Akışkanlık test cihazı AflowTam otomatik, Allrounder İndir
- MFR
- MVR
- Çok aşamalı test
- yüksek
- QS'de 7/24 çalışma
- Ar-Ge'de Esnek
- Yöntem A
- Yöntem B
- Yöntem C
- Yöntem D
Aflow yüksek otomasyon derecesi ile karakterize edilir: Basit temizlik ve tek bir tuşa basarak tanımlanmış ön sıkıştırma veya kademesiz olarak ayarlanabilen test yükleri olsun - Erime indeksi test cihazı Aflow test görevlerinize bağlıdır.
Aflow, yüksek hacimli numuneler için özel olarak tasarlandı, bu nedenle Aflow, sağlam tasarım ve rahat kullanım için hazırlanmıştır. Cihaz, dünya çapında kabul edilen tüm standart ve prosedürleri destekler, örn. ISO 1133, ASTM D 1238. Aflow ile kütlesel erime akış hızı (MFR) vehacimsel erime akış hızı (MVR) A, B, C ve D yöntemleri ile belirlenebilir.
Avantaj
Optimal bir test prosedürü ile zaman tasarrufu ve ergonomik çalışma
Pnömatik ön sıkıştırmayla, polimer bir tuşa dokunarak eşit bir şekilde tanımlandı ve önceden sıkıştırıldı - zaman ve enerji tasarrufu sağlandı. Test işleminden sonra test prosedürünü daha da hızlandırmak için, kalan malzemeyi 80 kg'a kadar olan bir kuvvetle test kanalından bastırmak ve ardından bir tuşa basarak bir pnömatik temizleme cihazı ile temizlemek mümkündür.
50 kg'a kadar kademesiz test yükü ile esneklik
Test yükleri, Aflow'da 0,325 kg'dan 50 kg'a kadar kademesiz olarak ayarlanabilir. Sadece yazılımdaki özelliklerle, D yöntemine göre çok aşamalı bir test kolayca gerçekleştirilebilir. Farklı ağırlık seviyelerine sahip birkaç testin doldurulduğu bir kanal ile gerçekleştirilebilir.
Uygulama alanı
Üretim kontrol, hız, operatör bağımsızlığı ve yüksek derecede tekrarlanabilirlik ve test sonuçlarının karşılaştırılabilirliği gibi araştırma ve geliştirmede ve 24 saat işletimde sayılır.
Aflow yüksek otomasyon derecesi ile karakterize edilir: Basit temizlik ve tek bir tuşa basarak tanımlanmış ön sıkıştırma veya kademesiz olarak ayarlanabilen test yükleri olsun - Aflow test görevlerinize bağlıdır.
Aflow, modern bir dokunmatik ekranda ve bilgisayardaki ZwickRoell test yazılımı ile tek başına çalıştırılabilir.
Akış kontrol cihazı Aflow, A, B, C ve D yöntemlerine göre MFR ve MVR testleri için temel versiyonunda tasarlanmıştır. Bunlar otomatik kesici ve ölçek ile erişilebilir. Aşağıdaki standartlara göre testler mümkündür:
- ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364, JIS K 7210
Temizlik
Aflow'un pnömatik temizleme cihazı önceden ayarlanmış bir basınçla temizlenebilir ve önceden sıkıştırılabilir. Temizleme ve ön sıkıştırma seçeneği, temizleme ve ön sıkıştırma basınçlarını değişken bir şekilde ayarlamak için kullanılabilir. Ek olarak, temizleme cihazındaki iki basınç seviyesi arasında bir anahtar ile seçilebilir.
Sezgisel ve iş akışı odaklı dokunmatik işlem
- Yeni, tekdüze işletim felsefesi sayesinde, operatör cihaz ve bilgisayar arasında kolayca geçiş yapabilir ve her zaman yolunu bulabilir.
- Tüm test ile ilgili ayarlar mantıksal olarak gruplandırılır ve daha üst düzey sistem ayarlarından ayrılır. Operatör, test konfigürasyonu boyunca adım adım yönlendirilir. Kayıt edilen test yapılandırması kolaylıkla diğer cihazlara aktarılabilir.
- Entegre kullanıcı yönetimi ile operatörün giriş imkanı minimum seviyeye indirilebilir. Kullanıcı sadece onun için neyin önemli olduğunu görür ve görevlerine en başından itibaren konsantre olabilir.
- Tek başına ve ZwickRoell test yazılımında, MVR grafik ile canlı olarak sunulur. Böylece hem erime süreci hem de ölçüm sırasındaki davranış doğru bir şekilde takip edilebilir.
Birden fazla cihazla test yaparken alan tasarrufu
Çok cihazlı çalışma ile, 6 adet Aflow veya Mflow test cihazı, bir PC üzerinden testXpert III test yazılımı ile konfigüre edilebilir ve kontrol edilebilir. Bir çalışma alanının sonuçlarını işleyişi ve kaydı etkilidir ve devam eden tüm testlerin hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini sağlar. Daha kolayı bir kullanım için işlemi iki ekranla öneriyoruz.
testXpert III test yazılımı ile çalıştırılabilen bir erime akışkanlık test cihazının avantajları şunlardır:
- Test sırasında plastik eriyikteki hava kabarcıklarını önceden algılayan ve böylece hava kabarcıklarından kaynaklanan ölçüm hatalarını önleyen otomatik kabarcık algılama.
