ve ileri voltaj düşüşü ölçülür. Akım-voltaj özelliklerinden ölçülen ve pasaport verilerinin karşılaştırılması, LED'in kullanıma uygun olduğu sonucuna varabiliriz.
Servis verilebilirlik için LED'leri kontrol etme yolları
LED elemanların sağlığını aydınlatmak için LED lamba, şerit ve diğer cihazlar nasıl kontrol edilir. Akkor lambalara kıyasla daha yüksek servis ömrüne rağmen, aydınlatma LED'leri gösterge lambalarından daha hızlı arızalanır.
Işık yayan diyotlar, bir elektrik akımı ileri yönde geçtiğinde optik radyasyon üreten yarı iletken cihazlardır. Gösterge ve aydınlatma olmak üzere iki türe ayrılmıştır. Bunlardan ilki daha az güç ile karakterize edilir, bu nedenle elektronik cihazların arka ışığında kullanılır, göstergelerin işlevini yerine getirirler. İkincisi lambalar, şeritler, el fenerleri ve spot lambalar da dahil olmak üzere aydınlatma armatürlerinde kullanılır.
LED lamba kontrolü
LED'lerin (LED) dört ana özelliği önemlidir - çalışma akımı, ileri voltaj düşüşü, güç ve ışık akısı. Çalışma akımı her ürün için ayrıdır ve kasada belirtilmiştir. Bir voltaj düşüşüyle, her şey çok daha basittir - değeri, cihazın yapıldığı renk ve malzemeye bağlıdır.
Voltajın LED'in rengine olağan bağlılığı aşağıdaki gibidir.
- kırmızı - 1.5-2 V;
- turuncu ve sarı - 1.8-2.2 V;
- yeşil - 1.9-4 V;
- mavi ve beyaz - 3-3,5 V;
- beyaz, mavi ve yeşil - 3-3,6 V.
Bu önemli! Tüm parametreler bir multimetre ile ölçülür. Ve nitelikli bir elektrikçi olmanıza gerek yok!
LED'i (LED) kontrol etmenin bir başka yolu da, bunları bataryalardan oluşan bir güç kaynağına bağlamaktır. Arıza tespiti için kullanılan doğaçlama araçlardan, cep telefonları için şarj cihazlarını (veya daha güçlü - el feneri için) seçiyoruz.
Multimetre kontrol
Bir multimetre kullanırken, aşağıdakileri yapın:
- Açma / kapatma anahtarını, test modu LED-diyotlarına ayarlayarak çevirin.
- Multimetre kablolarını LED'e bağlayın.
- LED'in polaritesini gözlemlediğinizden emin olun: anottan gelen kırmızı besleme, katottan siyah.
Düzgün bağlandığında, cihaz yanar, aksi halde multimetre üzerindeki okumalar değişmez.
LED'lerin yanma olasılığını artırmak için minimum aydınlatma ile arızaları tanımlayın. Kullanılamıyorsa, multimetrenin göstergeleri tarafından yönlendirilmelidir - çalışma elemanında, değer varsayılan değerlerden farklı olmalıdır.
Daha basit bir yöntem var - şaka diyotları. Transistörleri test etmek için bir multimetre kullanılır. PNP bölümünde, katodu C deliğine ve anodu E'ye bağlayın.
Malzeme kontrol
LED'lerdeki arızaları tespit etmek için, doğaçlama araçlardan yapılmış bir LED test cihazı kullanılır - paralel bağlı birkaç parmak tipi pil veya güçlü bir “Crown”.
Ayrıca, test cihazı bir telefon veya başka bir elektrikli cihaz için gereksiz şarjdan toplanmaktadır. Kablonun ucundaki konektörü kesin, kabloları bantlayın. Kırmızı (artı) anot ve siyah (eksi) - katoda takın. Yeterli voltaj varsa, LED yanar.
Bir ampul veya daha güçlü LED'lere sahip bir bant arızalı olduğunda el fenerlerinden gelen şarjlar işe yarar.
Sulama olmadan LED kontrol
Multimetrenin problarını bağlamak için bunları küçük bir metal nesne ile lehimleyerek bağlayın - ataş. Aralarında bir textolite levha yapıştırın, yapışkan bant ile yalıtın. Bu basit tasarım, probların sabitlenmesi için güvenli bir iletkendir. Devre lehim yapmadan LED'e bağlayın.
Lambadaki LED'lerin sağlığını kontrol etme
Sorun giderme işleminden önce, pili el fenerinden çıkarın, demonte edin ve doğru LED'in takılı olduğu textolite kartını çıkarın. Test uçlarını test uçlarını PNP konektörü üzerinden bağlayarak kullanın. Diyotun lehimlenmesi opsiyoneldir - ölçümler panoda yapılır. Cihaz sadece doğrudan güç ile yanar!
LED'leri paralel bağlarken, tüm devrenin direncini ölçün. Sıfıra yakınsa, yarı iletkenlerden biri doğru çalışmıyor. Hangisini belirlemek için yukarıda belirtilen yöntemi kullanın, her SD'yi ayrı ayrı inceleyin.
LED spot kontrolü
LED'leri görsel olarak inceleyin. Büyük bir sarı renk karesi görürseniz, test cihazının performansını test etmeye çalışmayın, - böyle bir elemanın voltajı 20 V üzerinde.
Projektör birkaç küçük SMD kullanıyorsa, bir multimetre kullanmak mantıklıdır. Cihazı sökün ve takılı LED diyotları ile arkadan aydınlatmalı sürücüyü, su geçirmez pedi ve kartı arayın. Prosedür LED lambayı kontrol etmeye benzer (yukarıda okuyun).
Kızılötesi diyot kontrol edin
Kızılötesi diyotlar, özellikle uzaktan kumandalarda popüler olan birçok elektronik cihazda kullanılmaktadır. Ana işlevleri, bir TV'nin bir fotodetektörüne, bir müzik merkezine veya bir LED lambasına sinyal iletimi. Piller çalışıyorsa, SD başarısız oldu.
Doğaçlama araçsız kızılötesi LED'in ışıltısını görmek gerçekçi değildir, ancak doğrulaması basittir. Uzaktan kumandada bulunan kamerayı (veya herhangi bir cihazın kamerasını) SD'ye yöneltin. Yarı iletken çalışıyorsa, o zaman menekşe tonu ile kısa bir parıltı göreceksiniz.
Bir osiloskop da bu diyabet için bir test cihazı olarak kullanılır. Kızılötesi radyasyon fotosele çarparsa, bir voltaj oluşturulur.
LED şerit kontrolü
LED şerit - birkaç LED elementinin bir ışık kaynağı. CD'ler alan başına üç parçaya ayrılmıştır. Daha sonra bant, alçaltıcı performans olmaksızın herhangi bir uzunluğa bölünebilir.
Çalıştığından emin olmak için, kontaklara akım uygulayın. İyi her şey parlayacak. Sadece bir kısmı yanıyorsa, iletken kabloda bir sorun var demektir. Multimetre ile kontrol edilmelidir.
Üç LED'in tüm alanı parlamazsa, sorun bu elemanlardadır. Her birini inceleyin ve tüm direncin direncini ölçün.
