Elektrocerrahi ünitesi dokuyu kesmek, kurutma yoluyla dokuyu yok etmek ve kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı (hemostaz) kontrol etmek için kullanılan cerrahi bir cihazdır.Bu, bir prob ile cerrahi alan arasında lokal ısınmaya ve dokuda hasara neden olan bir radyofrekans (RF) kıvılcımı üreten yüksek güçlü ve yüksek frekanslı bir jeneratör ile gerçekleştirilir.
Bir elektrocerrahi jeneratörü iki modda çalışır.Monopolar modda, aktif bir elektrot, akımı cerrahi bölgeye yoğunlaştırır ve bir dağıtıcı (geri dönüş) elektrot, akımı hastadan uzaklaştırır.Bipolar modda, hem aktif hem de dönüş elektrotları cerrahi bölgede bulunur.
Cerrahi prosedürler sırasında, cerrahlar dokuları kesmek ve pıhtılaştırmak için elektrocerrahi üniteleri (ESU) kullanır.ESU'lar, aktif bir elektrotun sonunda yüksek frekansta elektrik akımı üretir.Bu akım dokuyu keser ve pıhtılaştırır.Bu teknolojinin geleneksel neşter üzerindeki avantajları, aynı anda kesme ve pıhtılaşma ve çeşitli prosedürlerde (cerrahi endoskopi prosedürleri dahil) kullanım kolaylığıdır.
En yaygın sorunlar yanıklar, yangın ve elektrik çarpmasıdır.Bu tür yanık genellikle EKG ekipmanının elektrotu altında, ESU topraklaması altında, geri dönüş veya dağıtıcı elektrot olarak da bilinir) veya vücudun ESU akımı için bir dönüş yolu ile temas halinde olabilecek çeşitli kısımlarında meydana gelir, örn. kollar, göğüs ve bacaklar.Yanıcı sıvılar, bir oksitleyici varlığında ESU'dan gelen kıvılcımlarla temas ettiğinde yangınlar meydana gelir.Genellikle bu kazalar, yanık yerinde bulaşıcı bir sürecin gelişmesine başlar.Bu, hasta için ciddi sonuçlar doğurabilir ve genellikle hastanın hastanede kalış süresini uzatabilir.
Emniyet
Doğru kullanıldığında elektrocerrahi güvenli bir işlemdir.Bir elektrocerrahi ünitesinin kullanımı sırasındaki ana tehlikeler, nadiren meydana gelen kasıtsız topraklama, yanma ve patlama riskinden kaynaklanmaktadır.Dağıtıcı elektrotun iyi kullanılması ve çalışma alanından metal nesnelerin çıkarılmasıyla istenmeyen topraklama önlenebilir.Hasta koltuğu, tedavi sırasında kolayca dokunulabilecek metal içermemelidir.İş arabaları cam veya plastik yüzeylere sahip olmalıdır.
Dispersal plak kötü uygulanırsa, hastada metal implant varsa veya plak ile bacak arasında yoğun skar dokusu varsa yanıklar oluşabilir.Anestezinin lokal olduğu ve hastanın bilincinin açık olduğu pediatride tehlike çok daha azdır.Bir hasta vücudun herhangi bir yerinde ısınmadan şikayet ederse, kaynak bulununcaya ve sorun çözülene kadar tedaviye ara verilmelidir.
Kaza durumunda acil durum ekipmanının bulunması gerekmekle birlikte, elektrocerrahi yapılan odada oksijen gibi basınçlı tüpler bulundurulmamalıdır.
Ameliyat öncesi antiseptik alkol içeriyorsa, aktive edilmiş probu uygulamadan önce cilt yüzeyi tamamen kuru olmalıdır.Bunun yapılmaması ciltte kalan alkolün tutuşmasına neden olarak hastayı alarma geçirebilir.
Gönderim zamanı: Ocak-11-2022