Burada çeşitli ölçüm versiyonları mümkündür: Faza duyarlı eddy akımı yöntemi ile demir bazlı metaller üzerindeki demir dışı metaller, örneğin Demir üzeri çinko. Aynı zamanda iletken olmayan plastikler üzerindeki bakır gibi demir dışı metaller de ölçülebilir. Diğer bir olası örnek, demir dışı metallerde demir içeren metaller için bakır üzerindeki nikel'dir. Bu metot ile ölçümde kullanıcı kendi kalibrasyon referanslarını hazırlamalıdır.
Öncelikle , kalibrasyon kesinlikle kendi parçanız üzerinde yapılmalıdır. Nikel kaplamaların mıknatıslanabilirliği güçlü bir şekilde değişebilir, yani kalibrasyon parçalarına zıt olarak ölçülen parçaların mıknatıslanabilirliği arasında güçlü farklılıklar olabilir. Bu, ölçüm hatalarına neden olabilir. Özellikle girdi parçaların denetimleri alanında, sorunlar ortaya çıkabilir.
İlk olarak, hatanın ve düzeltmenin açıklanıp açıklanmadığını görmek için kullanıcı kılavuzuna bakın. Açıklanmıyorsa, lütfen seri numarasını, ölçüm cihazının tam tanımını, probu, Fischer programının sürümünü, hata numarasını (hata kodu), hatanın tam ifadesini ve hataya yol açan koşulları detaylandıran bilgiyi bölgenizde sorumlu Fischer servis ekibine bir e-postayla gönderin .
Data iletim kablosunun bir ucunu bilgisayara ve diğer ucunu ölçüm cihazına bağlayın. Bilgisayarınıza uygun sürücü yazılımını yükleyin. Kullandığınız değerlendirme programında, cihazın bağlı olduğu doğru arayüzü seçin. Ölçülen değer gruplarını ayırmak için lütfen ölçüm cihazında bir grup ayırıcı ayarlayın.