HZDP - 30K VLF yüksek gerilim jeneratör
ContentsI. Ultra düşük frekans ürünler ve bu seçim... 3II. ultra düşük frekans Dielektrik gücü testi teorisi... 4III. ürün tanıtım... 4IV. teknik Paramete
İçindekiler
Ben ultra düşük frekans ürünler ve bu seçim... 3
II. ultra düşük frekans Dielektrik gücü testi teorisi... 4
III. ürünler giriş... 4
IV. teknik parametre... 5
V. enstrüman yapısı... 6
VI. nasıl işlem yapılır? 7
VII. ultra düşük frekans gücü testi kablo... 11
VIII. ultra düşük frekans gücü testi büyük ölçekler yüksek gerilim jeneratör... 12
IX. ultra düşük frekans güç kondansatör gücü Test... 13
X. Notes ……………………………………………………………………… 13
XI. paket listesi... 15
XII. ek... 16
Notlar
1. tam deşarj çubuk ile test edilmiş nesne, başlamadan önce deşarj (yöntemini kullanarak deşarj çubuk: akım sınırlama ile ilk deşarj deşarj sonu, sonra zemin terminal). Ultra düşük frekans bağlantı yöntemi ile iki booster: güçlendirici kullanma ne zaman yalnız ben (test gerilimi 30 's KV veya daha az), enstrüman denetim çıkış bağlı gerekir güçlendirici, denetim çıkış II bağlanmak yok. Ne zaman ben ve güçlendirici II serisi kullanılan güçlendirici (test gerilimi 80 olduğunu KV veya daha az), enstrüman denetim çıkış bağlı gerekir çıktı güçlendirici ben ve araç kontrol II II, kesinlikle hayır ters bağlantı alttan yukarıya ittirmek için bağlı olması gerekir! Aksi takdirde araç veya test nesne zarar görür.
2. Lütfen durdur düğmesini kullanın ve deşarj çubuk tarafından sonra Makineler durdurma gerekiyorsa, gücü kes yüksek basınç koşulları içinde. Aksi takdirde araç zarar verir!
3. işlemi lütfen ekrandaki yönergeleri göre.
4. bu güçlendirici ısı yalıtım yağda dolu çünkü baskısı artırılması sonra dökülme petrol küçük miktarını görmek için normal bir fenomendir Ayrıca kullanımınızı etkilemez.
5. 10KV kablo Testi gerçekleştirirken, bir fazlı test şiddetle önerilmektedir. Gerilim 18KV olacak ve 0.1Hz、0.05Hz、0.02 Hz frekans olacaktır. El ile adı geçen yük kapasitesi teorik değeri, sahne 10KV kablo uzunluğu 3-8 km ulaşabilirsiniz.
6. 35KV kablo Testi gerçekleştirirken, bir fazlı test şiddetle önerilmektedir. Gerilim 60KV için ayarlanır (genel gereksinimler)-78KV (göre gerekli kuralları) ve frekans 0.1 Hz, 0,05 Hz ve 0,02 Hz için ayarlayın. El ile adı geçen yük kapasitesi teorik değeri, sahne 35KV kablo uzunluğu 3-5 km ulaşabilirsiniz.
7. kablo (500 metreden az) çok kısa, kapasite testi nesnesinin 0.1μF küçüktür ve basınç normalde takviye edilecek olamaz, diye lütfen bağlanmak 0.1μF yüksek gerilim kapasitans paralel şekilde.
8. yüksek gerilim terminalleri naylon spin yukarıdaki sayılarla ilgili naylon koltuk tutmak, yüksek gerilim hatları iyi emin olmak için ilgili kişi, temas yok iyidir, bir akıntı neden olur yüksek yan yandı. Naylon terminalleri sıkılır zaman dikkat yoğunluk için aşırı sıkma naylon terminalleri zarar verebilir.
