Bazen yaralanma veya hastalık nedeniyle diz veya kalça gibi yük taşıyan eklemler yapay ortopedi ile değiştirilmelidir. Bu tür ameliyatlar sadece son derece acı verici değil aynı zamanda pahalı ve risklidir; bu nedenle, bu cihazların uzun ömürlülüğü çok önemlidir: implantlar dayanıklı olmalı ve kesinlikle minimum miktarda atık üretmelidir. Sert krom veya seramik gibi sert kaplamalar kullanılarak uzun kullanım ömrü sağlanır.
"
Diz veya kalçanın değiştirilmesi, ağrıyı hafifletmek ve eklemin işlevselliğini geri kazandırmak için ağırlık taşıyan yüzeylerin yenilenmesi için önemli bir cerrahi prosedürdür.
İstenen amacını yerine getirmek için, yedek parçaların aşınma direnci için çok zorlu gereksinimleri karşılaması gerekir. Tipik olarak, bir malzemenin aşınmaya dayanma kabiliyeti ile sertliği arasında bir ilişki vardır; bir malzemenin Vickers sertliği (HV) bunu iyi karakterize eden bir metriktir. Ancak geleneksel Vickers test cihazları genellikle hem kaplama hem de baz malzemeden kompozit sertlik üretir, çünkü bu cihazlar tarafından kullanılan test yükleri çok yüksektir. Ölçme ucunun köşegenleri - optik olarak - mikroskop altında dikkatle ölçülmesi gerektiğinden, sonuçların doğruluğu operatör etkisinden daha fazla zarar görebilir.
Nanoindentasyon,baz malzemenin tüm etkilerinden kaçınmak kritik olduğunda kaplamaların HV'sini ölçmek için çok düşük yükler kullanan iyi kurulmuş bir tekniktir. FISCHERSCOPE® HM2000, HV'yi penetrasyon derinliğinin çevrimiçi izlenmesinden otomatik olarak hesapladığı ve böylece herhangi bir kullanıcı hatasını ortadan kaldırdığı için bu görev için ideal bir araçtır. Ayrıca, elastik modül boşaltma eğrisinin eğimi kullanılarak da hesaplanabilir.
Aşağıdaki çalışmada, 7 um kalınlığında sert krom kaplamalı bir implant üzerindeki sertliği ölçmek için FISCHERSCOPE® HM2000 kullanılmaktadır. Maksimum 50mN yük uygulanması, Şekil 1'de gösterildiği gibi kaplama kalınlığının önerilen% 10'u içinde bir girinti derinliği üretir."
HM2000'in entegre mikroskobu ve motorlu XYZ tablası, ölçümlerin doğrudan yapay diz implantları gibi karmaşık geometrilerde - minimum numune hazırlığı ile alınmasına izin verir. Bu örnekte ölçülen krom kaplamanın ortalama sertliği ortalama elastikiyetle 1084.8 HV idi. 279.7 GPa modülü.
Hiçbir hasta veya doktor zamanından önce büyük bir eklem replasmanının yıpranmasını istemez. Cerrahi olarak implante edilmiş tıbbi cihazların uzun süre dayanması için düzgün bir şekilde kaplanması gerekir. Nanoindentasyon bu kaliteyi doğrulamak için tercih edilen yöntemdir. FISCHERSCOPE® HM2000'in özellikleri ve yetenekleri, doğrudan ortopedik rekonstrüksiyonda kullanılan implantlar üzerinde doğru ölçümlerin yapılmasını sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen yerel FISCHER temsilcinize başvurun.