Bugün, meteorolojideki başka bir ölçüm cihazının çalışmasını tarif etmeye geldik. Hakkında konuşacağız psikrometre. Bir hava kolonundaki su buharı içeriğini ölçmek için kullanılan bir alettir. Atmosferdeki su buharının bilinmesi, nem derecesinin belirlenmesi açısından önemlidir.
Psikrometrenin nasıl kullanılacağını, tüm özelliklerini ve ihtiyaç duyduğu bakımı öğrenmek istiyorsanız, bu sizin yazınız.
Indeks
Psikrometre nedir
Giriş bölümünde bahsettiğimiz gibi, havadaki su buharını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Bunu yapmak için bir çift oluşur cıva sütunlu cam termometreler (eski termometreler gibi). Bir plaka üzerine monte edilirler. Bunlardan birine kuru ampul, diğerine ıslak ampul denir. Cıva haznesine, gerekli endikasyonları elde etmek için ıslak olması gereken muslin adı verilen pamuklu kumaştan bir örtü veya astar yerleştirildiği için adlandırılmıştır.
Islak ampul temiz muslin ile kaplanır ve gözlemden önce suya doyurulur. Ampul havalandırıldığında, ıslak ampulün sıcaklığını ve diğer kuru ampulün sıcaklığını gösterecektir.
Psikrometre nasıl kullanılır
Her iki ampul tarafından ölçülen sıcaklıkları elde etmek için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekir.
- Onuncu dereceye yaklaşan kuru termometreyi okumalıyız. Bu sıcaklık, ortamın sıcaklığını gösterir.
- Islak termometrenin muslinini, dibinde bir damla oluşana kadar temiz su ile gerektiği kadar uzun süre veya gerektiği kadar ıslatırız.
Muslin'i ıslatmak için hava ceketinin içine sabitlenmiş bir psikrometre olmamalıdır. Muslinli ampulün sıvıya batması için psikrometreye su dolu bir kaba götürülmelidir.
Genelde su, hava barınağının içine yerleştirilmiş bir cam kapta tutulmalıdır. Daha iyi tanımak için paltoyu daha sonra tarif edeceğiz. Suyun temiz kalması ve hava barınağının içindeki nemin değişmemesi için kabı kapalı tutmaya çalışmak gerekir.
Nemin oldukça yüksek olduğu zamanlar vardır. Bu durumda muslin ıslak görünebilir, ancak tekrar ıslanması gerekecektir. Ortam sıcaklığı yüksek veya bağıl nem çok düşükse, Muslin'i kuruması için yeterince ıslatmanız gerekecek. Gözlemci, ortam soğuğunda ampul sıcaklığının 0 derece veya daha düşük olacağını tahmin edebilir.
Sıcaklık ve nem
Termometre doğru ıslak termometre sıcaklığını göstermeden önce muslin kurursa, yanlış ölçüm yapıyoruz demektir.
Dünyada çok sayıda iklim ve sıcaklık vardır. Bu nedenle sıcaklıkların yüksek ve nemin düşük olduğu bölgeler vardır. Bunlar çöl veya yarı çöl alanları. Bu gibi durumlarda muslini ıslatmak ve erken kurumasını önlemek için tatlı su kullanmalıyız.
Suyu soğuk tutmak için gözenekli bir kapta saklanabilir, ancak kabın içindeki nemi değiştirmekten kaçınmak için kabı kaplamanın dışında bırakmaya çalışın.
- Psikrometrenin çalışmasını sağlamak için atılması gereken bir başka adım, sabit bir hava akışı sağlamak için fanı çalıştırmaktır. Doğru bir ölçüm için bu hava termometrelerin ampullerinden geçmelidir. Gece ölçüm yapılması durumunda bir spot ışığı kullanılmalıdır. Kullandığımız psikrometre bir askı ise, onu saniyede dört devir hızla çevirmeliyiz. Bu dönüş hızı, daha hızlı bir okuma yapmak için kullanılır. Bu, nazikçe ayağa kalkmanız ve gölgede okumayı almanız gereken zamandır.
- Ayrıca üç dakika yetecek kadar havalandırmalıyız. Termometredeki cıva inişini durdurmalı ve minimum kolon uzunluğuna ulaşmalıdır. Değerler onda birine yaklaştırılarak okuma alınmalıdır. Elde edeceğimiz değer, yaş termometre sıcaklığı olacaktır.
- Vantilatörü kapatacağız ve gece gözlemleri yaparsak odağı kapatacağız.
- Hava sıcaklığı 3 dereceden az veya eşitse, muslin'i daha yüksek sıcaklıkta suyla nemlendirmek gerekir. Bu, termometre ampulünde veya muslinin kendisinde biriken buzu tamamen eritecektir.
Okumaları yapmak için alınması gereken özen
Verileri olabildiğince güvenilir almak istiyorsak, bazı yönleri dikkate almalıyız:
- Termometreleri okuduğumuzda, vücudumuzun ısısının termometrenin sıcaklıklarını etkilemesini önlemek için yaklaşık 30 cm veya daha fazla uygun bir mesafede durmalıyız. Bu şekilde doğru bir okuma alacağız
- Aynı zamanda, görüş hattının sıvının menisküsüne teğet ve termometrelere dik olduğundan emin olun. Bu şekilde paralaks hatalarından kaçınmış olacağız.
- Termometrelerin okunması gece yapılırsa elektrik lambasını mümkün olan en kısa süre açık tutmalı ve cihazın yanına getirmemeliyiz. Aksi takdirde sıcaklık alımını etkileyecektir.
- Bir askı psikrometresi kullanılıyorsa, bunu açık havada ve duyusal gözlem alanının yakınındaki gölgede yapmak daha azdır.
Bakım gerekli
Meteorolojik sığınak, bir gözlemcinin İstasyonuna gösterdiği özenin en iyi göstergesi olan bir araçtır. Her ikisinin de onları korumak için biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar endişeler:
- Günde en az bir kez ceket temizliği çökebilecek kir ve tozu temizleyin.
- Boya iyi durumda olmalıdır. Altı ayda bir boyamak yeterlidir. İstasyon sahile yakınsa, üç ayda bir boyamak daha iyidir.
- Günün son gözlemini bitirdikten sonra, muslini ıslatmak için kullanılan suyu değiştirin ıslak termometre. İçerdiği kabı da yıkayacağız.
- Haftada bir muslini değiştirin.
Bu bilgilerle bir psikrometre kullanmayı öğrenebilirsiniz.