9. bu iki booster ultra düşük frekans: ne zaman ile donatılmıştır test gerilimi 30 ise KV veya daha az, bu noktada alttan yukarıya ittirmek gerek ben tek, değil bağlantı güçlendirici II artırmak için. Alttan yukarıya ittirmek sayı ı + II, bu noktada booster ı ve II serisi artırmak için de ayarlayabilirsiniz; Test gerilimi 30'dan fazla olduğunda KV, ı ve II serisi, kullanılan gerekir güçlendirici bkz: çalıştırma talimatı yöntemleri bağlamak için öğretim kitap.
10. çünkü DC gerilim bölücü örnekleme hızı çok yavaş, laboratuvar muayene zamanlama, gerek ondan fazla en yüksek pozitif görmek için geçiş yapmak görmek ve negatif voltaj, zirve gerçek çıkış voltaj değeri.
11. Denetim çıktı satırı güçlendirici yan hava fişler için bağlı çıkarmaya döndürülmüş aşağı doğru basınç olmak zorunda!
12. 220V AC güç kaynağı kullanılmasını tavsiye: 0.1 Hz ultra düşük frekans güç giriş Frekans Modülasyonu üzerinde dayanır çünkü yüksek gereksinimleri bir jeneratör güç, kaynağı için kullanmanız gerekiyorsa, jeneratöre gereksinimlerdir: frekansı 50Hz, voltajı 220V + %5, güç 5KW, jeneratör çıkış frekans istikrar özel gereksinimlerine büyük , frekans değişiklikleri yük (en iyi kullanımını dijital frekansı dönüşüm jeneratör) ve en az direnç 800W yük jeneratör çıktı sonunda bağlı olduğundan (örneğin, elektrikli soba vb), bir güç ile jeneratör hız, frekans istikrarlı değilse, kesinlikle normal güçlendirici stabilize etmek için. Artan basınç her süreç içinde direnç yük sürekli çalışmalarını kullanmanız gerekir, kullanımı otomatik olarak yük direnci kesecek değil (öyle aynı derecede elektrikli su ısıtıcısı, elektrikli fırın, sonra suyun kaynama sıcaklığı kontrol anahtarı veya sıcaklık ulaşıldığında, otomatik olarak kesilecektir yük), aksi takdirde ciddi hasar araç olacak!!!
13. açarken güç kaynağı lamba değil ışık veya ekran görüntü yok, sigorta tüp Yakılan, güvenliği için tüp 10 sigorta tüp bekleme ile donatılmıştır, iyidir.
Uyarı: kablo voltaj testi dayanabilir, çekirdek tel ve fiziksel ayırma, yalıtım tabakası olmalıdır yukarıda kaplı değil diğer öğeleri ile aksi takdirde o yüksek gerilim akıntı neden, araç zarar!!!
0.1Hz Ultra düşük frekans yüksek gerilim jeneratör
I.Ultra-düşük frekans ürünler ve bu seçimi
1、0.1 Hz-30KV Ultra düşük frekans yüksek gerilim jeneratör
Tablo 1
Modeli
(en yüksek)
Vücut destek: 30㎏
Test için uygun ürünleri seçmek için 2、How
Lütfen test ürünleri kapasite kapasite dekor araç altında olduğundan emin olun. Dalga etkisi test ürünleri kapasite çok küçükse ve enstrüman normalde ne zaman çıktısını alabilirsiniz değil olacak 0.05µF. altında 0.1µF kapasitör paralel olarak yardımcı çıktı. Kapasitans başvurmak üzere bir enstrümanın aşağıdadır.
