Lazer ve Değişken Zayıflatıcılar Uygulama Notu
Bölüm 1: Lazer Zayıflatıcılar Kullanarak Çıkış Gücünü Kontrol Etme
Bir lazer zayıflatıcı gelen lazer ışınının optik gücünü veya yoğunluğunu azaltabilen bir optik cihazdır. Bu, özellikle sabit çıkış gücüne sahip lazer kaynakları için kullanışlıdır. Gereken amaçlanan zayıflatmaya bağlı olarak hem sabit hem de değişken lazer zayıflatıcılar vardır. Değişken zayıflatıcılar, manuel ayarlı veya motorlu ayarlı olarak kolayca temin edilebilir. Lazer zayıflatıcı, zayıflamadan sonra ışın yayılımının yönünü hiçbir şekilde etkilemez.
Çalışma Prensibi
Lazer zayıflatıcı optiği, ışığın bir yüzdesinin dielektrik kaplı optik yüzeyinden yansıdığı ve geri kalanının iletildiği yansıma ilkesine göre çalışır. Optiklerin açısal dönüşü, gelen ışığın optikler üzerindeki açısını değiştirir ve bu da sonuçta zayıflama seviyesini değiştiren iletim oranında bir değişikliğe neden olur. Optiklerin açısal dönüşü nedeniyle, optiklerden geçen lazer ışını, giden lazer ışınının yolunu değiştiren kırılmaya uğrar. Bu sorunu düzeltmek için, sırayla ikinci bir optik kullanılır ve Şekil 1'de görüldüğü gibi ışın yayılımının yönünü değiştirmemek için iki optik birlikte hareket ettirilir.
|Ürün No
|DİKKAT-10600-WC-V1
|Dalga boyu
|10.6μm
|Açık Diyafram
|19 mm'ye kadar (Özelleştirilebilir)
|transmisyon Menzili
|10 - 90%
|Hasar Eşiği
|1MW/cm^2
|çözüm
|5%
* Zayıflatıcı, 9.4μm'de çalışmaya uygundur.
Lazer zayıflatıcının mimarisi, iletim sırasında ışın kırpılması endişesi olmadan daha büyük ışın girişine izin verir ve su soğutma kanalları, herhangi bir zamanda herhangi bir hasar veya ışın manipülasyonunu önlemek için işlem boyunca sürekli soğutma sağlar. Lazer zayıflatıcının tasarımı Şekil 2'de görülebilir.
Uygulamalar
Lazer zayıflatıcının iç tasarımı, yansıyan ışığın verimli bir şekilde emilmesini sağlar. Odaklanan ışınlar için değil, koşutlanmış ışın çıkışlarının zayıflatılması için tasarlanmıştır. Lazer zayıflatıcı, çıkış ışın gücünün hassas kontrolü veya azaltılması amacıyla herhangi bir lazer sistemine uygulanabilir.
Şekil 3'te görüldüğü gibi kompakt tasarım, lazer sistemlerine kolay entegrasyon sağlar ve taban plakası, lazer zayıflatıcıyı monte etmek için tutucuların veya adaptörlerin kolayca üretilmesini sağlar. İsteğe göre motorlu versiyonu da mevcuttur.
Bölüm 2: Değişken Zayıflatıcılar Kullanarak Polarizasyon Prensibine Göre Hassas Kontrol
Hassas lazer uygulamaları, hassas güç kontrolü gerektirir. Bu amacı yerine getirmek için geniş bir dinamik aralığa ve hassas kontrole sahip değişken bir zayıflatıcı tasarlanmıştır. UV'den IR'ye kadar bir dalga boyu aralığında yoğunluk zayıflaması için uygundur.
Çalışma Prensibi
Bu değişken zayıflatıcı, özel olarak tasarlanmış bir optomekanik adaptör ve hassas bir optomekanik tutucudan oluşur. İlgili temel optikler, bir yarım dalga plakası ve bir ince film polarizörüdür. Yarım dalga plakası genellikle optik eksene paralel olarak kesilmiş çift kırılmalı kristalden yapılır. Gelen ışının polarizasyon yönünü değiştirmek için kullanılır.
Yarım dalga plakasından sonra yerleştirilen ince film Brewster tipi bir polarizör, p-polarize ışığı iletirken s-polarize ışığı yansıtır. s-polarize p-polarize huzmelerin yoğunluk oranı, dalga plakası döndürülerek sürekli olarak değiştirilebilir. Çıkış ışınının yoğunluğu veya bunların yoğunluk oranı, geniş bir dinamik aralıkta kontrol edilebilir. Maksimum iletim için P-polarizasyon seçilebilir. Yarım dalga plakasını 0 ila 45 derece arasında döndürerek maksimumdan minimuma tam bir zayıflama aralığı elde edilebilir. Gücün sürekli olarak izlenmesi için ışın dökümü bir güç ölçer ile değiştirilebilir.
Farklı çalışma dalga boylarında polarizasyon zayıflatıcının temel özellikleri aşağıda listelenmiştir. Piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında, hassas lazer proses kontrolü için kullanışlı olan geniş bir dinamik zayıflama aralığı sunuyoruz.
|Dalga boyu
|355/532/1064 nm
|Tip
|İletim Modu
|Açık Diyafram
|14mm
|Işın Kayması
|0.5mm
|Yok Olma Oranı
|> 200: 1
|Zayıflama Aralığı
|0.5% -95%
|Hasar Eşiği
|>5J/cm2@1064nm, 20ns, 20Hz
|Ağırlık
Uygulamalar
Aşağıda listelenen özellikler, polarizasyon zayıflatıcının ince ayar adımlarıyla lazer yoğunluğunu tam olarak kontrol etmesini sağlar. Uygun bir polarizör tipi kullanılarak, bu prensip çok yüksek güç seviyelerinde gerçekleştirilebilir.
- Lazer ışınını manuel olarak ayarlanabilen yoğunluk oranındaki iki paralel ışına böler
- Geniş dinamik aralık
- İhmal edilebilir iletilen ışın sapması
- Yüksek Optik hasar eşiği
- İletim zayıflama aralığı %0.5 – %95.0
Polarizasyon optiği tasarımının uygulanması, lazer yoğunluğunun azaltılmasıyla sınırlı değildir; diğer uygulamalar arasında faz kontrolü (faz geciktirme), interferometre vb. yer alır.