Yüksek uzama oranlarında germe ve uzama eğrilerinin ölçümü, örneğin araç yapımında çarpışma simülasyonu için tasarım verileri sağlar.
Hızlı tren testinin uluslararası bir standardizasyonu şu anda sadece testin kısmi yönleri için mevcuttur.
- SAE J 2748 test ekipmanı için test ve gereksinimleri genel olarak tanımlar
- ISO 18872 genel tanımları ve sonuçları daha yüksek gerilme oranlarına ekstrapolasyon yöntemi ile daha teorik bir yaklaşımdır.Bu standart çok az kullanılmaktadır.
- ISO/CD 22183 kuvvet ölçümünün dinamik davranışı için kalite kriterlerini içeren güncel bir taslak standarttır ve böylece ölçüm eğrilerinin kalitesine göre tek tip bir değerlendirmesini sağlar.
Yüksek uzama oranları altında çekme davranışının ölçümü, belirtilen test numuneleri üzerinde ve bilinen koşullandırma koşulları altında, statik testten yaklaşık 5 m/s'ye kadar değişen çekme hızlarında gerçekleştirilir. Örneğin, ISO 8256'ya göre tip 3 test numunelerinde 200 1 / s'ye kadar uzama oranları elde edilir.
Akümülatörlerde depolanan hidrolik enerji vasıtasıyla bir test pistonunun gerekli test hızına kısaca hızlandırıldığı bu testler için genellikle hidrolik yüksek hızlı yırtma makineleri kullanılır. Bu tip cihazlar hem düşük hem de yüksek hızlarda ölçüm yapılmasını sağlar.
Yaklaşık 1,5 m / s'nin üzerindeki hız aralığındaki testler, ayrıca ağırlık düşürme test cihazlarında da yapılabilir. Burada, test kurulumu, numunenin bir tarafa sıkıca kenetlendiği ve karşı tarafa, düşme gövdesinin hareketini numuneye aktaran bir çapraz boyunduruk takıldığı darbe çekme testine benzer.Daha düşük hızlarda yapılan testler, bunun için gerekli olan küçük düşme yükseklikleri ve çok büyük düşme kütleleri nedeniyle bir düşme mekanizması ile makul bir şekilde gerçekleştirilemez.
Hem çekme kelepçesinin hem de çapraz boyunduruğun hızını ve test numunesinin deformasyonunu yüksek çözünürlüklü ve yeterli hızda belirleyebilen testin bilgi değeri için uygun bir konum ölçüm sisteminin kullanılması şarttır. DIC değerlendirmeli hızlı kamera sistemleri genellikle bu amaç için kullanılır.
Kuvvet, iyi ölçüm doğruluğuna ve 200 kHz'den daha yüksek bir ölçüm değeri kazanımına ek olarak, mümkün olduğunca yüksek bir mekanik doğal frekansa sahip olması gereken katı ve düşük kütleli bir ölçüm sistemi kullanılarak ölçülür. Bu doğal salınımın periyot süresi, testte ölçülecek ilgili olaya kadar olan ölçüm periyodundan en az 8 ila 10 kat daha az olmalıdır.
Teorik olarak, çekme kelepçesinin hareketi gecikmeden sıfırdan istenen çekme hızına hızlandırılmalı ve ardından sabit kalmalıdır. Bu ideale mümkün olduğunca yaklaşmak için, test pistonu ile numune tutucu arasında kayıp hareket çubuğu olarak adlandırılan ek bir düşük kütleli eleman kullanılır. Bu element, ekli numune tutucu ile birlikte, deformasyon sürecinin dinamik seyrini belirler ve bu nedenle, germe ve uzama diyagramının gerekli üçüncü eksene, germe hızına atanması için olağanüstü bir öneme sahiptir (strain rate).
Testler çoğunlukla ISO 291'e göre normal bir ısı ortamında gerçekleştirilir. Plastiklerin yüksek hızlı çekme yöntemi geniş bir sıcaklık aralığında incelenecekse, yüksek hızlı test cihazının test odasına monte edilen sıcaklık odaları mevcuttur.