Nispeten farklı jeneratör güç kapasitesi tek
Tablo 2
Nominal voltaj
Yük kapasitesi
Sigorta
Ağırlık
Yararlı
VLF-30/1.1
30kV
0.1 Hz, ≤1.1µF
10A
Kontrol: 6㎏
10KV Cables、Generator
0,05 Hz, ≤2.2µF
0,02 Hz, ≤5.5µF
Termik santral
Hidroelektrik
Jeneratör kapasite
(MW)
200
300
600
85
125-150
300
400
Nispeten tek
güç capacity(µF)
0,2-0,25
0.18-0.26
0,31 0,34
0,69
1.8 1.9
1.7-2,5
2.0-2.5
Kablo (µF/km) güç kapasite, tek çekirdekli XLPE İZOLELİ
Tablo 3
Kapasite µF/Km
Gerilim (kV)
10
0,15
0.17
0.18
0,19
0.21
0,24
0,26
0,28
0,32
0.38
-
35
-
-
-
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0.17
0,19
Kesit
alan (cm²)
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
270
4、Products geçerli tahmin yöntemini sýnayýn
Formül: Ben 2π fCU =
II. Ultra düşük frekans Dielektrik gücü testi teorisi
Güç frekansı gerilim dayanmak için test Ultra düşük frekans Dielektrik Test güç alternatif bir yoludur. Bildiğimiz gibi trafo veya bir rezonans trafosu güç frekansı gerilim dayanmak için büyük jeneratör testine test gerekli büyük kapasitesi, vb yalıtım katmanı daha büyük elektrik kapasitesi nedeniyle kablolar. Büyük ekipman sadece hantal değil ama aynı zamanda pahalı ve kullanım için uygun değildir. Elektrik sektörünün sorunları çözmek için bazı test yapar. Yurtiçi ve Yurtdışı, 0.1 Hz Ultra düşük frekans voltaj dayanacak teori ve test sonucu göre test bu sorunları çözebilir ve avantajı sadece aynı test sonuçları yok ama Ayrıca araç boyutları küçük ve bu ağırlığı önemli ölçüde azaltılmış. 1/500 geleneğin kapasitesidir bu şekilde. Neden gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan elektrik enerjisi Bakanlığı Çin'in Wuhan yüksek gerilim Araştırma Enstitüsü hazırlanması için Emanet olan test prosedürleri, büyük ölçüde basitleştirmek "35Kv ve XLPE İZOLELİ güç kablosunu Ultra düşük frekans (0.1 Hz) gerilim test yöntemleri ' Bu yaklaşımı teşvik için. Araç yapılan bu gerek Çin'in göre geliştirilmiştir. Kablo, büyük ölçekli yüksek basınç döner motor yaygın olarak kullanılabilmesi için elektrik Kondansatörler AC gerilim içine testi dayanabilir.
III. Ürünler giriş
Bu ürün ileri teknoloji modern dijital dönüştürme, tamamen bilgisayar kontrolü, otomatik alttan yukarıya ittirmek, buck, ölçü ve koruma birleştirir. otomatik up işlemi sırasında insan müdahalesi can bakım, şebeke avantaj içerir tam elektronik, küçük boyutları ve hafif yapısı, geniş ekran LCD (açık ve sezgisel), yazıcı çıktısı test raporu, kullanımı kolay. tam .mechanical yaklaşım yaygın olarak modülasyon ve işlemine demodülasyon ultra düşük frekanslı sinyalleri ama hiçbir standart sinüs dalga, ölçme ve kıvılcım deşarj yüksek basınç bölümünde vb bazı hata için kullanmak güç endüstri standartlarını karşılamak için tasarlanmış, ürünler in yukarıda eksiklik üstesinden gelebilir ve özellikle belirtmek aşağıdaki özellikleri gerekir:
Akım ve gerilim verileri doğrudan yüksek basınç yan örnekleme yoluyla elde edilen ve gerçek ve doğru. Aşırı gerilim koruma: ayar değerlerini sınırlayan çıkış voltajı aşıldığında araç koruma 20 ms içinde kapanacak.
Aşırı akım koruması: Çift korunması için yüksek ve düşük gerilim tasarım, kesinti koruma doğru bir şekilde ayarlanabilir yüksek basınç tarafında. Alçak voltajlı taraf geçerli tepki geçerli aştığında kapalı koruma kez aşağı 20 ms içinde olduğunu.
Yüksek voltajlı çıkış koruma direnç tasarım vücut artırmak ve bu ek dış direnç gerek yok olduğunu.
Kapalı döngü negatif geri besleme kontrol devre yüksek ve düşük gerilim.
