1. Renk seviyesi göstergesi hassas bir alettir, nakliyede, elleçlemede, ambalajdan çıkarmada, kurulum dikkatli bir şekilde yapılmalıdır, vurmayın, atmayın, kuvars cam tüpün ve renk filtresinin kırılmasını önleyin.Kurulumdan önce talimatları dikkatlice okuyun.
2. Kurulumdan önce, renk filtresinin güçlü bir doğal ışık kaynağında (güneydoğu yönü) ve gözlem pozisyonunun daha ucuz olduğu dikkate alınmalıdır.Renk filtresinin yönü ve gözlem pozisyonunun ayarlanması gerekiyorsa, her iki uçtaki büyük altıgen somun gevşetilmeli ve sıkılmalıdır.Renk seviyesi göstergesi fabrikadan çıkmadan önce çalışma basıncının 1.5 katı olmuştur, kullanıcı kuvars tüpünü yetkisiz olarak sökmemelidir ve renk filtresi konumu ayarında kuvars tüp demonte edilmemelidir.Nakliye titreşimi nedeniyle, kullanıcı, kurulumdan önce çalışma basıncının hidrolik testinin 1.5 katı ekipmana sahip olabilir.
3. Kuvars cam tüp seviye göstergesinin üst ve alt flanşları (dişleri) kaba bağlandıktan sonra, kaptaki sıvı yüksek sıcaklıktaysa, kuvars tüp resmi işlemden önce yarım saat önceden ısıtılmalıdır, böylece kuvars tüpünü patlatmamak için.Kullanıldığında, önce üst ve alt valfleri yavaşça açın, böylece sıvı cam tüp duvarını aşındırır.Kaptaki sıvı, basıncı artırmak için sıvı seviye göstergesine girdiğinde, renkli ekran net olmayabilir, çünkü kaptaki sıvı temiz değildir veya basınç kararsızdır, sıvı dalgalanması, sabit gibi geçici fenomenden kaynaklanır. sıvı seviyesini açıkça gösterebilir.
4. Sıvı seviye göstergesi normal çalışmadayken, çelik bilyenin otomatik sızdırmazlığını sağlamak için valf gövdesi birçok 4 tur geri çekilir (çelik bilyenin valf gövdesinin üst kısmına değmesini önlemek için).
5. Kuvars cam boru seviye göstergesi, kuvars cam boru temizleme maddesi ve kromik asit yıkama, kanalizasyon düzenli olarak yıkanmalıdır.Kırmızı ve yeşil ekranı etkilememek için renk filtresi çıkarılabilir ve temizlenebilir.
Gönderim zamanı: Ekim-18-2022