JBL pH Control 12 V'de görüntülenen OFFSET bildirimi ne anlama geliyor?
OFFSET bildirimi: pH 7'de sensör voltajının sınır değerin dışında olduğunu, sensörün çok eski olduğunu, kablonun arızalı olduğunu ya da sensör bağlantısı olmadığını ifade eder.
Çözüm: Sensör kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin, sensör bağlantısını doğru yapın ve kalibrasyonu tekrar edin. Sonuç alamazsanız lütfen sensörü değiştirin ve yeniden kalibre edin.
pH-bilgisayarında pH elektrodu için ne tip bir bağlantı öngörülmüştür?
Burada söz konusu olan bir BNC bağlantısıdır.
JBL ProFlora pH Control'ün ekranındaki pH değeri neden sıçrama yapıyor?
pH değeri çok büyük dalgalanmalar gösteriyorsa, bu başka bir elektronik cihazdan kaynaklanan bir frekans karışıklığına işaret eder. Örneğin ışık çubuklarındaki özel ayar rezistansları yeterince siperlenmemişse, elektromanyetik bir alan yaratırlar.
Bu da hassas elektrotta parazit yaratabilir. Cihazın fişini çektiğinizde pH değeri anında sabitlenecektir. Nedenini açıklığa kavuşturmak için bu işlemi akvaryumunuzdaki tüm teknik cihazlarla tekrarlayabilirsiniz.
Akım taşıyan kabloları birbirinden ayırarak da başka frekans karışmalarını önlemiş olursunuz. Elektrik devrelerinin ayrılması da avantaj olabilir. JBL'nin pH kontrol cihazları DIN EN 55014-2 normuna göre üretilmiş ve test edilmiş olup başka teknik cihazların frekansına girmez. JBL pH Control bu nedenle kalp pili taşıyanlar için de bir tehlike oluşturmaz.
Eğer bir başka teknik cihaz pH Control'un frekansına karışıyorsa, o zaman bu cihazda normlara uygun elektromanyetik siperleme yapılmamış demektir.
Hata tekrarlayacak olursa, deneme amaçlı olarak sıcaklık sensörünü kontrol cihazından sökün. Değer bu durumda sabitlenirse, o zaman sıcaklık sensörü arızalı demektir.
pH-Control 12 V'un sıcaklık sensörünün rakoru kullanmaya başlamadan önce sökülmeli midir?
Hayır o pH sensörü için tasarlanmıştır. Sensör, saklama çözeltisi ile dolu bir kılıfın içindedir. pH sensörü kalibrasyon öncesi rakor sökülmek suretiyle bu kılıftan çıkarılır ve bu kılıf olmadan (saklama çözeltisi olan kılıf) akvaryum suyuna daldırılır.
JBL pH-Control: Çoğu zaman cihaz çalıştırıldığında CO₂ difüzöründen çok büyük bir kabarcık çıkıyor ve bu balıkları ürkütüyor. Normal kabarcık oluşumu bundan sonra başlıyor.
Kontrol cihazındaki solenoid valf kapatıldığında tüpten başlayarak basınç düşürücüye, oradan hortumlara ve solenoid valfe kadar sistemin tümü basınç altındadır. Valf açıldığında ilk olarak sistemdeki bu basınç boşalır ve sonrasında cihaz normal işleyişine devam eder.
Basınç düşürücünüzdeki çalışma basıncını düşürerek bunu azaltabilir / önleyebilirsiniz. Yeni basınç düşürücülerimizde bu işlemi bir alyan anahtarla siyah kapağın altından gerçekleştirebilirsiniz.
pH Control 12 V'nin üzerindeki sıcaklık göstergesi XX°C gösteriyor. Bunun anlamı nedir?
Gösterge XX gösteriyorsa, pH kontrol cihazına herhangi bir girdi değeri ulaşmıyor demektir. Bunun nedenleri şunlar olabilir:
1) Muhtemelen fişte hafif bir korozyona bağlı temassızlık vardır. Lütfen fişin temas noktalarını kontrol edin.
2) Sıcaklık sensörü arızalıdır. Bu durumda lütfen JBL ile iletişim kurun.
Not: JBL pH Control 12 V sıcaklık sensörü olmadan da çalıştırılabilir. Böyle bir durumda kontrol cihazı kendini 25°C su sıcaklığına ayarlar.
JBL Proflora CO2 pH Control Touch'ı kendi yaptığımız bir kapağa yerleştirmek istiyoruz. Bunun için kontrol cihazının ölçülerini (GxYxD), kablo ve hortum bağlantıları için ne kadar alan gerektiğini ve mümkünse duvar veya entegre montaj (kör kasa) olanaklarını öğrenmemiz gerekiyor.
JBL pH Control 12 V'un ölçüleri şöyledir: G x Y x D:
20 cm x 10 cm x 5 cm. Yükseklik, bağlantı yerleri dahil 11,5 cm'dir.
Kontrol cihazının altında rahat bir montaj için 4-5 cm'lik bir boşluk bırakılmalıdır.
Kontrol cihazının doğrudan duvara monte edilmesi mümkün olmamakla birlikte bir askı aparatına monte edilerek duvara takılması sağlanabilir. Bu durumda derinlik 5,5 cm'ye çıkacaktır.
JBL pH Control 12 V cihazının solenoid valfi her açıldığında bir defada fazla miktarda karbondioksit boşalıyor.
Solenoid valf kapalı durumda iken basınç düşürücü ile solenoid valf arasında hafif bir fazla basınç oluşur ve bu da valf açıldığında bir defada boşalır. Bu durum aşağıdaki şekilde giderilir:
1) Basınç düşürücü ile JBL pH Control 12 V cihazı arasındaki hortum bağlantısını mümkün olduğunca kısa tutun.
2) Basınç düşürücünüzün önceden ayarlanmış çalışma basıncını düşürün.
pH-kontrol cihazı kullanmam durumunda gece kapatma uygulamasına gerek var mı?
pH-kontrol cihazı tarafından kontrol edilen CO₂ cihazlarını ayrıca gece kapatmaya gerek yoktur, çünkü bunlar CO₂ tüketilmediği sürece CO₂ beslemesini devreye sokmazlar ya da nadiren sokarlar (örn. CO₂'nin su yüzeyinden uçarak azalması durumunda). Bu nedenle kontrol cihazlarında zaman ayarlı şaltere ihtiyaç duyulmaz.
Eğer CO₂'yi geceleri tamamen kapatmak isterseniz, bunun için aydınlatmanın zaman ayarlı şalterine bağlayacağınız ve basınç düşürücü ile pH kontrol cihazının arasına monte edeceğiniz ikinci bir solenoid valf kullanmalısınız.