Tam otomatik Aflow
26.03.2019
Melt index testing of plastic granulate
Yöntem A, MFR
Yöntem B, MVR
Süreç B'deki bir ekstrüzyon maddesinin kütlesi yerine, polimer eriyiğinin sıkıştırılmış hacmi düzenli aralıklarla belirlenir. Bunun için, akış test cihazı bir piston deplasman ölçümü ile donatılmış olmalıdır. MVR sonucu, birim zaman başına malzeme hacmidir. cm³/10 dk olarak verilir ve birim zaman başına test pistonunun yol mesafesinden hesaplanır.
Homojen yoğunluk dağılımı ile eritildiğinde MVR değeri, eriyik yoğunluğunun yardımı ile bir MFR değerine dönüştürülebilir. Doldurulmuş plastikler için, dolgu maddesinin genellikle homojen dağılımı nedeniyle bu doğrulukla mümkün değildir.
Bu yöntemin önemli bir avantajı mekanik kesmenin olmamasıdır. Tüm test prosedürü, bir operatör tarafından daha fazla müdahale edilmeksizin gerçekleştirilebilir.
Yöntem C, ASTM D 1238'e göre, yarıya bölünmüş nozul boyutları
Yöntem D, ASTM D 1238'e göre, çok kademeli test
Bazı poliolefinler için farklı gerilme seviyeleri için MVR değerini belirlemek ve akış oranını FRR belirlemek için ortaktır. Basit akış test cihazlarıyla birkaç dolumdan alınan ölçümler gereklidir. Otomatik bir yük değiştirme cihazı ile donatılmış akış test cihazları, test kanalının tek bir dolumuyla birkaç adım adımında ölçüm serisini kapsayabilir.
ZwickRoell yöntem A'ya göre hem basit akışkanlık test cihazlarının yanı sıra, hem de A ve B yöntemlerine göre testlerin mümkün olduğu, otomatik deplasmanlı ölçüm cihazları üretmektedir.
APC fonksiyonu - ölçüm aralıklarının otomatik optimizasyonu
Akış oranı ölçümünde, ölçüm aralıkları mümkün olan en büyük ölçüm süreleri ve - MVR ölçümü durumunda - prosesin yüksek hassasiyetini sağlamak için geniş ölçüm yolları ortaya çıkacak şekilde ayarlanmalıdır. Optimum aralıktan çıkarken, ölçüm hatası çok hızlı bir şekilde artar.
Mflow ve Aflow serilerinin akış test cihazları APC fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu fonksiyon, gerçek ölçümün başlamasından kısa bir süre önce test pistonunun hızını ölçer. Bu bilgi ile, mümkün olan en iyi kontrol modu, yani yol kontrollü veya zaman kontrollü olarak seçilir ve beklenen MVR değeri için optimum ölçüm aralığı ayarlanır. Zaman alıcı ön testler bu şekilde ihraç edilebilir ve testlerin programlanması daha az test parametresinin spesifikasyonuna indirgenir ve bu da test edilecek tüm materyallere uygulanır.
4:42
3:33