Ölçülen değerin% 0.1'i, dünyanın en doğru enstrümanları; 0,25 ila 25,000 lb / 0,1 ila 11,500 kg. Uzay Elektroniği KSR serisi cihazlar CG ve MOI ölçümü için mümkün olan en yüksek doğruluğu sunmaya devam etmektedir. Bu kombine enstrümanlar çeşitli boyutlarda mevcuttur ve bir kurulumda ağırlık merkezinin iki koordinatını ve bir atalet momentini ölçer.
Tipik uygulamalar
KSR serisi öncelikle savunma ve uzay endüstrileri tarafından ağırlık merkezi (CG) ve atalet momenti (MOI) gibi yüksek uç yüklerde ölçüm ve doğrulama / doğrulama için kullanılır:
Yeni KSR cihazlarında kullanılan iki temel mekanik konfigürasyon vardır.
Şekil A'da test nesnesi (ve fikstürü) küresel bir hava yatağı tarafından desteklenmektedir. Küresel yatağın tabanından uzanan içi boş bir tüp tarafından bir sınırlama sağlanır. Bu içi boş tüpün alt ucu, bir moment restorasyon transdüserinden katı cihaz taban yapısına bağlanan ikinci (silindirik) bir hava yatağına bağlanır.
Bir burulma çubuğu yatağın üst yüzeyinden (döner tabla) çubuğun altındaki bir sıkıştırma mekanizmasına aşağı doğru uzanır. Bu kelepçe serbest bırakıldığında, küresel yatak CG ölçümü için dikey eksen etrafında dönmekte serbesttir ve kelepçelendiğinde, makine MOI ölçümü için bir burulma sarkaçına dönüştürülür.
Bu aletler büyük bir devrilme momentine dayanabilir ve roketler gibi uzun yükleri ölçmek için idealdir. MOI darası Şekil B'de gösterilen makineden daha büyüktür.
Şekil B'de, yassı bir gaz yatağı test parçasını destekler ve silindirik bir hava yatağı dönme eksenini tanımlar. Yatak ve test masası düzeneği, neredeyse sürtünmesiz bir pivot ekseni oluşturan çapraz ağ bükülmelerine monte edilir. Bir moment kolu hava yatak gövdesinden uzanır ve bir bağlantı vasıtasıyla moment restorasyon dönüştürücüsüne bağlanır. Burulma çubuğu şekil A'dakine benzer şekilde monte edilmiştir. Ölçüm prensipleri her iki konfigürasyon için de aynıdır, ancak yassı yatak tipi daha düşük MOI darasına sahiptir ve daha küçük nesneleri ölçebilir.
Üstün Performans - KSR konseptimiz diğer tüm yöntemlerden daha iyi performans gösterir. Bu enstrümanlar, ölçüm hassasiyeti, dinamik aralık, doğrusallık, sertlik ve aşırı yük korumasını en üst düzeye çıkaran gelişmiş teknoloji sunar. Dinamik aralık ve hassasiyet, geleneksel yöntemlere göre 100 kat artırıldı. Doğrusallık ve sertlik 5 kat artar. Space Electronics KSR serisi cihazlar, kapalı döngü kuvvet dengeleme teknolojisi kullanılarak CG ölçümü için mevcut olan En Yüksek Hassasiyeti sunar. 30 yılı aşkın bir süredir KSR sistemlerimiz türlerinin en hassas ölçüm sistemleri olmaya devam etmektedir.
Aynı Enstrüman Üzerindeki Küçük ve Büyük Yüklerin Test Edilmesi - KSR enstrümanlarımız 30.000 ila 1'den daha büyük bir dinamik aralığa sahiptir. Tek bir enstrüman daha önce iki hatta üç makine gerektiren bir dizi yükü kapsayabilir!
Ağırlık Merkezi - Makine kapasitesinin% 4'ü kadar olan yükler için +/- 0,001 inçten (0,025 mm) daha iyi hassasiyetle tek bir kurulumda iki yatay eksen boyunca ölçüm!