IV. Teknik parametre
gerilimi, tablo 1 başvuru için 1、output
2、OUTPUT frekans: 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz。
3、Loading özelliği: Tablo 1 başvuru için
0.1 Hz en fazla 1.1µF
0,05 Hz en fazla 2.2µF
0,02 Hz en fazla 5.5µF
4、Accuracy: ± (tam ölçekli 0,5 KV % 3)
5、Voltage dalga distorsiyon: ≤5%
Kullanım 6、Condition: kapalı, açık; Sıcaklık:-10℃∽ + 40℃; Nem: ≤85% RH
7、Power kaynağı: AC50 Hz, 220V ±5%
8、Power sigorta: Tablo 1 başvuru için
V.Instrument yapısı
1、Control paneli diyagramı
Tablo 1
Özellikleri:
(1) "ground": Dünya ile zemin terminal, kullanılan bağlantı.
(2) "Denetim çıktı": çıkış çok çekirdekli yuva, vücut destek ile giriş çok çekirdekli soket tipini kullanırlar.
(3) "kontrast": kontrast ayarı ile LCD
(4) "işlev tuşu": komut istemi çubuğunu görüntüle karşılık gelen konumu işaret için
(5) "AC220V": güç girişi, Insider sigorta
(6) "güç anahtarı": gösterge Insider.
(7) "yazıcı": test raporu için
(8) "LCD ekran": sınama verileri görüntüler.
2、Body boost diyagramı
Tablo 2
VI. Nasıl işlem yapılır
1、Connection yöntemi
Tablo 3 (bağlantı diyagramı)
Özellikleri:
Bu ürün ile donatılmış iki ayrılan rasgele hatları ve tablo 3, güç AC 50 Hz/220V ile göre bağlantı yapabilirsiniz.
2、Operation serisi
(1) gücüyle: Lütfen test ürünleri olmak tamamen deşarj güç zaman makinelerde ve Durdur düğmesine basın ilk makineler boost ameliyat sonra kullanmak güç anahtarı kaydetti.
Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra aracı makinede Tablo 4 arabirim sınırlaması ne zaman güç girin, lütfen aracı ne zaman kapalı olduğundan emin olun size bağlantı veya dikiş veya elektrik prizi Hayır göstermek eğer belgili tanımlık perde içinde sigorta kontrol aleti .Lütfen kullanmak gerekmez.
(2) tanımlanmış parametre ayarları
主菜单:Main menüsü
试验频率设定:Setting test frekansı
试验电压设定:Setting test gerilimi
限制电压设定:Setting sınır voltajı
限制电流设定:Setting sınırı geçerli
试验时间设定:Setting test kez
启动试验电压:start test gerilimi
Tablo 4 (arabirim sınırlaması)
Test frekans, gerilim önceden ayarlanması olabilir ve koruma değerlerini aşan basınç yüksek basınç iki koruma değerlerini gerilim aşan, test vb tablo 4 arabirim sınırlaması gerekli testine göre kez Frekans için üç seçenek: 0.1、0.05、0.02. Bu enstrüman çıkış frekansı ve birim Hz Test gerilimi değerleri için 10KV üzerinden derecelendirilmiştir (Lütfen GERILIMI 10KV aşağıda ayar değil). Ne zaman bu ayar değerleri ve genlik çıktı bu pik değerindeki sinüs dalgasının tutar araç artık artırmak değil.
Gerilim koruma değerleri 0 ile nominal değerine ve birim kV. Bu gerilim olduğunu aştığında ayarı test ürünleri .en enstrümanın pik değerleri çıktı otomotiv kapat olacak gösterilir. Normal şartlar altında Gerilim koruma değerleri test voltajı 4KV yüksek ayarlanır.
Bu mevcut koruma değerleri 0 ile nominal değerine ve birim anne. Bu geçerli olduğunu aştığında ayarı geçerli pik değerleri test ürünleri .en enstrümanın otomotiv kapamak aşağı çıkış olacak gösterilir.
Kez ayarı 0-60 dakika uzaklıktadır ve bu test kez gösterilir, dakika birimdir.
Voltaj, pik değerleri, sınama verileri enstrümanın birimidir Ekran ve gerilim, para birimi verileri test raporundaki tüm peaking Değerleri.
Lütfen "GERILIMI başlatmak"ve bunu doğruladı için imleci sonra içine tablo 5 alttan yukarıya ittirmek arabirimi girin.
