GÜVENLİ LPG
ENJEKSİYONU
LPG numunelerinin
sıvı enjeksiyonu, C6-C10 hidrokarbonlar gibi daha ağır
bileşenlerin doğru analizi için gaz enjeksiyonuna tercih edilir. LPG, esas
olarak Propan ve Bütan içerir ve bileşenlerin düşük kaynama noktaları
(sırasıyla -1 ve -42 °C) nedeniyle oda sıcaklığında 8 bar'a kadar buhar
basıncına sahiptir. Sıvı LPG enjeksiyonu durumunda, numunenin sıvı halde kalmasını
sağlamak için 20 bara kadar olan basınçlar kullanılır.
Numune silindiri
7-20 bar'a (numune tipine bağlı olarak) basınçlandırılır ve özel bir LPG basınç
regülatörü, Sıvı Numune Alma Valfinin (LSV) çıkışındaki basıncı kontrol eder. Bu
şekilde, valf içindeki numunenin sıvı formda kalması sağlanır ve bu, doğru
numune enjeksiyonu için gereklidir. Numune akışının manuel olarak ayarlanmasına
tercih edilen bu kurulum, doğru kantitatif sonuçları garanti eder.
Günlük
laboratuvar rutininde bu kadar yüksek basınç uygulamak, kapsamlı bir risk
analizi gerektirir.
Hem yüksek
basınçlı silindirler hem de LPG'nin yanıcılığı tehlikeli durumlar yaratabilir.
Bu nedenle, ilgili direktiflere uyulması gerekmektedir. En azından Basınçlı
Ekipman Direktifi (PED 97/23 / EC) ve ATEX Direktifi (94/9 / EC) zorunludur.