Eylemsizlik Momenti - +/-% 0,1'den daha iyi hassasiyetle dikey bir eksen etrafında ölçüm.
Tam Otomatik Çalışma - Bilgisayarda CG veya MOI seçeneğini belirlediğinizde tüm ölçüm otomatik olarak gerçekleşir. Ortaya çıkan test raporları Excel veya PDF formatında yazdırılabilir veya dışa aktarılabilir. Tüm veriler yerel bir sabit diskte saklanır.
Küresel hava yatağı - Konvansiyonel rulmanlar pivot olarak kullanılmışsa, moment dönüştürücünün olağanüstü dinamik aralığı ve hassasiyeti boşa gider. Bu alet, yükün ağırlığını desteklemek için küresel bir hava yatağı kullanır. Bu rulmandaki sürtünme, geleneksel rulmanlardan 1000 kat daha azdır. Salgı 0.03mm'den az. Yatak, bir hava molekülü filmi üzerinde bulunduğundan, kesinlikle aşınmaz. Küresel hava rulmanlarımızın MTBF'si otuz yıldan fazladır.
Tesviye hatalarının otomatik olarak ortadan kaldırılması - Montaj tablası mükemmel bir şekilde ayarlanmamışsa, geleneksel ağırlık merkezi enstrümanları hatalı cevaplar verecektir. Bu etki özellikle uzun nesneler ölçülürken fark edilir. KSR makinemizde, yük, döner bir masaya monte edilir. CG ofsetinden kaynaklanan an, birden fazla dönme konumunda ölçülür. Bu veriler iki yatay eksen boyunca CG koordinat konumlarının hesaplanmasını sağlar. 180 derecelik yer değiştiren CG ofset momentlerinin ortalaması dengeleme ve sıfır kaydırma hatalarını ortadan kaldırır.
Yük Ağırlığına Duyarsızlık - Yükün ağırlığı hava yatakları tarafından tamamen desteklendiğinden ve bu kuvvetin hiçbiri burulma çubuğuna uygulanmadığından, cihaz yük ağırlığına duyarsızdır ve tek bir test kütlesi kullanılarak kalibre edilebilir. Atalet momenti göstergesi daha sonra cihaz için belirtilen tüm taşıma yükü ağırlığı aralığı boyunca doğrusal olur.
Bilgisayar kontrollü - Her cihazla birlikte bir bilgisayar verilir. Bir dizi menü, operatörün kalibrasyon, ölçüm veya hesaplama için istenen prosedürü seçmesine izin verir. Ekrandaki komut istemleri, operatörün nadiren talimat kılavuzuna başvurması için operatörü her prosedürde yönlendirir.
Yazılım - Bilgisayar, makinenin dönme ekseni dışındaki eksenler hakkındaki kütle özelliklerini hesaplamak üzere programlanabilir. Özel rapor formatları mevcuttur. İsteğe bağlı özel yazılım, belirli bir nesneyi dengelemek için gereken düzeltme ağırlıklarını hesaplar. İsteğe bağlı arabirim ve yazılım başka bir bilgisayarla iletişime izin verir.
Kalibrasyon donanımı sağlandı - Her KSR cihazı, NIST sertifikalı kalibrasyon donanımı (ışın ve ağırlıklar) ile birlikte gelir.
Seçenekler ve Aksesuarlar:
Fikstür:
Elektrik ve pnömatik gereksinimleri Bu cihazlar 115 VAC, 60 Hz, 15 Amper 1 Faz elektrik gücü gerektirir. Aferik hava yatağı, 80 ila 120 PSI (550-825 kPa) basınçta temiz kuru hava gerektirir. Gaz akışı gereksinimleri makinenin boyutuna göre değişir ve ekteki veri sayfasında listelenmiştir. Genellikle dükkan havası yağ ve su içerir ve uygun değildir. Gaz, standart yüksek basınçlı bir şişeden sağlanabilir veya Space Electronics'ten bir kompresör kurutucu sipariş edebilirsiniz.PDF İndir