El bombası kartuş kılıfı mermi ayırma çekme testi
Çözüm
- Yazılım kontrollü kuvvet test sistemi
- Mühimmat boyutuyla eşleşen özel fikstürler
Yararları
- Farklı yöntemleri uygulamak için esnek programlama ortamı
- Değiştirilebilir aksesuarlar / li> ile tekrarlanabilir testlerde son nokta
gereklilik
Mühimmat üretilirken, mermi kasaya yerleştirilir ve yerine kıvrılır veya mühürlenir. Kartuşun "boynu" doğal gerginliğe sahiptir, ancak kıvrım / dolgu macunu mermiyi yerinde tutmak için işin büyük kısmını yapar. Mermi gövdesini, mermi performansını etkileyen birçok faktörden biri olan kartuş kutusundan ayırmak için gereken minimum kuvveti ayarlar. Yapışma / sürtünme mühimmatın çevresinde tutarsızsa, bu değişiklik genellikle düzensiz yörüngelere ve mermilerin etkilerine dönüşecektir. Tekrarlanabilirlik mühimmatın etkili bir şekilde hedeflenmesinde kilit önem taşıdığından, balistik mühendisleri tekrar tekrar aynı şekilde çalışacak güvenilir mühimmat üretmek için yorulmadan çalışır
El bombalarında bir çekme mukavemeti testi yaparken, tozun dökülmesi ve ardından gelen güvenlik riskleri nedeniyle kafada kavrama mümkün değildir. Üreticinin zorluğu, 6 kN'den fazla kuvvetleri test ederken kartuş muhafazasını ve mermi gövdesini başın altına sıkıca tutabilen tutamaklar üretmekti.
Çözüm
Mecmesin, yazılımı, mermi gövdesinin oturma yerinden ayrıldığı ve daha sonra mermi kartuş kutusundan tamamen ayrıldıkça bir tutma dudağının üzerinden geçtiği beklenen 2 karakteristik kuvvet tepe noktasını açıkça tanımlayabilen bir çekme test cihazı verdi. Test raporu, bu ayrım olay noktalarının ne kadar uzak olduğunu içeriyordu.
Özel olarak geliştirilmiş kavrama armatürleri, 6 kN'a kadar yükler uygulandıkça mühimmatı kaymadan sıkıca yerinde tuttu. Kartuş kasasının taban kenarı, mühimmatın kalibresine göre ayarlanmış ve çekme test cihazının tabanına tutturulmuş, oluklu C şeklinde bir alt fikstürde tutulur. Mermi gövdesi daha sonra dönen bant üzerindeki bir oluğun içine yerleştirilen iki yarım yuvarlak çeneyle sabitlenir. En iyi tekrarlanabilirliği sağlamak için çekme test cihazının yük hücresine bağlı bir 'ayırma kafesi', belirli tekrarlanabilirliği sağlamak için belirli bir hızda çalıştırılır, daha sonra yazılım içinde grafiksel olarak sunulan çekme kuvveti uygulayarak iki çeneyi kaldırır.
Test ve karşılaşılan maksimum kuvvet, çekme test cihazının yazılımı tarafından 'kurşun çekme kuvveti' olarak kaydedilir. Bir üst sıkıştırma plakası probu ile donatılmış aynı test cihazı, aynı zamanda, mermiyi aşağıya doğru itene kadar aşağıya itmek için gereken oturma kuvvetini de ölçebilmektedir.
Test ekipmanı
- MultiTest yazılım kontrollü çekme test cihazı (çift sütun)
- ILC-T 5000N yük hücresi
- Çeşitli kalibre numuneler için özel alt fikstür ve oluklu kesici uçlar
- Üst ayırma kafesi ve yarım yuvarlak çeneler