Otoklav, basınç altında buharla sterilize eden kendinden kilitli bir makinedir. Basınç altındaki buharın ulaşabileceği yüksek sıcaklık ile sterilizasyon sağlanır. Yüksek basınç ayrıca sarılmış cerrahi paketlerin doymasını da sağlar. Otoklav Ayarları Sıcaklık (F) Basınç (PSI) Süre (dk) Genel Ambalajlı Ürünler 250 20 30 Şişe Çözeltileri 250 20 30 'Yanıp Sönen' 270 30 4-7 Sterilizasyon için hazırlık Tüm aletler, sterilizasyondan önce keten veya özel kağıda çift sarılmalı veya filtreli özel bir metal kutuya yerleştirilmelidir. Yanıp sönme', bir enstrümanın daha kısa bir süre için ambalajsız olarak otoklavda tutulduğu zamandır. 'Yanıp sönme' genellikle kritik bir alet düştüğünde kullanılır Renk Değişimi Sterilizasyon Göstergeleri Uygun koşullar (sıcaklık) karşılandığında bant üzerindeki beyaz şeritler siyaha dönüşür. Göstergeler, ekipman paketinin içinde ve dışında olmalıdır. Son kullanma tarihleri tüm ekipman paketlerinin üzerine basılmalıdır. Kağıt paketlerde sterilize edilen ekipmanın dışında ve içinde renk göstergeleri de bulunur. Biyolojik sterilizasyon göstergeleri, kapalı kaplarda sağlanan ve otoklavlanan aletle birlikte verilen sporları içerir. Otoklavlamadan sonra sporların kültüre edilememesi, yeterli sterilizasyonu onaylar. Biyolojik indikatörler en doğru sterilizasyon indikatörleridir.