AllroundLine - Bireysel test ve tüm uygulamalar için
Beton, basınca çok dirençli, ancak daha az esnek olduğundan, içine gömülü çelikle takviye edilir. Takviye edici çelikler esas olarak yaklaşık 5 mm ila yaklaşık 60 mm arasında bir çapta üretilir. Daha küçük çaplar daha sonra, beton ile yerinde dökülmeden önce paspas veya kafes kirişler halinde işlenir. Özel bir zorluk, bu nervürlü çeliklerin test edilmesidir, çünkü kesimden uzunluğa kadar, başka mekanik numune hazırlama işlemi gerçekleşmez. Akma dayanımının kesin olarak belirlenmesi için numune üzerinde gerekli uzama ölçümü, esas olarak ekstansometre makrosu ile belirlenir. Kendinden etkilenmeden, kırılıncaya kadar gerginliği güvenli bir şekilde emer. Makro ekstansometre çatallarını da aşağıdaki özellikleri vardır:
Takviye çeliğinde yapılan eğme testleri şekillendirilebilirliği test etmeye yarar. Numune mukavemet kaybetmemeli ve görsel inceleme sırasında hiçbir çatlak tespit edilmemelidir. Standartlara bağlı olarak farklı delme yarıçapları ve destekler tanımlanmıştır. Eğme açısı genellikle 90° veya 180° dir. ZwickRoell, testi hidrolik test cihazları ve standart eğme cihazlarıyla gerçekleştirmektedir. İstenirse, elektromekanik test cihazları iki çalışma alanı ile donatılabilir ve daha sonra eğme ve çekme testleri için kullanılabilir. Bir test kurulumunun dönüştürülmesi daha sonra ihmal edilebilir.
Takviye çeliği büyük miktarlarda üretilmekte ve üretim izlemesi için sürekli olarak test edilmelidir. ZwickRoell, çubuk stokundan uzunluğa kesilen numunelerin, matlar ve kafes kirişlerden kesildiği, manuel olarak dergi içine doldurulduğu ve daha sonra tamamen otomatik olarak test edildiği test için otomasyon sistemleri geliştirdi. Ayrıca, 100°C'de yapay yaşlanma yöntemi, böyle bir test sistemine entegre edilebilir. Kesitler standartlara uygun olarak yüksek doğrulukla otomatik olarak belirlenir ve numuneler test sonucuna bağlı olarak daha sonra görsel inceleme için isteğe göre sıralanır.