Medikal Diş Protezleri
Diş protezleri ve diş malzemeleri
DYNAdent 14801: ISO 14801'e göre endosseöz diş implantlarının dinamik testi için mükemmel şekilde uyarlanmıştır
Tamamen elektrikle çalışan test makinesi DYNAdent 14801, özellikle ISO 14801'e göre diş implantlarının dinamik testi için tasarlanmıştır (hidrolik veya basınçlı hava gerekmez).
Makinenin tasarımı, bir test haznesi, implantları açılı olarak monte etmek için fikstür ve yanal kuvvetleri yüksüz hale getirmek için kayan eklem içeren diş testleri için eksiksiz bir çözümü temsil eder.
Bu makine hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir .
DYNA-MESS TP servo-pnömatik makineleri ile diş malzemeleri ve protezler üzerinde çok çeşitli testler yapmak mümkündür. TP 5kN HF, bu uygulama için en yaygın kullanılan makinedir.
Dental implantlar için yorulma testleri (DIN EN ISO 14801)
DIN EN ISO 14801 standardı: "Dişçilik, İmplantlar, Endosseöz diş implantları için dinamik yorulma testi" aşınmış endosseöz implantlar için test prosedürünü ve değerlendirmeyi açıklar. Test prosedürü titanyum ve her türlü seramikten yapılan implantlar için geçerlidir.
TP 5kN HF standart test makinesi bu deneyi yapabilmektedir. Bu makine ile 35 Hz'e kadar frekansa sahip belirli bir ortamda testler yapmak mümkündür. Testi 15 Hz'ye kadar frekansa sahip kontrollü olmayan bir ortamda yapmak da mümkündür.
Standartlaştırılmış kesme testi
Yükün klemplenmiş implant ile açılı olarak uygulanması gereken standartlaştırılmış testler için hem klempleme aletleri hem de özel adaptörler mevcuttur. Ek olarak, çok çeşitli testlerin (çekiş, bükülme, vb.) Gerçekleştirilmesine olanak tanıyan birçok fikstür ve aksesuar mevcuttur.
Diş malzemelerinin test edilmesi
Dental materyallerin testi standart numuneler veya protezler üzerinde yapılabilir. DYNA-MESS'in servo-pnömatik test makineleri, 1992'den beri bu malzemeleri test etmek için başarıyla kullanılmaktadır. Üniversite araştırmalarına dayanarak, artık diş malzemeleri ve implantları daha doğru bir şekilde üretmek mümkündür. DYNA-MESS, bu malzemelerin mekanik özelliklerini karakterize etmek için test makineleri üreterek bu ilerlemeye katkıda bulunmaktan gurur duyar.
Ortodontik giyim
Ortodontik arklar için bağlantı elemanlarının kesme dayanımını belirlemek için statik testler ve ortodontik tel üzerinde çekme testleri TP 5kN RF makine ile yapılabilir. "Geleneksel" diş telleri, braketler ve lingual teller üzerinde yorulma testleri yapmak da mümkündür.
Sürekli veri kaydı
Test süresi boyunca verileri sürekli olarak kaydederek, yalnızca hasarların türü veya test parametrelerindeki değişiklik hakkında değil, aynı zamanda bir test gerçekleştirilirken hasarların veya parametrelerin gelişimi hakkında da bir açıklama yapmak mümkündür. Tüm veriler, daha fazla dokümantasyon için otomatik olarak kaydedilir.