Yüksek neme maruz kalan teknelerde veya parçalarda ozmoz olaylarının tespiti ve lokalizasyonu
Boyama veya estetik tedavilerden önce ürünlerin kuruma durumunun doğrulanması
Tahribatsız nem ölçer Tramex Skipper Plus, fiberglas ve ahşap gövdelerdeki aşırı nemi tespit etmek için eksiksiz ve güvenli bir yöntem sağlar. Skipper Plus, teknenin gövdelerindeki ve aksesuarlarındaki nemi bulmak için tasarlanmış bir cep higrometresidir.
Tuz ve tatlı su için CTP ve sert ağaçta nem tespiti için üç ölçek.
Bir ahşap ölçeğinde% 5 ila% 30 ve fiberglas ve diğer malzemeler için karşılaştırmalı bir ölçekte 0 ila 100 arasında geniş ahşap okuma aralığı.
Fiberglas gövdelerde ozmoz varlığını tanımlar.
Ahşap teknelerin boyama veya vernikleme için yeterince kuru olup olmadığını kontrol edin.
Yumuşak kauçuk elektrotlar çizilmeden doğrudan temas sağlar.
Yüksek nem için sesli uyarı tonu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Pille çalışır (dahil)
Uygulama
Fiberglas teknelerde ozmoz olaylarının varlığını ölçün.
Osmoza maruz kalan diğer alanlardan daha belirgin maruz kalan parçaları bulun.
Estetik tedaviler, boyama veya emprenye işlemlerinden önce ahşap teknelerin korunma durumunu veya nem derecesini kontrol edin.
Çözüm
Skipper Plus, tahribatsız empedansın ölçülmesi ilkesine dayanmaktadır. Cihazın tabanına monte edilen koplanar elektrotlar, test edilen malzemede düşük frekanslı sinyaller iletir ve nem varlığından kaynaklanan empedans varyasyonunu ölçer. Bu okuma cihazda nem içeriğinin bir okuması olarak gösterilir.
Tatlı ve tuzlu su için fiberglas ve sert ağaçta nem tespiti için üç aralık.
Sertağaç ölçeğinde% 5 ila% 30 ve CTP ve diğer malzemeler için karşılaştırmalı bir ölçekte 0 ila 100 arasında geniş ahşap okuma aralığı
Fiberglas gövdelerde ozmoz varlığını tanımlar.
Ahşap teknelerin boyama veya vernikleme için yeterince kuru olup olmadığını kontrol edin.
Seviye eğiliminin sürekli izlenmesiyle tanklarda ve silolarda seviye ölçümü
Düşük seviye veya taşma alarmı üretimi
Birden fazla tankta sürekli izleme ile otomatik hacim veya ağırlık hesaplama
RODER, LDM serisi LAZER mesafe ölçere bağlanacak ekran ve izleme sistemleri oluşturmak için yeni REDAM LDM dev ekran serisini sunar.
REDAM LDM serisi, LASER mesafe ölçer tarafından yapılan ölçümün gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlayan LASER LDM serisi mesafe ölçerler ile bağlantı için özel olarak geliştirilmiştir.
Görselleştirme dev bir ekranda gerçekleşir veya Wi-Fi veya ethernet ağları aracılığıyla uzak terminallere iletilir.
Görselleştirme, yüksek mesafelerde bile görülebilen dev bir ekranda gerçekleşir.
Gösterilen tüm ölçümler tolerans eşikleri ile karşılaştırılarak belirli eşikler aşıldığında tolerans dışı alarmlar veya operatörü herhangi bir ayarlama işlemine yönlendirebilecek görsel sinyaller (kırmızı değer tolerans dışı bir değeri temsil eder, sarı bir dikkat işaretini temsil eder, yeşil değer ölçü kabul edilebilir).
Ölçüm uygulamaları mesafe, pozisyonlar, uzunluklar ve derinlikler çelik ve metalurji sektörü için endüstriyel lazer mesafe ölçerler ile
Nesil tolerans dışı alarmlar görsel sinyalli (ışık kulesi) veya sirenler ve alarmlar için elektrik kontağı ile. PLC, SCADA sistemleri veya uzaktan veri toplama sistemlerine doğrudan bağlantı.
Dev ekranlarda ölçüm görselleştirme elde edilen verilerin uzaktan iletiminin yönetimi veya işlem izlenebilirliği için entegre veri kaydedici ile.
Doğal bir yüzeyde 30 metreye kadar ve yansıtıcı bir yüzeyde 100 metreye kadar olan nesneleri ölçün.
RODER, LDM serisi LASER mesafe ölçere bağlanacak görüntüleme ve izleme sistemleri oluşturmak için yeni REDAM LDM dev ekran serisini sunar.
