GKI Keto-Mojo Metre ile Kontrol Solüsyonu Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır
- Son güncelleme tarihi: 6 Eylül 2019
Kontrol çözümü nedir?
Kontrol çözümleri ölçüm cihazınızı test etmenin bir yoludur, böylece doğru sonuçlar verdiğini bilirsiniz. Keto-Mojo sayaç kitinizde kontrol çözümleri sunmamıza rağmen, sayaçlarımızın nadiren kalibrasyon dışına çıktığını ve kılavuzun söylediğinin aksine her hafta test etmenize gerek olmadığını görüyoruz.
Kontrol solüsyonu testi ne zaman yapılmalıdır?erformed?
- Ölçüm aletiniz düşürülmüş veya hasar görmüşse
- Şeritleriniz aşırı sıcaklığa veya neme maruz kalmışsa
- Ölçüm aletinizin veya şeritlerin size doğru okumalar vermediğinden şüpheleniyorsanız, bir kontrol testi yapmak isteyebilirsiniz.
- Test sonuçlarınız doğru görünmüyorsa
Kontrol Çözümü hakkında
- Sadece kullan Keto-Mojo Glikoz / Keton Kontrol Solüsyonları (Normal veya Yüksek)
- Tüm son kullanma tarihleri Yıl-Ay formatında yazdırılır. Örneğin, 2021-01, Ocak 2021'i belirtir.
- Son kullanma tarihi geçmiş veya atılma tarihini geçen kontrol çözeltisini kullanmayın (kontrol çözeltisi, şişe ilk kez açıldıktan 6 ay sonra sona erer).
- Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
- Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatın.
Kontrol Solüsyonu Testi Gerçekleştirme
- Folyo torbasından bir test stribi çıkarın. Not: Folyo poşetin arkasında bulunan test şeritlerinin son kullanma tarihini kontrol edin. Süresi dolmuş test stribini kullanmayın.
- Ölçüm aletine bir test şeridi yerleştirin.
- Bir bip sesinden sonra ölçüm cihazı açılır. Ölçüm cihazının test etmeye hazır olduğunu bildiren yanıp sönen kan damlacıklı bir test şeridinin görüntüsü görünecektir.
- Kontrol solüsyonu şişesini iyice çalkalayın. Kontrol solüsyonu şişesini yavaşça sıkın ve ilk damlayı atın. Emici olmayan temiz bir yüzeye ikinci bir damla damlatın.
- Not: Test çözeltisine doğrudan şişeden kontrol solüsyonu uygulamayın
- Hemen test stribinin ucuna kontrol solüsyonunun damlasına dokunun. Kontrol solüsyonu test şeridine çekilir.
- Not: Kontrol solüsyonu numunesi pencereyi doldurmazsa ikinci bir damla eklemeyin. Test stribini atın ve yeni bir test stribi ile tekrar başlayın.
- Sayaç bip sesi verene kadar damlada tutun ve göstergenin ekranda geri saymaya başladığını görürsünüz, ardından kontrol testi sonuçlarınız görüntülenir.
Not: Ölçüm cihazı, kontrol sonucunu sizin için otomatik olarak tanıyacak ve işaretleyecektir. Kontrol sonuçları 7, 14 ve 30 günlük ortalama hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Kontrol Testi Sonucunuzu Anlama
**Kontrol testi sonucunuzu, test bandı kutusunda veya etiketinde yazılı olan aralıklarla karşılaştırın. Ölçüm cihazınızla birlikte gelen şeritler için aralık, ölçüm cihazı kutusunun altında bulunur. Ek şeritler için aralık, şerit ambalajında bulunur.
Kontrol testi sonucunuz aralık dışındaysa:
- Son kullanma tarihlerini kontrol edin ve test stribi ile kontrol solüsyonunun tarihlerini atın. Kontrol solüsyonu şişesinin 6 aydan fazla bir süre boyunca açılmadığından emin olun. Son kullanma tarihi geçmiş test şeritlerini veya kontrol solüsyonunu atın.
- Glikoz kontrolünü test ettiğiniz sıcaklığın 10 ile 40 ° C arasında ve Keton kontrolünün test edilmesinin 15 ile 40 ° C arasında olduğunu doğrulayın.
- Kontrol solüsyonu şişesinin sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Test şeridinin folyo poşetinden çıkarıldıktan hemen sonra kullanıldığından emin olun.
- Kontrol solüsyonunun iyice karıştırıldığından emin olun.
- Kullandığınızdan emin olun Keto-Mojo marka kontrol çözümü.
- Test prosedürünü doğru bir şekilde izlediğinizden emin olun.
Yukarıda listelenen tüm koşulları kontrol ettikten sonra, yeni bir test şeridi ile kontrol solüsyonu testini tekrarlayın. Sonuçlarınız yine de test bandı kutusunda veya etiketinde belirtilen aralığın dışındaysa ölçüm cihazınız veya test bantlarınız düzgün çalışmıyor olabilir. YAPMA kanı test etmek için sistemi kullanın. Lütfen Keto-Mojo ile iletişime geçin müşteri desteği daha fazla yardım için. Değişim için uygun olabilirsiniz.
Ölçüm cihazınızı kapatmak için test bandını çıkarmanız yeterlidir. Kullanılmış test şeritlerini tıbbi atık olarak atın. Sonuç otomatik olarak işaretlenecek ve ölçüm cihazı belleğinde saklanacaktır. Kontrol sonuçları test ortalamalarınıza dahil edilmeyecektir.