Uzun yıllardır kullanmadığım bir multimetrem var. Yeniden kalibre etmek istedim, bu yüzden iki proba dokundum ve okumayı sıfıra ayarlamaya çalıştım, ancak 500 ohm gidebileceği kadar düşüktü. Metre kötü mü?
Uzun yıllardır kullanmadığım bir multimetrem var. Yeniden kalibre etmek istedim, bu yüzden iki proba dokundum ve okumayı sıfıra ayarlamaya çalıştım, ancak 500 ohm gidebileceği kadar düşüktü. Metre kötü mü?
Yanıtlar:
Sıfır ohm ayarına sahip olduğundan, bunun analog bir multimetre (bir fiziksel hareketli iğnesi olan) olduğunu varsayıyorum. Bu durumda, dahili pilleri değiştirmeyi denemelisiniz. Sadece direnç modunda kullanılırlar (böylece her şey çalışır) ve zayıflarsa, iğneyi tam ölçeğe taşımak için yeterli akım üretemezler, bu gördüğünüz şeydir.
Birçok metrenin ayrı pil bölmesi kapıları yoktur. Birini görmüyorsanız, arka kapağın tamamını çıkarmayı deneyin (bunu yapmak için belirgin vidalar varsa). Ayrıca , metrenin geçerli modu çalışmıyorsa değiştirilmesi gereken sigortalar da bulabilirsiniz .
Yukarıdaki tavsiye, ölçeğin en sağ ucunda bulunan sıfır ohm noktası içindir. Diğer modlarda - bağlantı yapılmadığında iğnenin dayandığı sol uç sıfır - ölçüm cihazının yüzündeki iğnenin dönme noktasında bulunan vida veya düğme kullanılarak ayarlanmalıdır. Bu, geri çekme yayının mekanik bir ayarıdır. Döndürmenin bir etkisi olmazsa, ölçüm cihazı hasar görebilir veya ayar vidası ile iç parçalar arasındaki bağlantı kesilmiş olabilir, bu durumda dikkatli bir şekilde sökme ve yeniden takma işlemi onu düzeltebilir.
Analog sayaçlar, vurulmaktan veya mütevazı bir düşüşten kurtulmaktan kurtulabilir. Tamirhaneye gitmesi gerekebilir. Maliyet konusunda bilinçli bir hamle, yenisinin değiştirilmesini gerektirebilir.
Dahili bataryalarda +1. Her zaman en kaliteli pilleri kullanıyorum, bu yüzden hey sızıntı yapmayın, her zaman arkayı ve pilleri değiştirme tarihini etiketler veya işaretlerim. Birkaç yıldır risk altındasınız. Ölçüm cihazını rafa kaldırıyorsanız çıkarın.
30+ yaş gergin bant analog ölçüm cihazımı sık sık kullanıyorum çünkü düşük değerleri sadece bulanıklık olan bir dijital cihazda değişen değerleri izlemek çok kolay.