REDAM LDM serisi, LASER mesafe ölçer tarafından yapılan ölçümün gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlayan LASER LDM serisi mesafe ölçerler ile bağlantı için özel olarak geliştirilmiştir.
Görselleştirme, büyük bir mesafeden bile görülebilen veya Wi-Fi ağları veya Ethernet ağları aracılığıyla uzak terminallere iletilen dev bir ekranda gerçekleşir.
Gösterilen tüm ölçümler tolerans eşikleri ile karşılaştırılabilir, tolerans dışı olması durumunda bazı eşiklerin aşılması durumunda alarmlar veya operatörü herhangi bir ayarlama işlemine yönlendirebilen görsel sinyaller (kırmızı değer, tolerans dışı olduğunu gösterir. değer, sarı bir uyarı sinyalini temsil eder, yeşil değer ölçüm kabul edilebilir).
Tipik uygulamalar
Bobin ve bobin çapının kontrol edilmesi
Kütük, blum ve slabların boyut ölçümü
Çarpışma önleyici veya paralellik kontrol fonksiyonlu tavan vinçlerinin konum kontrolü
Endüstriyel uygulamalar için LASER mesafe ölçerler
Toplam güvenlikte temassız mesafe ölçümü
Operatör varlığında ölçümler için de uygun, güvenlik sınıfı 2 ile görünür LAZER
Analog veri çıkışı, RS232, RS422, Profinet, Profibus, Ethernet.
LASER LDM mesafe ölçer ailesi, analog arayüzlü (4 mA ila 20 mA) veya dijital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422) endüstriyel uygulamalar için bir dizi optoelektronik mesafe ölçüm cihazından oluşur.
LDM serisi LAZER mesafe ölçerler aşağıdakiler için kullanılır: mesafelerin hassas ölçümü birkaç metreden üç kilometreye. Mesafe ölçümübirleştirilmiş uygulama lazer teknolojisi için.
Bu optik sensörler, temassız bir işlemdeki mesafeleri, yükseklikleri, uzunlukları, seviyeleri ve konumları ölçmek için LASER (darbe veya modülasyonlu) ışığı kullanır. Bunu başarmak için tüm bileşenler mükemmel şekilde koordine edilmiş bir genel sistemde birlikte çalışır.
Bu sistem, bir lazer yayıcı, optik vericiler ve alıcılar, ışığa duyarlı diyotlar ve zaman ölçümü veya faz ölçümü için sofistike elektronik ve algoritmalardan oluşur. Ölçüm cihazlarımız için uçuş süresi, faz karşılaştırması ve geri karıştırma LAZER darbesi gibi farklı optoelektronik prensipler kullanıyoruz. Bu yöntemler bekarlara izin verir milimetreye doğru ölçümlerve birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralıkları. LAZER mesafe ölçerlerimizi kullanmak mümkündür doğal yüzeylerde ölçmek veya hızlı ve hassas sonuçlar elde eden özel reflektörlerde.
LASER mesafe ölçerler, görünür veya görünmez optik radyasyon kullanarak çalışır ve sınıf 1 veya 2'de yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılır (koruyucu gözlükler olmadan bile çalıştırma için güvenli sınıflar).
Kompakt yapı, alan sınırlı olduğunda veya endüstriyel uygulamalarda bile LASER mesafe ölçerin kolay kurulumuna olanak tanır. Tüm cihazlar standart arayüzler, analog veya dijital veri çıkışı ve parametrelendirilebilir anahtarlama çıkışları sunar. LASER LDM mesafe ölçüm cihazları ailesi özellikle endüstriyel (analog - 4 - 20 mA) veya dijital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI
).
Bu web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayıyoruz, fakat isterseniz bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Çerez ayarlarıKABUL
Gizlilik ve Çerezler Politikası
Gizlilik Genel Bakış
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu çerezlerin dışında, gerektiği şekilde sınıflandırılmış çerezler, web sitenizin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu için tarayıcınızda saklanır. Bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezlerini de kullanıyoruz. Bu çerezler tarayıcınızda sadece sizin izniniz ile saklanır. Ayrıca bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını seçmemeniz tarama deneyiminizi etkileyebilir.
Web sitesinin düzgün çalışması için gerekli çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan çerezler içerir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.
Web sitesinin çalışması için özellikle gerekli olmayan ve özellikle kişisel bilgileri analitikler, reklamlar, diğer gömülü içerikler aracılığıyla toplamak için kullanılan çerezler gerekli olmayan çerezler olarak adlandırılır. Bu çerezleri web sitenizde çalıştırmadan önce kullanıcı onayını almak zorunludur.