10 adet ürün bulunmuştur.
Taşınabilir devir ölçer, genellikle optik, manyetik ya da lazer tabanlı sensörlerle donatılmış, elde taşınabilen bir devir ölçme cihazıdır. Bu tür cihazlar, özellikle sabitlenmiş devir ölçerlerin uygulanamayacağı veya pratik olmadığı durumlarda dönen parçaların devir sayısını ölçmek için kullanılır. Motor hızlarını, fanların, pompaların ve diğer dönen ekipmanların devir sayısını ölçmek için kullanılır.
Optik tabanlı taşınabilir devir ölçerler genellikle yüzey üzerine yapıştırılan yansıtıcı bir bant veya işaretle birlikte kullanılır. Cihaz, bu yansıtıcı yüzeye lazer veya ışık darbesi göndererek dönüş hızını ölçer.
Devir ölçerler, temaslı ve temassız olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu iki kategori, devir ölçümü yapılırken cihazın dönen parçayla fiziksel olarak temas kurup kurmadığına göre belirlenir. İşte bu iki kategorinin özellikleri:
Stroboskop, hızlı aralıklarla yanıp sönen ışık üreten bir cihazdır. İlk olarak 1832'de Simon von Stampfer tarafından icat edildi. Stroboskoplar, özellikle dönen nesnelerin hareketini incelemek için kullanılır.
Stroboskopun işleyiş prensibi, belirli bir frekansta yanıp sönen ışıkla, dönen veya hareket eden bir nesneyi aydınlatmaktır. Eğer stroboskopun yanıp sönme frekansı, nesnenin hareket frekansıyla eşleşirse veya bu frekansın tam katlarındaysa, nesne sanki sabitmiş gibi görünür. Bu ilke, dönen bir fanın pervanelerini sabitmiş gibi görmemizi sağlayabilir veya bir motorun belirli bir hareketini ayrıntılı olarak incelememize yardımcı olabilir.
Stroboskopların çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda çok yönlü kullanımı vardır. Temel prensibi, belirli frekansta yanıp sönen ışıkla hareketi "dondurma" yeteneğidir.
Taşınabilir devir ölçerler, özellikle endüstriyel alanlarda, laboratuvarlarda ve saha çalışmalarında dönen nesnelerin devir sayısını ölçmek için kullanılır. Temassız taşınabilir devir ölçerler, genellikle optik veya lazer tabanlı olup dönen nesnenin yüzeyine doğrudan temas etmeden ölçüm yaparlar.
Ölçüm yapılacak dönen nesnenin yüzeyine genellikle yansıtıcı bir bant veya işaret konulur. Bu, devir ölçerin nesnenin dönüşünü daha kolay algılamasına yardımcı olur. Cihazın pilini veya güç kaynağını kontrol edin.
Devir ölçeri açın ve gerekiyorsa ayarlarını yapın. Bazı cihazlar otomatik olarak devir sayısını ölçerken, bazıları manuel ayarlama gerektirebilir.
Devir ölçerin sensörünü veya lazerini dönen nesneye doğru yönlendirin. Sensör, yansıtıcı banttan veya işaretten yansıyan ışığı algılar. Cihaz, bu yansıma verisine dayanarak devir sayısını hesaplar.
Ölçümü yapan takometre, dönen nesnenin devir/dakika (RPM) olarak devir sayısını ekranda gösterir. Eğer cihazın bir hafıza özelliği varsa, bu değeri kaydedebilir ve daha sonra referans alabilirsiniz.
Ölçüm tamamlandığında cihazı kapatın. Yansıtıcı bant veya işareti dönen nesnenin yüzeyinden çıkarabilirsiniz.
RPM birimi, "revolutions per minute" ifadesinin kısaltmasıdır ve bir nesnenin bir dakika içerisinde kaç devir yaptığını gösterir. RPM, devir ölçerlerin en yaygın olarak kullandığı ölçüm birimidir ve genellikle dönen nesnelerin hızını belirtmek için kullanılır.