Aydınlatma cihazlarında LED-diyotları test etmek için kullanılan yöntemler basittir - bir çift pil ile bir multimetre veya kablo ile kendinizi basitleştirin. Arızalı bir eşya bulunursa, değiştirin veya atölyeye götürün.
LED nasıl kontrol edilir
Modern aydınlatma teknolojisinde sıklıkla LED'ler kullanılır (led). Bildiğiniz gibi, sıradan ampullerden çok daha güvenilirdirler, ancak bazen başarısız olabilirler. LED'i performans açısından test etmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Her birini daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Kontrol yolları
LED'in kendi elektrik parametreleri vardır, bu maksimum çalışma akımı ve ayrıca ileri voltaj düşüşüdür. İlk parametre üreticilerinin değeri her ürün için ayrı ayrı belirtilir ve ikincisi ise turuncu, sarı ve kırmızı diyotlar için 1,8 - 2,2 volttur. Beyaz, yeşil ve mavi için 3 - 3,6 volt. Bir multimetre varlığında bu ayarları kontrol etmek zor değildir.
LED diyotun performans açısından kontrol edilmesinin bir başka yolu da, paralel olarak bağlanmış birkaç parmak pili veya bir tailli bataryadan güç sağlamaktır. Bu yönteme dayanarak, bağımsız elemanlar yardımıyla bağımsız olarak LED'ler için bir evrensel test cihazı yapabilirsiniz. Sağlığın belirlenmesinde ayrıntılı süreç videoda gösterilmektedir.
Test için bir akım kaynağı olarak cep telefonlarından eski şarj cihazlarını kullanarak arızalı bir LED'i tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, telefona bağlanmak için fişi kesin ve kabloları temizleyin. Kırmızı tel bir artıdır, anoduna basmanız gerekir, siyah eksi, katoda bağlı. Güç kaynağı voltajı yeterli ise, o zaman ateş yakmalıdır.
Bazı diyotları test etmek için, telefonun şarj edilmesiyle ilgili voltaj yeterli olmayabilir, daha sonra bir el feneri ile şarj etmek gibi daha güçlü bir cihazla kontrol etmeye çalışabilirsiniz. Bu şekilde, diyotların performansını led lambasında test etmek oldukça mümkündür. Nasıl yapılır, videoyu izleyin.
Multimetre kontrol
Multimetre evrensel bir ölçüm cihazıdır. Bununla birlikte, hemen hemen tüm elektronik ürünlerin temel parametrelerini ölçebilirsiniz. LED'i test etmek için, bir “kadran” modunun olduğu veya bir diyot test modu olarak adlandırıldığı bir multimetere ihtiyacınız olacaktır. Diyotların test modunun multimetre üzerindeki tanımı aşağıdaki resimde gösterilmiştir.
LED'i bir multimetre ile kontrol etmek için, enstrüman anahtarını “süreklilik” moduna karşılık gelen konuma ayarlamalısınız ve kontaklarını test problarına bağlamanız gerekir.
Bağlantı işlemi sırasında diyotun polaritesini hesaba katmak gerekir. Anot kırmızı probla ve katot siyahla birleştirilmelidir. Hangi elektrodun anot ve hangi katot olduğu hakkında bilgi olmadığı durumlarda, polariteyi karıştırabilirsiniz - bu tamam, LED'e hiçbir şey olmayacaktır. Yanlış bağlanırsa, multimetre orijinal okumalarını değiştirmez. Doğru bağlandığında, LED yanmalıdır.
Bir uyarı vardır, arama akımı LED'in normal çalışması için yeterince düşüktür ve ışığın nasıl aydınlatıldığını görmek için ışıkları kapatmaya değer. Bunu yapamazsanız, ölçüm cihazının okumalarına odaklanabilirsiniz. Kural olarak, LED çalışıyorsa, multimetre birinden farklı bir değer gösterecektir.
İkinci seçenek, bir test cihazı ile LED'i kontrol etmektir, PNP bloğunu kullanın. Bu konektör, diyotları test etmek için tasarlanmıştır, LED'i, performansını görsel olarak belirlemek için yeterli güçte açmanıza olanak tanır. Anot, E harfi (yayıcı) ile gösterilen konektöre ve diyotun katodu C harfiyle (kolektör) gösterilen konnektörün konnektörüne bağlanır.
Kontrolör tarafından seçilen moddan bağımsız olarak, multimetre açıldığında LED yanmalıdır.
Bu yöntem, oldukça güçlü LED'leri bile kontrol etmenizi sağlar. Dezavantajı, diyotların değiştirilmemesi gerektiğidir. Lehim olmadan bir multimetre ile kontrol etmek için, problar için adaptörler yapmak gereklidir.
Direnç ölçerek LED'i test etmek için bir seçenek vardır, ancak bunun için yeterince pratik olmayan özelliklerini bilmeniz gerekir.
İçmeden nasıl kontrol edilir
Multimetrenin problarını PNP bloğundaki konektörlere bağlamak için, küçük kağıt parçaları, normal ataşları lehimlemeniz gerekir. Klipslerin lehimlendiği teller arasında, yalıtım için küçük bir tekstilli conta takıp bantla sarın. Böylece, probları bağlamak için basit bir tasarım ve güvenilir bir adaptör alırız.
Ardından, probları ürünün devresinden ayırmadan LED'in bacaklarına bağlamanız gerekir. Bir test cihazı yerine, led diyodu test etmek için bir taç pili veya birkaç parmak pili kullanabilirsiniz. Bağlantı aynı şekilde yapılır, sadece bir adaptör yerine, probların akü çıkışlarına bağlanmak için küçük timsah klipsleri kullanabilirsiniz.
Devreden vazgeçmeden, ledin nasıl kontrol edileceğine dair spesifik bir örnek düşünün.
El feneri LED'leri nasıl kontrol edilir
Kontrol etmek için el fenerini sökmemek ve takılı olduğu panoyu çıkarmak gerekir. Test, PNP konektörüne bağlı problarla bir test cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. LED'ler yanmamış olabilir ve kutupların gözlendiğini akılda tutarak prob kontaklarını doğrudan tahtaya bağlar.
Delikli LED'i belirleyebilir ve direnç ölçümünü kablolama şemasında kullanabilirsiniz. Örneğin, bir el feneri içindeki LED'ler paralel bağlanmışsa, direncin ölçülmesi ve bunlardan herhangi birinde sıfıra yakın bir sonuç elde edilmesi durumunda, bunlardan en az birinin tam olarak arızalı olduğundan emin olabilirsiniz. Bundan sonra, yukarıda açıklanan yöntemleri kullanarak LED'lerin her birini kontrol etmeye başlayabilirsiniz.
Test LED'leri karmaşık bir işlem değildir ve birkaç çalışma pili ve bir çift telli olan herhangi biri, belirli bir cihazda bir arıza olup olmadığını kontrol edebilir ve belirleyebilir.
LED tester nasıl kontrol edilir
Bir LED, geleneksel bir diyotu andıran yapısında yarı iletken bir aygıttır. Bu nedenle, ileri yönde açılarak normal bir diyot olarak kontrol edilebilir, örn. Anot ve katot arasında pozitif bir voltaj uygulayın. Düzenli bir testçiniz varsa doğrulama zor değildir. Konvansiyonel silikon diyotların aksine, ön gerilimi 0,6... 0,7 V, LED'in bu parametrenin çok daha büyük bir değeri vardır. Renk ve malzemeye bağlı olarak kırmızı, 1,5... 2 V, yeşil - 1,9... 4 V, beyaz - yaklaşık 3... 3,5 V değerine sahiptir. Bu bilgiler üreticinin belgelerinde verilmiştir.
