Microtest 7710 Impulse Sargı Test Cihazı
- En Düşük Endüktans (100uH)
- Yüksek voltaj kalibrasyonu
- programlanabilir darbe gerilimi
- Dahili depolama 200 set test dalga formu
- Toplam alan karşılaştırması
- Diferansiyel alan karşılaştırması
- Dalga karşılaştırması
- Düz ve Corona
- RS-232, uzak ve yazıcı arayüzlerini destekler
- Operatörlerin yanlışlıkla tuşlara dokunmasını önlemek için tuş kilidi işlevi
ÖZELLİKLER
Bu verilerle güç kaybını analiz edin.
Katman kısa olduğunda, endüktans azalır (trafoya benzer). Dalga fazı değişimi ve alan diferansiyeli de değişir. Bu, cihazda “başarısız” gösterecektir.
Ancak parametre, endüktans, rezonans faz kayması sapması nedeniyle sapmaya neden olabilir. (Motor ve geleneksel trafo gibi silikon çelik ürünler uygun değildir)Altın numune ile DUT arasındaki alan farkını hesaplayarak ve karşılaştırarak.
Bu parametre, rezonans dalgasının hem genliğini hem de fazını değerlendirebilir. Bu, katman kısalığının algılama kapasitesini artırabilir.
Bobin üzerindeki deşarj fenomenini tespit edin.