Muhtemelen klor, ozon ve klor dioksit analizörlerinin elle tutulan DPD kitleri kullanılarak kalibre edildiğini biliyorsunuzdur…
… DPD’nin ne zaman kalıntı olmadığını söyleyemeyeceğini biliyor muydunuz?
… DPD performansındaki hataların ±% 100’e kadar ulaşabileceğini biliyor muydunuz?
… Pi tarafından alınan servis çağrılarının önemli bir bölümünün kötü kalibrasyonla ilgili olduğunu biliyor muydunuz?
DPD (N.N-dietil-p-fenilendiamin), bir oksidan içeren su ile karıştırıldığında mevcut oksidanın konsantrasyonuna bağlı olarak renk değiştiren bir kimyasaltır. Elle tutulan bir kolorimetre renkli bir solüsyondan geçen ışığı ölçer. Genellikle örneğin serbest klor, toplam klor, ozon ve klor dioksit vb. Konsantrasyonlarını suda kontrol etmek için kullanılır.
Oksidantlı su numuneleri içeren DPD tüpleri (sağda) ve oksidan içermez (solda)
DPD kiti, çevrimiçi araçları kalibre etmek için kullanılır…İşte Pi geliyor!
Çevrimiçi enstrüman üreticisi olarak müşterilerimize, çevrimiçi izleyicilerini ayarlamalarında sorun yaşarken yardımcı olmak için DPD’yi anlamamız monitör.
Bakacağız:
- DPD Sınırları (bulanıklık, sıfır oksidan, ağartma, pH ve etkileşimler).
- DPD ölçüm hatasını en aza indirin (örnekleme, hizalama ve temizleme).
- Dikkat etmeniz gereken şeyler (düşük konsantrasyonlar, pembe renk, vitray).
- Daha az bilinen kimya (brom, klorit ve klor dioksit ölçümü).
- Durulayın ve tekrarlayın: ölçümlerim tekrarlamaya değer midir?
DPD’nin kısıtlamaları nelerdir?
DPD sıfır oksidanı iyi ölçemez.
DPD ışık emme özelliğini kullanarak çalışır ve numunedeki bulanıklık olumlu bir okuma verir. Bu, numunede hiçbir oksidan yoksa, ‘sıfırdan sonra numuneye verilen bulanıklık, DPD test kitinin küçük bir okumasına neden olur, dolayısıyla…
DPD yaklaşık 0.05 ppm’in altında ölçemez.
Numunenizde sıfır oksidasyon olduğundan kuşkulanıyorsanız, şişeyi beyaz bir yüzeyde tutun. Herhangi bir pembe renk izi göremiyorsanız, herhangi bir okumanın reaksiyona girmemiş bir DPD tableti olması muhtemeldir.
DPD 6 ppm’den fazla serbest kloru ölçemez (ve her zaman ‘yüksek yoğunluklu’ bir okuma hatası vermez).
Oksidant izi olan su örnekleri içeren DPD flakonları (sağda) ve olmadan (solda)
Birçok kişi belirli bir seviyedeki oksidanın geçmiş olduğunu bilmiyor, DPD karakteristik pembe rengini oluşturmayacak ve açık bir çözüm oluşturmak için ‘ağartacaktır’. Bu, insanları suda çok az veya hiç oksidan bulunduğunu düşünmelerine yol açabilir, aslında DPD’yi ağartan fazla oksidanlar vardır. Numunenizin ağartıldığından şüphelenirseniz tablet veya toz eklendikten sonra pembe bir renk arayın. NB. 6 ppm’den fazla oksidan ölçmek için özel kitler ve reaktifler mevcuttur.
DPD aşırı alkalinite veya pH değerlerini ölçemez.
DPD tabletleri, toz pedleri ve damlalar, DPD’nin oksidantar ile reaksiyonunu kolaylaştırmak için çözeltinin pH’ını değiştirmek için tamponlar içerir. Toz veya tablette çok fazla tamponlama kabiliyeti vardır ve numuneniz aşırı bir pH veya alkaliniteye sahipse, DPD el cihazındaki konsantrasyonu etkileyebilir.
DPD oksidanlar arasında şu şekilde ayırım yapamaz: klor, klor dioksit, klorit, ozon, organoklorürler, brom ve daha fazlası, müdahaleler anlamı büyük bir sorundur.
DPD, renklendirici bir madde olarak çok yönlü olduğu için harika bir kimyasaltır; bu, oksidana ölçtüğümüz rengi nasıl veriyor. Bu çok yönlülük bir fiyata gelir, DPD bir analiz aracı olarak çok spesifik değildir ve numunede başka kimyasallar bulunursa okumaya müdahale edebilir ve bu da hatalı bir sonuç verir. Genel müdahaleler klor dioksit (klor ölçümü için, tersi), sodyum klorit, ozon, organokloraminler, peroksitler ve daha fazlasını içerir.