正在升压中请稍后:Boost Şimdi, bir dakika bekle
电压:Voltage
电流:Current
计时: zamanlama
Tablo 5 (destek)
Otomotiv boost Araç kendini başarı denetimi bittiğinde destek durumu girer. O-ecek almak voltaj ayar değerleri ulaşmak yapmak için bazı zamanlar. Araç kapatacak
Voltaj çıkışı ve Durdur düğmesine basın, start arayüzü içine girin ne zaman yordam artırmak.
Destek değerleri değerleri ayarlama yakın Tablo 6 arabiriminde görünür
正在升压中请稍后:Boost Şimdi, bir dakika bekle
电压:Voltage 电流:Current
计时:Timing
按上下键微调电压:Voltage ayarlamak basın tarafından üzerinde yukarı ve aşağı tuşları
按确定键启动计时:Start tarihinde basın tarafından zamanlama onaylayın
Tablo 6
Lütfen "açıp" basın; 1 saniyeliğine düğmesini ve sonra şekil 7 onayla düğmesine basın görünür, enstrüman başlangıç saati, aracı zamanlama başlayacak ve bittiğinde test raporu yazdırır gerilim ayarlayın. Geri gerektiði kadar sonraki ölçüm başlamadan önce deşarj kapatma sonra.
Tablo 7
Başka bir un normal aşırı gerilim koruma kapatma, geçerli kapatma üzerinde durağım. Araç durduğunda uç arabirimi görüntülenir. Voltaj veya sonraki ölçüm başlatmak için geçerli yeniden ayarlayabilirsiniz.
VII. Ultra düşük frekans gücü testi kabloları
1、please tüm test ürünleri bağlantı aleti test ürünleri kablosunu kurtarmak emin olun.
2、separately kablo izolasyon direncini 10000V Megger test öğeleri tarafından test ve test değerleri kaydedildi.
3、test gerilim pik değerleri: Umax = 3Uo, Uo nominal çalışma gerilimi kablo iletken zemin arasında ya da metal kalkan, örnekler için gerilim 10KV kablo, tek fazlı gerilimi dekor
Uo:uo 10/√3kV =
gerilim pik değerleri test: Umax = 3Uo
3 × 10/√3kV =
√3 × 10kV =
17.32kV =
4、test kat: 3 dakika
5、test ayrı ayrı. Kablo kapasitör test ürünleri yükleme yeteneği alet içinde değerleridir. Basınç testi kablo üç-faz çizgilerle birbirine paralel işlem aynı zamanlarda olabilir.
6、Connecting test ürünleri kablo ile özel esnek bağlantı kablosunu (aksesuar) göre Tablo 8 aletle. Güç aracı ve bitmiş ayarlama test frekans, kez, voltaj, aşırı gerilim koruma değerleri yüksek basınç taraf geçerli koruma değerleri üzerinden sonra başlatmak destek test .Lütfen dikkat yüksek basınç geri bildirim devre ve test ürünleri .sen olabilir kabloyla un normal sesler varsa kontrol kayıt testi kez ve test gerilimi ne zaman kontrol voltaj artırmak.
7、The enstrüman showdown test kez bitmiş eğer otomotiv ve yıkıcı akıntı varsa basınç testi oldu ürünleri geçmek olacak.
8、please dur enstrüman artırmak, un normal akım gibi bazı sorunları varsa makineleri kapanma büyütmek, gerilim istikrarsızlık, olağandışı koku, duman veya gürültü ya da olayları kabloları kontrol artırmak ve basınç yordam zaman içinde oldu test ürünlerinde marka flaş. Test öğeleri kablo yalıtım zayıf bölümü tarafından ise basınç testi başarısız olur. Nem veya kirli yüzey tarafından olduğunu doğrularsak tekrar test.
9、please yoksa basınç testi tekrar kablo yalıtım kusurları dışında nedenlerle tarafından geçerli koruma aracı bitti.