Işık yayan diyotun normalden başka bir özelliği de, bir kaç volt ile direk voltajı aşan düşük bir geri gerilimi olmasıdır. Bu, yanlış çalıştırıldığında veya elektrostatik deşarj nedeniyle cihazın arızalanma riskini artırır. LED'in tahtaya monte etmeden önce nasıl çalıştığından nasıl emin olunur?
Hemen hemen her dijital test cihazı (ya da hoşunuza giden multimetre), LED'i çalışabilirlik açısından hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.
En basit durumda, LED'e ping yapmak için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, multimetreyi diyot test modunda açmanız gerekir.
Ardından, dahil edilmenin polaritesini belirleriz. Çıkış LED'lerinde katot genellikle anottan daha kısadır. Sonuçlar aynı uzunluktaysa (“dikkatlice” ısırılmış biri), o zaman ışığa bakarız. Şekil, vücudun içinde, genellikle daha büyük olan iki katot olduğunu gösterir - katot, fakat bu her zaman böyle değildir, bu yüzden onu bir kural olarak kabul etmemelisiniz.
Test cihazını sadece LED'in kablolarına bağlamak için kalır. Kırmızı prob, anotta siyah - katoda göre (tabii ki, probların standart renklerine sahip değilseniz). Servis verilebilirlik, parlaklık tarafından belirlenir.
Aynı şekilde kontrol edebileceğiniz güçlü bir LED. Bunlar genellikle bir metal alt tabaka (MCPCB) ile bir tahta üzerine monte edilir. Polarite genellikle pedlerin yakınında imzalanır. Değilse, o zaman rastgele. LED test cihazına zarar verme olasılığı çok küçüktür - güç değil.
Multimetre, transistörleri kontrol etmek için bir fonksiyona sahipse, çıkış LED'lerini çalmak daha da kolay ve daha uygundur. Bu durumda, pimleri sadece uygun konektöre takmanız gerekir. NPN bölümü için: C deliğinde anot (kolektör), E'de katot (yayıcı). PNP bölümü için - tam tersi. Aşağıdaki şekilde görsel bir kontrol gösterilir.
Yüzlerce ve binlerce mA değerindeki akımlarda çalışan yüksek güçlü aydınlatma LED'leri söz konusu olduğunda, böyle bir kusur vardır: kadran çaldığında, LED yanar ve uygun olduğu algılanır ve açıldığında akım tam güçte yanar. Bunun nedeni bir kristal kusurudur ve eğer bitmiş üründeki (örneğin, bir spot) arızalı LED'lerin değiştirilmesi zorsa, bunları önceden kontrol etmeniz gerekir.
Multimetrenin yanı sıra daha kapsamlı bir kontrol de mevcut bir kaynak gerektirir. İdeal seçenek bir laboratuvar kaynağına sahip olmaktır, ancak bir adaptör de cep telefonlarını veya diğer cihazları şarj etmek için uygundur. Ana şey şu anki istikrara kavuşmaktır.
- Multimetreyi "10 A" sınırına getirin (ilgili soketteki probu yeniden düzenlemeyi unutmayın) ve LED ile güç kaynağı arasında seri olarak devreye bağlayın;
- gücü açın, akımı ölçün, gücü kapatın;
- LED ile paralel olarak multimetreyi açıyoruz, ölçüm limitini “20 V” olarak ayarlıyoruz (yine, probu yeniden düzenlemeyi unutmadan veya kısa devre ayarlamayız), kaynağı doğrudan polarize ederek LED'e bağlayın;
- gücü açın, LED üzerindeki voltaj düşüşünü ölçün, gücü kapatın;
- Veri sayfasındaki üretici tarafından verilen akım-gerilim karakteristik eğrisine göre akımı ve voltajı eşleştirerek sağlığı kontrol ederiz.
LED performans kontrolü
Işık yayan diyotlar (LED'ler) elektrik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstriyel ve ev aydınlatmada, gösterge ve ışıklarda kullanılır. Diğer ışık kaynaklarından çok daha güvenilirdirler, fakat aynı zamanda çalışamaz hale de gelebilirler.
Bir sorunuz olabilir - LED ışığını nasıl kontrol edersiniz? SD'nin çalışma durumunu kontrol etmenizi sağlayan çeşitli yöntemler vardır. Onlara daha ayrıntılı olarak bakalım.
Multimetre kontrol
Her LED'in kendi teknik özellikleri vardır. Bunlar güç, ışık akısı, akım ve voltajı içerir. Üreticinin talimatları, malzemeye ve renge bağlı olan voltajı belirtmelidir. Örneğin, bu parametrenin değeri kırmızı LED'ler için 1.5–2 V, yeşil LED'ler için 1,9–4 V ve beyaz LED'ler için yaklaşık 3–3,5 V'tır Bu değerler bir multimetre ile kontrol edilebilir.
LED performansını bir multimetre ile test etmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:
- Alet geçiş anahtarını diyot test moduna geçirin;
- Multimetrenin kontak kısmını LED'e bağlayın;
- SD'nin polaritesini kontrol edin. Kırmızı rengin temas kısmı anot ve siyah - katoda bağlıdır. Bağlantı doğruysa - LED yanar. Yanlış ise - enstrüman okumalarının değerleri değişmeyecektir.
LED'in parlaklığını düzeltmek için aydınlatmayı en aza indirgemek gerekir. Bu mümkün değilse, multimetrenin değerine sadık kalın. 1'den başka bir okuma yapacak.
Bir multimetre ile LED'i kontrol etmek daha da kolay olabilir. Bunun için SD'yi çağırmanız gerekiyor. Cihaz transistörleri kontrol etme seçeneğine sahiptir. PNP bölümü için, katodu C deliğine ve anot E içine yerleştirin. Aşağıdaki şekilde görsel bir görüntü gösterilmektedir.
Elde edilen materyaller nasıl kontrol edilir?
Bir tarak pilinin LED'ine güç uygulama prensibi veya paralel bir bağlantıya sahip birkaç parmak tipi pilin kullanıldığı çalışma modunda, bir LED-test cihazı uygulayarak LED'lerin servis verilebilirliğini test etmek de mümkündür.
Gereksiz şarj cihazı LED'in arızasını kontrol etmenize yardımcı olabilir. LED'leri test etmek için böyle bir test cihazı oluşturmak için, telefonun bağlantı fişini kesmeniz ve kontağı temizlemeniz gerekecektir. Kırmızı kabloyu artı olarak kullanarak, anodu bağlayın ve siyahı (eksi) katoda bağlayın. Yeterli voltaj durumunda LED yanar.
Daha güçlü diyotları test etmek için normal bir el feneri, daha doğrusu, şarj cihazı olarak hizmet verebilirsiniz. Bununla birlikte, LED lambaların veya LED şeridin sağlığını kontrol edebilirsiniz.
