Görüntüleme sayısı:0 Yazar:Lazer Gönderildi: 2016-01-07 Kaynak:WWW.CNCLASERLM.COM
Hareketin ardından önemli bir jitter ve mekanik şok vardır.Fiber Lazer Kesim Makinesiçalışma. Aşağıdaki gibi 3 neden vardır:
Fiber lazer kesim makinesi gövdesi ile FG amplifikatör gövdesi veya ayak denetleyicisi zayıf.
Fiber lazer makinesi kasası ölçülen kapasitans negatiftir, amplifikatör yuvası ve makine iletkenliği kötüleştiğinde, pozitif ve olumsuz empedans arasındaki kapasitans büyüktür. Bu tür bir ölçüm devresi yükü değişecektir, büyük ölçüm hatasıyla sonuçlanır. İyi mekanik bağlantıdan geçemezse, AC empedansı azaltmak için amplifikatör ile makine metal mahfazası arasında bir tel ekleyin, ancak bu AC empedans bağlantısının bu tek noktası mekanik bağlantıdan daha büyük olmalıdır. Özel hedefler, 10 ohm'dan az olan DC direnç sağlanır.
B Takip hareketi için ilerleme hızı çok yüksek
yol açacakFiber Lazer Kesici JDizinin takip hareketi hızı çok büyükse, önerilen 3 ila 7 serisi ayarlanırsa, iTter.
C yüzen kötü kalibrasyon
Capacitor'da depolanan BCS100'ün verileri ve pürüzsüzlüğü arasında kötü olduğunda çalkalanacak.
D Etrafında büyük bir rahatsızlık varsafiber lazer kesici makinesiLütfen \"Servo Kazanç Faktörü \" parametresini azaltın.
Fiber lazer kesici makinesinin fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
www.cnclaserlm.com
Skype: leiminglaser1
E-posta:firstname.lastname@example.org