Tablo 8
tek fazlı bağlantı diyagramı ölçümü
VIII. Ultra düşük frekans gücü testi büyük ölçekler yüksek gerilim jeneratör
Jeneratör test yöntemi ile yukarıdaki kablo test benzer ve fark aşağıdadır:
1、The test olmak uygulayın Binbaşı aktarım sırasında onarım, sarma ve diğer geleneksel test kısmi yedek. 0.1 Hz Ultra düşük frekans yüksek gerilim Jeneratör Jeneratör son yalıtım kusurları daha diğer Çalgılar/Sazlar sınamak daha etkili olur. Frekans gerilim, bardaki çıkış nedeniyle kapasitif geçerli yalıtım dış katmanı böylece satır gerilim sonu çubuk yalıtım bir daha büyük gerilim düşümü tarafından neden yarı iletken Anti-Corona üzerinden akan basınç üzerinde azalır sebebi; Ultra düşük frekans durumlarda bu kondansatör geçerli büyük ölçüde azalır ve yarı iletken katman üzerinde anti-corona gerilim düşümü büyük ölçüde azalır iken, bir yüksek gerilim yalıtımı, kusurları bulmak kolay sona erer.
2、Connecting yöntemi: ayrı ayrı konular vardı benzer baskı, Tablo 9 başvuru için test.
3、test gerilim pik değerleri aşağıda hesaplanır,
UMAX = √2βKUo
UMAX: 0.1 Hz test gerilimi (kV) değerini girmeyi başaran
Β:Equivalent katsayısı 1 Hz ve 50 HZ, 1.2 prosedürlerimiz şartı göre atıyoruz.
1.3∽1.5 genellikle 1.5 konuşma K:general
Uo: stator sarma jeneratör voltage(kV) puanlarına
Örnekler için: gerilimi jeneratör olduğunu 13,8 kV,
Ultra düşük frekans testi gerilim pik değerleri:
UMAX=×1.2×1.5×13.8≈35.1(KV)
4、test kez talimat için according,
Olağandışı ses, koku, Sigara veya istikrarsızlık veri görüntü vb basın test sırasında 5、the kablo yalıtım basınç testi geçmek gerekli değildir. Tam izolasyon yüzey durumunun daha iyi yalıtım koşullarını anlamak dikkat lütfen.
Özellikle için Allah'a hava soğutmalı, cihazlar görünümü izleyerek keşfedebilirsiniz deneyim jeneratör izolasyonu corona deşarj yüzeyi gibi normal bir fenomen değildir yansıtmaz
Bağlantılı çizgi grafik stator Tablo 9 ölçümü
IX. Ultra düşük frekans gücü Test güç kondansatör
Test işlemi yöntemi yukarıda benzer, tablo 10 bağlantı başvurusu, lütfen test gerilimi ve kez talimat göre ayarlama yoludur.
Çıktı denetimi yüksek voltaj çıkışı
kondansatör
Denetim güçlendirici
Tablo 10 kapasitör bağlantı şeması ölçme
X.Notes
1、The güçlendirici enstrüman kullanılan başka bir kullanım için izin verilmez.
2、please Eğer araç arıza onarımı için fabrika başvurun
ve bunu kendi başına açmayın.
3、Before dikiş, lütfen tam deşarj tarafından test ürünleri
çubuk araç kapalı sonra taburcu et.
4、please tamamen deşarj çubuk önce tarafından test ürünleri deşarj
güç aletleri üzerinde.
5、please tamamen deşarj çubuk önce tarafından test ürünleri deşarj
her kez Destek butonuna basın.
XI. Ambalaj listesi
1、0.1 Hz/30KV denetim kutusunu (1pcs)
0.1 Hz/30KV güçlendirici (1pcs)
0.1 Hz/30KV şönt kapasitör (1pcs)
30KV yüksek voltajlı çıkış (1pcs) hatları
Şönt kapasitans yüksek gerilim kabloları (1pcs)
Özel kumanda kabloları (1pcs)
Güç hatları (1pcs)
Zemin tel (1pcs)
9、Discharge Rod (1pcs)
10、Power sigorta (10 ad)
11、Printing kağıt (1pcs)
12、Instruction el kitabı (1pcs)
13、Factory sertifika (1pcs)
14、Factory Denetim raporu (1pcs)