Lambadaki SD'nin sağlığını kontrol etme
Bunu yapmak için, lambayı LED'lerle sökerek lambayı sökmeniz gerekir. PNP konektörüne bağlı problarla donatılmış bir test cihazı kullanıyoruz. LED lambaları test etmek için LED'i doğrudan prob ile temas ettirmek yeterli olduğundan, LED'i panodan buharlaştırmaya gerek yoktur. Göz önünde bulundurulması gereken tek şey polaritedir.
Arızadaki direncin ölçülmesiyle hatalı bir LED hesaplanabilir. Düğme, LED'in paralel bağlantısında bu parametrenin sıfır değerini verdiyse, LED'lerden en az birinin hasar gördüğü sonucuna varılabilir. Ardından, belirttiğimiz doğrulama yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.
Probu bağımsız olarak nasıl tasarlayabilirim?
LED'i bir test cihazıyla acilen kontrol etmek gerektiğinde ve tamamlanmış cihaz elinizde olmadığında, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Bu, 0.2 mm'lik bir çapa sahip birkaç iğne ve kalaylı tel gerektirir. Telli kablodan çıkarılabilir. Telleri iğnenin etrafına sıkıca sarıyoruz ve mühürliyoruz. Nikel kaplı bir iğne kullanmanızı öneririz. Bu durumda lehim yapmak daha kolay olacaktır.
Kızılötesi led
Kesinlikle dairede her kişi en az bir uzaktan kumandaya sahiptir. Er ya da geç gün, konsolun işlevlerini yerine getirmesi durur (fotodetektöre sinyal iletimi). Pilleri kontrol ettikten sonra, en olası hasar nedeni hatalı bir LED'dir.
Kızılötesi LED'i aşağıdaki gibi test edebilirsiniz. SD uzaktan kumandayı kameraya doğru döndürün. Bunun için kameralı herhangi bir gadget'ı takın. Kızılötesi radyasyon görülemez, ancak bu cihazları kullanırken durum kökten değişecektir. LED çalışıyorsa, ekranda kısa süreli bir ton tonu görünecektir.
Ana eleman kızılötesi fotodiyot olan bir başka LED test cihazı - osiloskop. Kızılötesi radyasyon fotoselin yüzeyine çarptığında, çıkışında bir voltaj oluşur. LED'i test etmek için, osiloskopun açık girişine bağlanmalıdır. Sonra radyasyonunu fotodiyotun hassas alanına yönlendirmelidir.
Çalışabilir bir LED, bir osiloskop monitöründe nabız gösterecektir.
LED nasıl kontrol edilir: Profesyonel bir elektrikçiden 3 basit yol
Elektrik mühendisliğinde LED'ler oldukça uzun bir süredir kullanılmaktadır. Ancak daha önce sadece çeşitli göstergeler olarak kullanılmışlarsa, bugün bu unsurların uygulama kapsamı önemli ölçüde genişlemiştir.
Kızılötesi diyotların yardımıyla, uzaktan kumandalardan gelen sinyaller ve her türlü sensör iletilir, bunlar ayrıca gözetleme kameraları, enstrümantasyon ve diğer cihazlarda kullanılır.
Başka bir çeşitlilik - süper parlak elemanlar, en son olarak parıldamayı öğrenmiş, geleneksel aydınlatma kaynaklarını - akkor lambaları ve hatta daha gelişmiş ve ekonomik flüoresan lambaları - güvenle itmiştir.
Günümüzde neredeyse hiç kimse LED şeritlerini duymuştur (örneğin, bitkiler için) ve neredeyse herkesin bu tür ampullerle bir el feneri vardır. Öyle ya da böyle, LED'ler gittikçe daha fazla kullanılıyor ve bu nedenle performanslarını kontrol etmek için (bir aracın bozulmasının nedenini anlamaya çalışırken) ihtiyaçla karşı karşıya kalıyoruz.
Ardından, bu sorunu kolayca ve profesyonelce çözmenin çeşitli yollarından bahsedeceğiz.
superbright
Işık kaynağı olarak kullanılan ve süper parlak olanlar olarak adlandırılan sarı, mavi ve beyaz LED'lerin kontrol edilmesi özellikle zor değildir. Bunu yapmak için, elemanın terminallerini 3 ila 4,2 V'luk bir gerilime sahip bir güç kaynağına bağlamak yeterlidir (en fazla!).
Benzer bir kaynak olarak, seri olarak bağlanmış bir çift yarı-volt pil kullanmak en uygunudur. Ancak meselenin gerçeği, her zaman elinden uzak olmalarıdır.
Her radyo amatörünün sahip olduğu geleneksel bir multimetreyi test etmek mümkün mü, özellikle bu cihazın modern versiyonlarında diyotları kontrol etmek için özel bir mod var mı?
Performansı test etmek için LED'i multimetre ile nasıl bağlanır
Böyle bir fırsat olduğu ortaya çıkıyor. Söz konusu mod, yetersiz güç kaynağı nedeniyle bu durumda yardımcı olmayacaktır. Bunun yerine, dijital multimetrenin her modern modelinde de sağlanan transistörün parametrelerinin ölçüm modunu kullanacağız.
Transistörlerin çalışması için test cihazı, elemanın terminallerinin bağlı olduğu özel bir konektör ile donatılmıştır. PHP harfleriyle etiketlenmiştir. Süper parlak LED katot (bu en kısa çıkıştır) toplayıcı yerine (konektördeki “C” konumu) ve emitör yerine anot (“E” konumu) bağlanmalıdır. Eðer eleman geçerliyse yanacak ve bu durumda ölçüm modu anahtarýnýn konumu önemli deðildir.
Çoğu durumda, aydınlatma elemanı LED devresinin bir parçasıdır ve dekuplaj olmadan doğrudan PHP konektörüne takılır. Konnektöre bağlanamadığından problarla kontrol edilemez.
Sorun, eski veya kırık bir multimetreye bağlanmış bir adaptör ve problardan oluşan basit bir konstrüksiyon yapılarak çözülebilir.
Standart Multimetre Test Uçları
PHP-bağlayıcı için bir adaptör ile problar nasıl yapılır
Çok az şeye ihtiyacımız var:
- iki gereksiz prob (fişler kesilmelidir);
- küçük bir çift taraflı PCB;
- bir çift metal klips;
- SMD-LED (kullanım kolaylığı için gereklidir, ancak cihaz olmadan çalışır).
Her bir taraftaki tekstolit plaka, daha önce uçlarını 180 derece bükerek bir klipste lehimlenmelidir. Elektrik fişi gibi bir şey al.
PCB parçasının kalınlığı, "tıkacın" pimleri arasındaki mesafenin, PHP bağlayıcısındaki "C" ve "E" girişleri arasındaki mesafeye denk gelecek şekilde olmalıdır. Hepsi bu, adaptör hazır. Problardan gelen telleri lehimlemek (yine iki taraftan) lehine kalır.
Asimetrik olarak klipler arasına textolite yerleştirmek daha iyidir. Bu, polariteyi karıştırmamak için, multimetrenin transistör konektöründe hangi adaptörün yer alması gerektiğini daha kolay anlayacaktır.
Tasarım, göstergenin işlevine atanacak bir SMD tipi LED ile desteklenebilir.
Kendi elleriyle bir prob nasıl yapılır
Bağış yapacak standart sondalarınız yoksa, bunun yerine ev yapımı olanları kullanabilirsiniz. Onların üretimi için ihtiyacınız olacak:
- bir çift iğne;
- 0,2 mm çapında kalaylı tel (telli telden çıkarılmış).
