Test sistemin konfigürasyonu
Benzersiz test alan konsepti, tekrarlanabilir test koşulları ve kullanıcılar ve test sistemleri için maksimum koruma sağlar.
testXpert III her zaman NASIL, NEREDE ve NEDEN test edilmesi gerektiğini bilir!
Malzeme test cihazında birkaç test odası varsa, her test ayarına belirli bir test odası atanır.
Malzeme test cihazın travers konumu, üst ve alt Softend her test alanında saklanır. Bu, cihaz ve operatör için ek güvenlik sağlar. Ayarlanan değerlere ulaşıldığında, travers otomatik olarak durur. Malzeme test cihazı açıldığında, travers seçilmiş bir test istasyonunda ayarlanmış başlangıç konumuna hareket eder ve test hemen başlatılabilir. Testten sonra, travers otomatik olarak başlangıç pozisyonuna geri döner. Bireysel olarak ayarlanabilen hızlı dönüş sayesinde, başka bir test gecikmeden başlatılabilir.
Ek güvenlik ayarı ekstensometreyi korumak için tasarlanmıştır
Sensör yapılandırması yardımıyla, tüm test sistemi için kuvvet sınırları ayarlanabilir. Örneğin, aynı güçte bir yük ölçme hücreleri (load cell) ile birlikte Fmax 5 kN kuvvetine sahip bir malzeme test cihazı için, kuvvet sınırı - Fmax 5 kN olacaktır. Ancak, yerleşik test aletleri veya çeneler sadece 2,5 kN'lik bir yük için tasarlanırsa, cihaz Fmax 2.5 kN'ye ulaşmadan önce uyarılır ve durdurulur. Böylece, her zaman en zayıf bağlantı aşırı yüklenmeye karşı korunur.
Ayrıca, testXpert III yük ölçme hücreleri (load cell) durumuna genel bir bakış sağlar.
Depolanan her test istasyonu, bir test spesifikasyonuna atanabilir. Dolayısıyla, yeni bir kullanıcı bir sonraki gün aynı testi tekrarlamak isterse, kayıtlı test kurulumunu tam olarak kullanması istenir. Bu, bir standardın tüm testlerinin aynı koşullar altında gerçekleştirilmesini sağlar. Test koşulları bu nedenle karşılaştırılabilir ve test sonuçları tekrarlanabilir.