DPD renk ve bulanıklığı ayırt edemez.
Reaksiyona girmemiş DPD tableti de dahil olmak üzere herhangi bir katı madde okumayı etkileyecektir. Örnek bulanıklığı sıfır olarak sayılmalıdır. Sıfır ölçümünde yüksek bulanıklık varsa, bu, renkölçerin hassasiyetini etkiler. dBunun nedeni, olay sırasında yapılması gereken büyük düzeltmeden kaynaklanmaktadır katı maddeler. Numunedeki herhangi bir katı maddenin birkaç saniye içinde karıştırıldıktan sonra çökelmesine izin vermek, buna karşı koymanın en iyi yoludur.
DPD ölçüm hatasını en aza indirin
Okunması kolay, yazdırılabilir bir kontrol listesi bulunmaktadır. Her seferinde doğru DPD okumaları.
Dikkat etmeniz gereken şeyler
DPD’niz son kez ne zaman kalibre edildi?
Taşınabilir DPD renkölçerleri kalibre edilmelidir. Kalibre edilecek frekans için cihazınızın kılavuzuna bakın. Kalibre edildiği son zamanı hatırlayamıyorsanız, muhtemelen tekrar yapmanız gerekir!
Vitray
DPD tüpleri lekeli (solda) ve lekelenmemiş (sağda)
DPD testlerinden sonra oluşan pembe solüsyon, cam üzerinde DPD okumasını etkileyecek bir kalıntı bırakabilir. Bu kalıntı, DPD kitinizdeki maddeleri kullanarak kolaylıkla temizlenebilir.
Musluk suyu
Şişeleri boşaltmak için normal musluk suyu kullanırsanız, bırakılan damlalar içme suyundaki klora bağlı okumayı etkileyebilir. IŞişelerinizi temizlemek için deiyonize su kullanmak en iyisidir (fakat her zaman pratik değildir). Bu mümkün değilse (herhangi bir otomobil parçaları tedarikçisinden temin edilebilir), soğutulmuş kaynatılmış su kullanılabilir. Aksi takdirde, kullanmadan önce şişelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.
Daha Az Bilinen Kimya
DPD çok sayıda etkileşime sahiptir. Bu, tekrarlayan problemlerin bazen numunenin kimyasal yapısından kaynaklanabileceği anlamına gelir. Örneğin klorit (ClO2–) ve klor dioksit DPD’yi etkiler ve çoğu klor dioksit, klor dioksit amperometrik sensörler ile ölçülür.
DPD bromür izlemek için kullanılabilir, ancak DPD No.1 tabletleri FREE CHLORINE vs TOTAL brom ölçülür. Etkili olarak serbest brom kadar dezenfekte eden kombine brom, bu genellikle çok fazla sorun oluşturmaz. Bununla birlikte, bazı amperometrik sensörler serbest bromu ölçmektedir. DPD No.1 tabletleri kullanılarak kalibre edilemezler. Deniz suyunda brom veya klorun ölçülmesi hakkında daha fazla bilgi için Deniz Klorürü teknik notuna bakın.
Durulayın ve tekrarlayın
DPD ölçümünü tekrarlamak ne kadar önemli? Zaman kaybı mı?
Bir sensör sadece son kalibrasyon kadar iyidir ve sensör kalibre ettiğiniz kadar doğru olacaktır. Sıkı proses kontrolü için, yüzme havuzunuz veya dozaj kontrolörü gibi bir sensöre ihtiyacınız varsa, DPD testini en az iki kere tekrarlamanız gerekir; Ama artık olmamalı. Testi tekrarlamanın önemli bir nedeni insan hatasından kaynaklanıyor ancak DPD tabletlerindeki değişiklikler biliniyor ya da örneklemde topladığınız hafif konsantrasyonda artış olabilir. Her tekrarlamada, bu koşullar giderek daha az olası hale gelir ve analizörünüzü kalibre etmek için kullandığınız değere daha fazla güvenin.
Pi kalibrasyon için aşağıdaki rutini tavsiye eder:
Bir DPD testi yapın ve okumayı analizörünüzle karşılaştırın.
- Okuma, analizörünüzün% 10’u içinde mi? Evet ise, analizörü yalnız bırakın.
- Okunan değer +/- 10% değilse, DPD testini tekrarlayın.
- İkinci test +/- ilk testin% 10’udur? Evet ise, bu okuma ile aletinizi kalibre edin. Değilse, +/- 10% ‘ye kadar 2 ardışık test için DPD testlerini tekrarlayın, ardından makineyi bu okuma için kalibre edin.