Tel, iğnenin üzerine sarılmalı, böylece bobinleri birbirine sıkıca bağlanmalı ve daha sonra lehimlenmelidir. Bu amaçla nikel kaplamalı iğnelerin kullanılması çok uygundur, lehimleme mümkün olduğunca hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Çoğu zaman bu prob, standarttan daha iyi temas sağlar.
kızılötesi
Tüketici elektronik cihazlarını elde ettiğimizden, her birimiz yavaş yavaş bütün bir uzaktan kumanda pilinin sahibi oluyoruz. Ekipman, emirlerine itaatkar bir şekilde cevap verdiği sürece, endişelenecek bir şey yoktur.
Ancak, kanalı çevirmek veya avizenin parlaklığını azaltmak için çaresiz girişimlerde bulunmanın böyle bir duruma yol açmaması oldukça olasıdır. Bu gibi durumlarda, önce uzaktan kumandanın gereksinimlerinizi ana üniteye ilettiği kızılötesi LED'in durumunu kontrol edin.
Uzaktan kumandadaki IR-LED'i veya başka bir cihazı birkaç şekilde kontrol edin. En basitiyle başlayalım:
Diyot radyasyonunu dijital kameranın merceğine yönlendirin. Sadece bir kamera değil, aynı zamanda bir telefon, dizüstü bilgisayar, DVR, web kamerası vb. IR radyasyonu insan gözüyle tamamen görünmez, ancak elektronik “gözler” çok iyi kayıtlıdır. LED, işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirirse, matriste mor ışık yanıp söner.
Bir gadget'ı kaldırabilen bir gadget'ın yokluğunda, şüpheli LED süper parlak veya SMD tipi bir LED ile değiştirilerek sökülebilir. Her iki elemanın çalışma voltajının aynı olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlara basıldığında test LED'i görünür ışık radyasyonu yayarsa (büyük olasılıkla sönük olacaktır), daha sonra IR LED'i zaten servis vermiştir.
Daha karmaşık bir yol, ama ne kamera ne de yeniden lehimleme gerekmeyecek. Kızılötesi fotodiyot kullanabilirsiniz. Kızılötesi ışınım bu elementin sensörüne çarptığında, terminallerinde potansiyel bir fark oluşur.
Herhangi bir IR LED'ini kontrol etmek için, radyasyon, önceden osiloskopun açık girişine bağlı olan fotodiyotun hassas alanına yönlendirilmelidir.
Aynı zamanda, cihaz ekranında darbe eğrileri görünürse, test edilen LED çalışma durumundadır. Tam sakin görüyorsanız, yeni bir IR LED satın alma zamanı.
Bir el feneri LED tanılama
LED el feneri bataryası veya diğer güvenilir tipte cihazlar, ancak hasara karşı sigortalı değildir. Yeni piller takıldıktan sonra bile, kızdırma zayıf veya tamamen yok ise, LED'lerin ve sürücülerinin performansını kontrol etmek gerekir.
Bir el feneri teşhis etmeden önce, bazı iyi cihazlarda pilleri (henüz açılmamış olsa bile) kontrol etmek yararlı olacaktır. Bazıları için, bu tavsiye önemsiz görünmektedir, ancak pratikte gösterdiği gibi kusurlu piller, ev ustalarının son tahmin ettiği tüketici elektroniği ile “çatışmaların” sebebi haline gelmektedir.
El feneri aşağıdaki sırayla kontrol edilir:
- Kapağı veya muhafazanın önündeki konik kısmı sökün.
- LED modülünü çıkarma.
- Kırmızı ve siyah tellerin bağlandığı LED kartında iki adet kontakt vardır. Kırmızı kablo pozitif bir polariteye (kartta “+” işaretli) ve siyah - negatif (“-” ile işaretli) karşılık gelir. Kutuplara uygun olarak, kontaklar 3–4 V'luk bir voltajla (4,2 V'den fazla olmamalıdır) kısaca uygulanmalıdır. LED'in parlaklığı değişmemişse, değiştirilmesi gerekir. Aksi halde (LED düzgün yanar) sürücü değiştirilmelidir.
- LED'in değiştirilmesi sadece kartın LED modülünün kapağına vidalarla bağlanması durumunda mümkündür. Kart sıcak eritmeli tutkal üzerine monte edilmişse, değiştirme uygun olmayacaktır, bu durumda tüm modül değiştirilir.
Kartı sökerken, LED'i çözmeli ve yeni bir tane takın.
El fenerlerinde LED'ler alüminyum radyatörlere monte edilir. Etkili ısı dağılımı için, yeni bir LED takmadan önce radyatöre yeni bir özel ısı ileten macun da termal macun adı verilir. Eski, kuru tabaka, oldukça kalın olsa bile, tekrar kullanılamaz ve kaldırılmamalıdır.
Ayrılan LED'in net bir testi ve test cihazının sadeliği, Rusya'daki en büyük elektrikli ekipman tedarikçisinin takip eden videosunda gösterilmektedir.
Çoğu zaman bir elektronik cihazın arızalanması durumunda, bizler katı bir hesapla sunulduğumuz yerde kurbanı tamir etmek için çekinmeden çekiniz. Bu arada, kazanın sebebi sadece LED'in kendi başına kolayca değiştirilebilen bir arızası olabilir.
Böylece, bugün yaygın olarak kullanılan bu elemanların performansını test etme yeteneği, paradan tasarruf edecek ve tamir süresini en aza indirecektir.
Bir multimetre ile kontrol (çevirme) LED
LED'i test etmek ve parametrelerini bulmak için, cephaneliğinizde bir multimetre, bir "Cheshka" veya bir evrensel test cihazına sahip olmanız gerekir. Onları nasıl kullanacağımızı öğrenelim.
Bireysel LED'lerin çağrıları
LED multimetreyi nasıl çalacağımızı basit bir şekilde başlayalım. Test cihazını transistör test moduna - Hfe takın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi LED'i konektöre takın.
Performans için LED nasıl kontrol edilir? LED'in anotunu, bölge tarafından belirlenen PNP'nin konektörüne (C) ve katota (E) takın. PNP konnektörlerinde (C) bu bir artıdır ve NPN'ye - negatif terminali (E). Parlamayı görüyor musun? Bu, LED testinin yapılmadığı anlamına gelir, eğer değilse - polarite ile bir hata yapın veya diyot düzgün çalışmıyordur.
Transistörler test etmek için konektör farklı görünüyor, genellikle delikli bir mavi dairedir, bu nedenle aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi bir DT830 multimetre ile LED'i kontrol ederseniz olacaktır.
Şimdi LED, diyot test modunda bir multimetre ile nasıl kontrol edilir. Başlamak için doğrulama şemasına göz atın.
Diyot kontrol modu, makaledeki notasyon hakkında daha fazla ayrıntı için, diyotun bir grafik görüntüsü ile de belirtilir. Bu yöntem sadece bacaklı LED'ler için değil, aynı zamanda smd LED'ini kontrol etmek için de uygundur.
