Uygunluğu sağlamak artık daha kolay
Liquiline System CA80PH ile dondurulmuş sebze üretiminde hassas fosfat izleme
Endüstriyel AAT'lerin çıkışındaki fosfat konsantrasyonu ile ilgili mevzuat çok katıdır. Pasfrost için durum açıktı: Katı mevzuatlara uygunluğu sağlamak için otomatik, kullanımı kolay bir çözüme ihtiyaç vardı. Liquiline System CA80PH çok düşük fosfat konsantrasyonlarını doğru bir şekilde ölçebilir ve bir kez kurulduktan sonra çok az bakım gerektirir.
Sağlanan avantajlar
Doğru ve güvenilir fosfat ölçümleri yasal gerekliliklerin karşılanmasını sağlar.
İki Liquiline System CA80PH analizörü düşük bakım gerektirir ve bakımı kolaydır.
Çökeltici dozajı ölçüm sonuçlarına göre ayarlanabildiğinden, daha verimli fosfat eliminasyonu sayesinde maliyetten tasarruf sağlanır.
“Yeni endüstriyel atık su arıtma tesisimizde otomatik, karşılaştırılabilir ölçüm değerlerinin kesinliğinden faydalanıyoruz.”
Zorluklar
Pasfrost, taze sebzeleri işleyerek dondurulmuş sebze üretiyor. Bu nedenle, proses birçok su tüketen adım gerektiriyor. Yeni atık su arıtma tesisi saatte 250 m3 suyu arıtacak şekilde tasarlanmış. Buna ek olarak, Pasfrost ortaya çıkan atık suyun büyük kısmını tekrar kullanım için içme suyuna arıttığı bir su arıtma tesisine daha sahip. Bu içme suyu arıtma tesisinden elde edilen yüksek konsantrasyonlu ilave atık su, müşteriyi yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması konusunda zorlamaktadır.
Çözümümüz
Pasfrost, iki adet Liquiline System CA80PH analizörün kurulumunu gerçekleştirdi: İlki, anaerobik arıtma çıkışındaki suyun fosfat değerini ölçüyor. İkinci analizör, denitrifikasyon aşamasından sonra ölçüm yapıyor. Pasfrost, CA80PH analizörünü tercih etti çünkü molibden mavisi yöntemi, rakipler tarafından kullanılan sarı yönteme kıyasla çok daha hassas ölçüm sonuçları veriyor. Belçika'da yasalara göre, atık su arıtma tesisinin çıkışında ortalama fosfat konsantrasyonunun 3 mg/L'nin altında olması gerekiyor.
Çözümümüz
İçme suyu arıtma tesisindeki atık su konsantrasyonunun etkisinin dört kat azaltılması, fosfat konsantrasyonunun 0.75 mg/L'den düşük olmasını gerektirir. Bu tür düşük fosfat konsantrasyonları için sarı yöntem, atık su durumunda olduğu gibi sarımsı su için hataya açıktır.
Aksine, mavi yöntemi kullanan CA80PH, atık su mevzuatına uygunluğu sağlayan güvenilir ölçüm değerleri sağlar.