Top kuvars sterilizatör nasıl kullanılır
Kuartz olarak da adlandırılan bir masa üstü sterilizatörü, aşağıdaki alanlarda aletlerin yüksek sıcaklıkta işlenmesi için kullanılabilir:
- kozmetik;
- sağlığı;
- manikür pedikür;
- güzellik salonları.
Sterilizatör, top içindeki aletlerin cam bilyeleri dik bir konumda tutması nedeniyle top denir..
içerik
Özel özellikler
Kuvars sterilizatör sıcaklıkta çalışır 250 derece. Çalışma yüzeyini işlemek için sadece yarım dakika yeterli. Bu cihaz doğrudan iş yerinde bir güzellik uzmanı veya kuaför çalışması sırasında kullanılabilir. Sadece deri ile temas eden veya altına enjekte edilen cihazlarda kullanılması gereklidir.
Sterilizatörün çalışma prensibi basittir: çalışma yüzeyini etkileyen yüksek sıcaklıklara (kuartz topları ısıtılır) dayanır.
Ünitenin gövdesi plastikten yapılmıştır ve içinde kuvarz topları bulunan metalden yapılmış özel bir kap bulunmaktadır. Çalışma sırasında, kap bir kapakla kapatılmalıdır.
İlk uygulama
Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanım talimatlarını okumalısınız. İlk önce sterilizatörü toplarla doldurmanız, kapağı kapatmanız ve cihazı elektrik şebekesinde açmanız gerekir.
Kuvars ısıtılırken kapak açılamaz. Bu yanlışlıkla yanıklara neden olabilir.
Cihazı açmak için ana güç düğmesine basmanız gerekir. Birçok modelde, cihazın açıldığını ve ısıtma işleminin başladığını belirten bir gösterge vardır.
Gösterge sönene kadar cihaz ısınmalıdır - sıcaklık 250 dereceye ulaşıncaya kadar. Ortalama olarak 15 dakika kadar sürer. Şimdi kapağı dikkatlice kaldırabilir ve işlenmek üzere gerekli tüm malzemeleri koyabilirsiniz. Tam sterilizasyon için 30 saniye yeterlidir.Prosedürün sonunda, cihaz dikkatlice çıkarılır, kapak kapatılır ve cihaz kapatılır.
Güvenlik önlemleri
Bu top sterilizasyon cihazını doğru şekilde kullanmak için, bazı kurallara uymalısınız:
- Eğer kuartz topları içermiyorsa, üniteyi ağda açamazsınız.
- Cihazı başka bir yere taşımadan önce, şebekeden ayrıldığından emin olmanız gerekir.
- Topları varsa, aparatın herhangi bir hareketini gerçekleştirmemelisiniz.
- İç konteynere ve toplara dokunmamaya dikkat etmelisiniz.
- Cihazı kapatmayın.
- Ahşap veya plastik elemanların içine sokmak yasaktır. Kuvars sadece yüzey çalışmalıdır.
- Araçları 1 dakikadan uzun bir süre depoda bırakmayın.
- Kullandıktan sonra, fişi elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.
Cihaz nasıl saklanır?
Çok önemli ve önemli bir an, cihazın düzgün bir şekilde saklanmasıdır. En iyisi tutulursa özel bir kutuda. Oda, sabit bir ortalama sıcaklık seviyesine ve düşük bir nem seviyesine sahip olmalıdır.
Cihazı depolama için terk etmeden önce şunları kontrol etmeniz gerekir:
- devre dışı olup olmadığı;
- fişin şebekeden ayrılıp ayrılmadığı;
- Cihazın soğumuş olup olmadığı.
Bakım cihazı
Top sterilizatörünün size mümkün olduğu kadar uzun süre hizmet etmesi için, servis ve tamir edilmesi gerekir. sadece uzmanlarkim bilir bunu nasıl yapar.
Bakım aşağıdaki gibidir:
- Her gün kullanımdan sonra yüzeylerin temizlenmesi gerekir.
- Elektrik şebekesine giden kablo hasar görürse, hemen onarılmalıdır, ancak bu sadece özel bir teknik destek merkezinde yapılmalıdır.
Güvenlik önlemleri
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce, fişi elektrik şebekesinden çıkarmanız ve tamamen soğuyana kadar beklemeniz gerekir.
- Temizledikten sonra hemen üniteyi açamazsınız.
- Sterilizatör kullanılmadığında bile sistematik olarak temizlenmelidir.
- Sadece kabın, kapağın ve dış muhafazanın yüzeyini temizleyebilirsiniz.
- Eğer sıvı içeri girmişse, sorunu kendiniz çözmeye çalışmamalısınız, teknik desteğe başvurmanız gerekir.
- Bakım sırasında kimyasal ovma tozları kullanmayın.Sadece yumuşak temizleyiciler ve yumuşak bir bez kullanabilirsiniz.
- İşlemden sonra, cihazın temiz ve kuru bir bezle silinmesi gerekir.
- Zor durumlarda, kılavuza bakmayı unutmayın.