LED'leri kadran test modunda bir test cihazıyla test etmek aşağıdaki şekilde gösterilmektedir ve ayrıca önceki yöntemde açıklanan transistörleri test etmek için konektör tiplerinden birini de görebilirsiniz. Test cihazınızın neyle ilgili olduğuyla ilgili sorularınızı yazın ve sorularınızı sorun!
Bu yöntem daha kötüydü, test cihazından parlak bir diyot ışıması ortaya çıktı ve bu durumda kırmızı bir parlaklık farkedilemez.
Şimdi LED'in bir anot tespit fonksiyonu olan bir test cihazıyla nasıl kontrol edileceğine dikkat edin. Prensip aynıdır, polarite doğruysa, LED yanacaktır.
Kızılötesi diyot kontrol edin
Gerçekten de, neredeyse her evin böyle bir LED'i var. Uzaktan kumandalarda en geniş uygulamayı buldular. Uzaktan kumandanın kanalları değiştirmeyi durdurduğu bir durumu hayal edin, zaten klavyenin tüm kontaklarını temizlediniz ve pilleri değiştirdiniz, ancak hala çalışmıyor. Demek ki bir diyotu izlemelisin. IR LED'i nasıl kontrol edilir?
İnsan gözü, uzaktan kumandanın televizyona ilettiği kızılötesi radyasyonu görmez, ancak telefonunuzun kamerasını görür. Bu tür LED'ler, video gözetim kameralarının gece aydınlatmasında kullanılır. Telefonun kamerasını açınız ve uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basınız - eğer düzgün çalışıyorsa titremeyi görmelisiniz.
Bir multimetre IR LED ve her zamanki ile kontrol yöntemleri - aynı. Kızılötesi LED'in iyi durumda olup olmadığını kontrol etmenin başka bir yolu, ona paralel olarak kırmızı bir kızdırma LED'ini lehimlemek. IR diyotun çalışmasının görsel bir göstergesi olarak hizmet edecektir. Titreşiyorsa, diyot sinyalleri gelir ve IR diyotunun değiştirilmesi gerekir. Kırmızı titreşmezse, sinyal gelmez ve konu, konsolun kendisinde ve diyotta değil.
Konsoldan gelen kontrol devresinde, radyasyonu alan bir başka önemli öğe vardır - fotosel. Bir multimetre ile fotoğraf hücresi nasıl kontrol edilir? Direnç ölçüm modunu aç. Bir ışık bir fotosel hücresine çarptığında, iletkenliğinin durumu değişir, daha sonra direnci daha küçük bir tarafa değişir. Bu etkiyi gözlemleyin ve çalıştığından veya kırıldığından emin olun.
Gemideki diyotu kontrol edin
LED, lehim olmadan multimetre ile nasıl kontrol edilir? Doğrulama prensiplerinde her şey aynı kalır ve yöntemler değişir. LED'lerin problarla lehim yapmadan kontrol edilmesi uygundur.
Standart problar, transistörler, Hfe modu için konnektöre uymaz. Ancak dikiş iğneleri, bir kablo parçası (bükümlü çift) veya çok çekirdekli bir kablonun münferit çekirdekleri buna uymaktadır. Genel olarak, herhangi bir ince iletken. Prob veya folyo PCB'ye lehimlenir ve probları fişsiz takarsanız, böyle bir adaptör alırsınız.
Artık LED'leri bir multimetre ile tahtada çalabilirsiniz.
El fenerinde LED'ler nasıl kontrol edilir? Lens ünitesini veya ön camı fenerin üzerindeki vidaları sökün, iletkenlerin uzunluğu serbestçe görülüp incelenmesine izin vermediği takdirde, kartı akü paketinden dikkatli bir şekilde lehimleyin.
Bu konumda, her bir LED'in sağlığını yukarıda açıklanan yöntemle kolayca kontrol edebilirsiniz. El fenerlerindeki LED'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.
LED lamba nasıl çalınır?
Akkor lamba olarak adlandırılan herhangi bir elektrikçi pek çok kez, ancak LED lambayı bir test cihazıyla nasıl kontrol edersiniz?
Bunu yapmak için, lensi çıkarın, genellikle yapıştırılır. Vücuttan ayırmak için, bir arabulucuya veya plastik bir karta ihtiyacınız vardır, bunu vücut ve difüzör arasına yapıştırmanız gerekir.
Bunu yapamazsanız, saç kurutma makinesi ile küçük bir yer ısıtmak için deneyin.
LED ışığını multimetre ile şimdi nasıl kontrol edersiniz? LED'li bir kart olmaya başlamadan önce, test cihazının test uçlarına kendi sonuçlarına dokunmanız gerekir. Diyot test modunda bu tür SMD'ler loş ışıkla yanar (ama her zaman değil). Sağlığı kontrol etmenin bir başka yolu - "taç" tipi pilin aranması.
Kron 9-12V'luk bir voltaj üretir, bu nedenle diyotları kutuplarına kısa süreli kayma dokunuşlarıyla kontrol edin. LED doğru polariteyle yanmazsa - değiştirilmesi gerekir.
LED spot kontrolü
Öncelikle, ışığın içine hangi LED'in takılı olduğuna bakın, aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi bir sarı kare görürseniz, test cihazı bunu kontrol edemeyecek, bu tür ışık kaynaklarının voltajı 10-30 Volt veya daha yüksek olacaktır.
Bu tür LED'in performansını, uygun akım ve voltaj için bilinen iyi bir sürücü kullanarak kontrol edebilirsiniz.
Çok sayıda küçük SMD'nin kurulu olması durumunda, böyle bir spot ışığı bir multimetre ile kontrol etmek mümkündür. İlk önce onu sökmeniz gerekiyor. Durumda bir sürücü, su geçirmez pedler ve LED'li bir kart bulacaksınız. Tasarım ve doğrulama işlemi, yukarıda açıklanan LED lambasına benzer.
Performans için LED şeridi nasıl kontrol edilir
Web sitemizde, LED şeridi nasıl kontrol edeceğimiz ile ilgili bir yazı var, burada doğru doğrulama yöntemlerine bakacağız.
Bir kerede tamamen bir multimetre ile aydınlatmanın mümkün olmayacağını söyleyeceğim, bazı durumlarda Hfe modunda sadece hafif bir parıltı mümkün. İlk olarak, diyot test modunda her bir diyotu ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
İkincisi, bazen yanmış diyotlar değil, ama canlı parçalar. Bunu kontrol etmek için, test cihazını arama moduna getirmeniz ve test alanının farklı uçlarındaki her bir pime dokunmanız gerekir. Böylece kasetin bütün bölümünü ve hasarlı olanı tanımlarsınız.
Kırmızı ve mavi çizgiler, en baştan LED şeridinin sonuna kadar çalması gereken bantlarla işaretlenmiştir.
LED şerit bir batarya ile nasıl kontrol edilir? Güç bandı - 12 volt. Bir araba aküsü kullanabilirsiniz, ancak büyük ve her zaman el altında değildir. Bu nedenle, bir 12V pil kurtarma için gelecek. Kapı zillerinde ve kontrol panellerinde kullanılır. LED şeridin sorunlu alanlarının çevrilmesi sırasında bir güç kaynağı olarak kullanılabilir.
Diğer doğrulama yöntemleri
LED aküyü nasıl kontrol edeceğimizi inceleyelim. Anakarttan CR2032 kasa boyutuna ihtiyacımız var. Üzerindeki voltaj çoğu LED'i test etmek için yaklaşık 3 volttur.