- Erime işleminin yanı sıra ölçüm sırasındaki davranışları izleyen hacimsel erime akış hızının gösterimi ve test pistonunun hızının 10 dakika boyunca cm³ cinsinden veya test başlangıcında 10 dakika boyunca g ve grafik olarak test piston hızını gösterir.
Not:
Kuru ve yağlanmış hava gerektirir.
|Tip||Erime akışkanlık test cihazı Aflow (230 V)||Erime akışkanlık test cihazı Aflow (110 V)|
|Ürün No.||1043954||1043955|
|Test Yükü||0,325 ... 50 (kademeli veya kademesiz)||0,325 ... 50 (kademeli veya kademesiz)||kg|
|Sıkıştırılmış hava, yağlı, kuru||5 ... 10||5 ... 10||bar|
|Boyutlar:|
|Yükseklik||1021||1021||mm|
|Genişlik||580||580||mm|
|Derinlik||596||596||mm|
|Ağırlık, yaklaşık olarak||114||114||kg|
|Test sıcaklığı||+50 ... +450||+50 ... +450||°C|
|Gösterge||Kapasitif dokunmatik ekran||Kapasitif dokunmatik ekran|
|Sıcaklık göstergesinin çözünürlüğü||< 0,001||<0,001||K|
|Depolanabilir parametre seti sayısı||> 100||> 100|
|Dönüştürücü|
|0 ... alanda sıcaklık doğruluğu 50 °C ... sıcaklık alanında Nozul (Düze) 75 mm üzerinde 450 °C||< 0,31||< 0,31||K|
|Süre ölçümü:|
|Hata sınırı (Yöntem A)||±0,02 (otomatik kesme aygıtı ile)||±0,02 (otomatik kesme aygıtı ile)||s|
|Hata sınırı (Yöntem B)||± 0,01||± 0,01||s|
|Deplasman ölçümü:|
|Hata sınırı (Yöntem B)||± 0,02 mm (ISO 1133) / ± 0,4 % 6,25 mm (ASTM D 1238)||± 0,02 mm (ISO 1133) / ± 0,4 % 6,25 mm (ASTM D 1238)|
|Çözünürlük||< 0,0005||< 0,0005||mm|
|Bilgisayarda çoklu cihaz çalışması:|
|kullanılabilir hafıza, min.||1,54||1,54||GB|
|İşlemci Hızı||3||3||GHz|
|Bilgisayar başına bağlanabilir Aflow erime akışkanlık test cihazı||6||6|
|paket kapsamında:|
|Ağ bağlantı değerleri|
|Ağ bağlantısı||220 ... 240 V, 1L/PE/N||100 ... 127 V, 1L/PE/N|
|Performans alıcısı (tüm yük), yaklaşık||0,6||0,6||kVA|
|Bağlantı frekansı||50/60||50/60||Hz|
- mekansal ve zamansal, ISO 1133-2'ye tekabül eder
Test edilecek malzemelere bağlı olarak, en az bir test pistonu seçilmelidir. Örneğin flüor içeren çeşitli plastikler; Test pistonunun malzemesine saldıran PTFE ve PFA hidroflorik asit. Bu plastikler için özel çelik alaşımlı test pistonları kullanılır. Dolu plastikler için, bu test pistonları sadece kısmen uygundur. Burada, aşınmaya dayanıklı varyant tavsiye edilir. ISO 1133-1997'ye göre test edilmesi, yuvarlak olmayan kenarlara sahip bir piston gerektirir (keskin kenarlı).
|Test Malzemesi||Norm||Özellikler||Ürün No.|
|Plastik, flor içermeyen||ISO 1133||aşınma||032298|
|Plastik, flor içeren||ISO 1133||aside dayanıklı||032299|
|Plastik, flor içermeyen||ISO 1133-1997||keskin kenarlı, aşınmaya dayanıklı||032300|
|Plastik, flor içermeyen||ASTM D 1238||aşınma||1015333|
Test edilecek malzemelere bağlı olarak, bir test kanalı seçilmelidir. Örneğin flüor içeren çeşitli plastikler; Test kanalında PTFE ve PFA hidroflorik asit. Bu plastikler için özel bir çelik alaşımlı test kanalları kullanılmaktadır.
|Test Malzemesi||Çap, iç|
[mm]
|Delme||Özellikler||Ürün No.|
|Plastik, flor içermeyen||9,55||ince honlanmış||aşınma||050888|
|Plastik, flor içeren / flor içermeyen||9,55||ince honlanmış||aside dayanıklı, aşınmaya dayanıklı||1069372|
Ekstrüdat kesme cihazları ve nozul kapatma
Manuel kesici, bir dakikadan daha büyük ayırma aralıkları için önerilir. Kısa bölüm aralıklarında, otomatik kesicinin zaman hassas kesitler elde etmesi önerilir. Nozul kapanması, yüksek akış oranlarına sahip plastiklerin test edilmesi sırasında malzemenin vaktinden önce akmasını önler (0,375 kg'lık yükte > 10 cm3/10 dk). Nozul başlığını kullanırken, test başlangıcında nozul başlığını otomatik olarak çıkarmak için bir kesici gerekir.