Bir başka seçenek ise 4.5 veya 9V pil kullanmaktır, daha sonra ilk durumda 75 ohm direnç ve saniyede 150-200 ohm kullanmanız gerekir. 4,5 volt olsa da, bir direnç olmadan kısaca dokunarak LED'i test etmek mümkündür. Güvenlik faktörü LED sizi affeder.
Diyotların özelliklerini belirle
LED'in özelliklerini kaldırmak için en basit devreyi toplayın. Havya kullanmadan yapabilmeniz çok kolay.
İlk olarak, LED'imizin böyle bir probla kaç volt olduğunu bir multimetre ile nasıl öğreneceğimize bakalım. Bunu yapmak için talimatları dikkatlice izleyin:
- Düzeni toplayın. Açık devrede (şema “mA”), multimetreyi akım ölçümü modunda ayarlayın.
- Potansiyometreyi maksimum direnç konumuna getirin. Yavaşça ters çevirin, diyot ışıma ve akım artışını izleyin.
- Nominal akımı tanırız: parlaklıktaki artış durduğunda, ampermetre okumasına dikkat edin. Genellikle 3, 5 ve 10 mm LED'ler için yaklaşık 20mA'dir. Diyot anma akımına ulaştıktan sonra, ışığın parlaklığı pek değişmez.
- LED'in voltajını tanımak: LED terminallerine bir voltmetre bağlayın. Bir ölçüm cihazınız varsa, bir ampermetreyi buradan çıkarın ve diyotla paralel voltaj ölçüm modunda devreye bir test cihazı bağlayın.
- Gücü bağlayın, voltaj okumasını alın (şemadaki “V” bağlantısına bakın). Artık LED'in kaç volt olduğunu biliyorsunuz.
- Bu devreyi kullanarak LED multimetrenin gücünü nasıl bilebilirim? Gücü belirlemek için tüm okumaları almışsınızdır, miliamperleri sadece voltlarla çarpmanız gerekir, ve gücü miliwatt cinsinden ifade edeceksiniz.
Ancak, parlaklıktaki değişikliği belirlemek ve LED'i nominal moda getirmek son derece zordur, çok fazla deneyime sahip olmanız gerekir. Süreci basitleştirin.
Yardım masaları
Bir diyotun yanma olasılığını azaltmak için, görünüşe göre LED'in nasıl göründüğünü belirleyiniz. Bunu yapmak için, özellik alma işlemi yapılırken referans anma akımı tarafından yönlendirilen referans kitapları ve karşılaştırmalı tablolar vardır.
Nominal değerde olduğunu görürseniz, tam bir ışık akısı vermez, akımı kısaca aşmaya çalışın ve mevcut artış ve parlaklık kadar hızlı devam edip etmediğini görün. LED sıcağı izle. Çok fazla güç uyguladıysanız, diyot ısınmaya başlayacaktır. Şartlı olarak, elinizi diyot üzerinde tutamayacağınız sıcaklık normal olacaktır, ancak yanmaya dokunduğunuzda, (70-75 ° C) bırakmaz.
Bu prosedürün nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için, IVC diyotu ile ilgili makaleyi okuyun.
Yapılan tüm çalışmalardan sonra tekrar kontrol edin - cihazların okumalarını LED'lerin tablo değerleri ile karşılaştırın, parametrelerdeki en uygun olanları seçin ve devrenin direncini düzeltin. Bu yüzden LED'in voltajını, akımını ve gücünü belirlemenin garantisi vardır.
Devrenin gücü uygun bir pil 9V veya 12V bataryadır, buna ek olarak, LED'i böyle bir güç kaynağına bağlamak için toplam direnci belirlersiniz - direnç ve potansiyometrenin bu konumda direncini ölçün.
Diyotun çok basit olduğunu kontrol edin, ancak pratikte farklı durumlar var, özellikle yeni başlayanlar için pek çok soru ortaya çıkıyor. Tecrübeli bir elektronik mühendisi çoğu LED'in parametrelerini görünüşe göre ve bazı durumlarda durumlarını belirler.
LED nasıl kontrol edilir
LED oldukça hassas yarı iletken bir cihazdır. P-N bağlantısından geçen akım, nominal değerden çok daha büyük olursa, aşırı ısınma başlar ve kristalin termal tahribatı uzun süre beklemez. Bu nedenle, servis için LED'i kontrol etmeden önce, çalışma parçasını bozmamak için çok dikkatli olun.
Küçük yuvarlak LED'ler 2 ila 4 voltluk bir çalışma voltajı için tasarlanmıştır: kırmızı, sarı ve yeşil - 2,2 volta kadar ve beyaz ve mavi - 3,6 volt'a kadar. Küçük bir yuvarlak LED'in çalışma nominal akımı genellikle 10 ila 20 miliamper geçmez, bunu aklınızda bulundurun.
Denetim metodu 1 numara. 5 veya 12 volt güç kaynağı ve direnç
Yani, LED'i kontrol etmek için, önce test için ne kullanacağınıza karar vermelisiniz. Elinizde bir multimetreniz yoksa, ilk önce 5 ila 12 volt arasında bilinen bir gerilime sahip bir güç kaynağına sahip olabilirsiniz, ancak bir LED'i bağlamak için acele etmeyin.
Bir sonraki adım, bir nominal gerilimi 5-10 mA düzeyinde belirli bir voltajda sınırlayacak olan bir direnç almak olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı, LED'in dirençli bir seri devresinde yaklaşık 2 voltluk bir voltaj düşüşüne sahip olması durumunda, direncin 3 veya 10 volta (5 veya 12 volt güç kaynağı için), dolayısıyla da 5 mA'lık bir akım için, Oh, 600 ohm veya 2000 ohm'luk bir dirence ihtiyacınız var.
Bir 5 veya 12 voltluk güç kaynağı için örneğin 560 ohm veya 2,2 kΩ gibi bir yakın derecelendirme seçin. LED'i güç kaynağı ile seri olarak bir direnç üzerinden bağlayın.
Yuvarlak veya dikdörtgen bir çıkış LED'i ile uğraşıyorsanız, daha küçük görünen iç elektrota takılan uzun bacağı, anoddur, pozitif güç kaynağına bağlıdır. Kısa bacak - güç kaynağının eksi tarafına, yan tarafındaki LED'in yuvarlak merceği yanından düz bir kesime sahiptir.
Direnci, LED'in uzun artı bacağına bağlayın ve tüm devreyi gç kaynağına - kısa bacağın sonuna, dirence - artı. Bacaklar kesilirse ve hangisinin uzun olduğu net değilse, eksi, lensin içinde daha büyük gözüken elektrota bağlıdır. Yani, LED sağlıklıysa, yanar.
Denetim metodu №2. HFE ölçüm fonksiyonu ile multimetre
Evdeki multimetrede PNP ve NPN - transistörlerin parametrelerini ölçme fonksiyonu ile LED'i bacaklarla kontrol etmek için ikinci, çok basit bir yol var.
Bu durumda, LED'i transistör test soketinin “C” ve “E” deliklerine takmak yeterlidir: PNP konektörüne - “E” de uzun bacaklı, kısa - “C” ile veya NPN soketine - “C” ile uzun bacak kısa - "E" de.
Servis edilen LED, yaklaşık 1.5 voltluk bir voltaj uygulayacağından, LED ışığının yanması sağlanacaktır. Bu, LED'in zayıf ve görünür şekilde aydınlatılmasının, çalışmakta olduğunu anlaması için yeterli olacaktır.
Denetim metodu numarası 3. Normal bir diyot gibi bir multimetre ile LED gösteriliyor
Son olarak, üçüncü yol. LED esas olarak yarı iletken bir diyot olduğu için, normal bir diyot gibi çağrılabilir. Sadece multimetreyi diyotların çevirme modunda açın ve LED'inizi test kabloları ile uçlarına dokunarak test edin.
Sağlıklı LED biraz bile yanar ve multimetre göstergesinde volt cinsinden P-N bağlantısının voltaj düşüşünün değerini göreceksiniz. Elbette, nispeten yüksek voltaj için tasarlanmış güçlü bir LED, bu şekilde kontrol edilmemiştir, ilk yöntemi kullanmanız gerekecektir, ancak düşük güç ve hatta SMD LED'leri, basılı devre kartı üzerine sıkıca monte edildiğinde bile basit bir şekilde kolayca kontrol edilebilir.
LED multimetre ile nasıl kontrol edilir
Modern aydınlatma cihazlarında, LED'ler olarak bilinen en ilerici ışık kaynakları yaygın olarak kullanılmaktadır. Sinyal, gösterge ve diğer cihazların bir parçasıdırlar. Bununla birlikte, birçok olumlu kaliteye rağmen, LED'ler hala periyodik olarak arızalanır ve daha sonra LED'in bir multimetre ile nasıl kontrol edileceğine dair bir problem vardır.
LED'ler neden başarısız?
LED'in ideal koşullarda uzun süreli ve doğru çalışması, kesinlikle nominal değere göre sağlanır ve performansı hiçbir zaman öğenin kendisinin değerini aşmamalıdır. Bu parametreler sadece sürücü olarak bilinen diyotlar ve kendi voltaj regülatörleri yardımı ile sağlanabilir. Bununla birlikte, bu dengeleyici cihazlar, yüksek güç lambaları ile birlikte kullanılır.
En düşük güçlü LED lambaların bağlantı zincirinde bir sürücüsü yoktur. Akımı, dengeleyici görevi gören geleneksel bir direnç kullanarak sınırlamak. Pratikte, bu işlev tam olarak uygulanmaktan çok uzaktır, bu da, yanmaların ana sebebi ve LED'lerin arızalanmasıdır. Direnç ile koruma, yalnızca nominal koşullar ve dengeli bir besleme voltajının doğru hesaplamaları ile ideal koşullar altında sağlanır. Bununla birlikte, aslında, bu şartlara tam olarak uyulmamış ya da hiç uyulmamıştır.
Bu nedenle, üflenmiş LED'ler, bu tipteki tüm elemanların ters voltaj karakteristiğinin düşük sınırından kaynaklanmaktadır. LED ışık kaynağının arızalanması için herhangi bir elektrostatik deşarj veya yanlış bağlantı yeterlidir. Bundan sonra, sadece performansını kontrol etmek ve gerekirse değiştirmek için kalır. LED'leri PCB'ye monte etmeden önce kontrol etmeniz önerilir. Bunun nedeni, üreticinin kusurundan dolayı ürünlerin belirli bir oranının başlangıçta kusurlu olmasıdır.
LED'leri test etmek için bir multimetre kullanma
Tüm multimetreler evrensel ölçüm cihazları olarak kategorize edilir. Bir multimetre kullanarak, herhangi bir elektronik ürünün temel parametrelerini ölçebilirsiniz. LED'in performansını test etmek için, sadece diyotları test etmek için kullanılan bir çevirme moduna sahip bir multimetre gerekir.
Testi başlatmadan önce, multimetrenin anahtarı çevirme moduna ayarlanır ve cihazın kontakları test cihazı test kablolarına bağlanır. Aynı zamanda, bu doğrulama yöntemi, elde edilen verilere dayanarak LED'in gücünü bir multimetre ile kontrol etme problemini çözmeyi sağlar, bu parametreyi hesaplamak kolay olacaktır.
Multimetrenin bağlantısı, LED'in kutupları dikkate alınarak yapılmalıdır. Elemanın anodu kırmızı prob ve katoda siyah olana bağlanır. Elektrotların polaritesi bilinmiyorsa, karışıklık sonucu herhangi bir sonuçtan korkmayın. Yanlış bağlantı durumunda, multimetrenin ilk göstergeleri değişmeden kalır. Polarite beklendiği gibi gözlenirse, LED yanmaya başlamalıdır.
Kontrol ederken dikkate alınması gereken bir özellik var. Çevir sesi modundaki multimetrenin akımı oldukça düşüktür ve diyot buna cevap vermeyebilir. Bu nedenle, ışığı görmek için harici ışığın azaltılması tavsiye edilir. Bu mümkün değilse, sayaç okumalarını kullanın. LED'in normal çalışması sırasında, multimetre göstergesinde gösterilen değer üniteden farklı olacaktır.
Test cihazı ile kontrol etmek için başka bir seçenek var. Bunun için kontrol panelinde diyotların kontrol edildiği bir PNP ünitesi bulunur. Onun gücü, performansını belirlemek için yeterli olan elemanın parlaklığını sağlar. Anot, verici konektörüne (E) ve katotun pedin veya kolektörün (C) konektörüne bağlanır. Ölçüm cihazı açıldığında, regülatörün hangi modda olduğundan bağımsız olarak LED yanmalıdır.
Bu yöntemin ana dezavantajı, sulama elemanlarına duyulan ihtiyaçtır. Problemi çözmek için, LED'i bir multimetrede çözülmeden nasıl kontrol edilir, problar özel adaptörler gerektirir. Konvansiyonel sondalar, PNP konektörlerine uymayacaktır, bu nedenle, kâğıt klipslerinden yapılan daha ince parçalar kablolamaya lehimlenir. Yalıtım olarak aralarında küçük bir tekstilde bir conta bulunur, bundan sonra tüm yapı elektrik bandı ile sarılır. Sonuç olarak, probların bağlanabileceği bir adaptörümüz var.
Bundan sonra, problar, genel devreden buharlaşmaksızın LED'in elektrotlarına bağlanır. Bir multimetrenin yokluğunda, test aküler yardımıyla aynı şekilde gerçekleştirilebilir. Aynı adaptör kullanılır, sadece kabloları problarla değil, küçük timsah klipsleri kullanan pillerin çıkışlarıyla bağlanır. Bir adet 3 volt güç kaynağı veya iki adet 1,5 volt güç kaynağı alacak.
Piller tam şarjlı yeni ise, dirençli sarı ve kırmızı LED'lerin kontrol edilmesi önerilir. Tasarım direnci, akımı sınırlamak için yeterli olan 60-70 ohm olmalıdır. Beyaz, mavi ve yeşil LED'leri test ederken, akım sınırlayıcı direnç kullanılamaz. Ek olarak, batarya yüksek oranda boşaldığında bir direnç gerekli değildir. Doğrudan işlevlerini yerine getirmek için artık uygun değildir, ancak LED'leri test etmek oldukça yeterli olacaktır.