- Küçük boy ve hafif.
- Uygun konumlandırma için esnek kablodaki ışık kaynağı.
- Birkaç yöntemle tetiklenebilir.
- Makine bakımı için, hareketli parçaların gerçek zamanlı muayenesi, Baskı baskı uygulamaları, Motor sorun giderme, Hareketin durdurulması için
- Dıştan tetiklenen flaş hızı 25.000 frm'ye kadar
- Ulaşılması zor alanlarda nesnelerin kolay gözlemlenmesi için sökülebilir lamba
- Strobotac Flash Delay aksesuarı ile 100μ den 800 ms'ye kadar çok yönlü gecikmeli tetikleme
GenRad 1539-A Stroboslave, hareket çalışmaları ve yüksek hızlı fotoğrafçılık için temel gereksinimleri karşılayan bir stroboskop ışık kaynağıdır. Bu takım elbise
takometri dışındaki tüm stroboskop uygulamalarını yapabilir. Birden fazla ışık kaynağına ihtiyaç olduğunda birden fazla Stroboslave kullanılabilir. Reflektör, uzatma kablosunun ucundan çıkarıldığında, strobotron lamba düzeneği, bir inç kadar küçük bir delikten sokularak, erişilemeyen alanlarda bulunan nesnelerin gözlenmesini mümkün kılar.
1539-A Stroboslave, yanıp sönme oranını ayarlamak için dahili bir osilatöre sahip olmayan minyatür bir elektronik stroboskoptur.
takometre. Bir anahtar kapatma, bir Tip 1537-A Fotoelektrik Alıcı, bir Tip 1531-P2 Flaş Gecikmesi (Tip 1536-A Fotoğraflı) ile doğrudan çalışır
Elektrik Çıkış) veya en az 2 volt pik bir elektrik pozitif darbe. Ayrıca, doğrudan GenRad 1531, 1538 veya 1546'nın çıkışından çalışacaktır.
Stroboslave, Tip 1531-A Strobotac ile aynı ışık çıktısını üretir ve dakikada 0 ile 25.000 flaş arasında aynı üç temel aralıkta çalışır. Strobotron lamba ve reflektör üniteye beş ayak esnek kablo ile bağlanır. Gözlenecek konuya yakın ışık konumlandırılabilir.
GENRAD 1539 TEMEL ÖZELLİKLER (Tüm teknik özellikler veri sayfasında bulunabilir.)
Flaş Hızı: Dakikada 0 ila 25.000 fashes, harici olarak tetiklenir
Işık Çıkışı: width - yoğunluk noktalarında ışın genişliği 10 °.
|süre||Enerji watt-saniye||Işın yoğunluğu (kandela)|
|700 fpm'de||3 µs||0.5||11x10 '6|
|4200 fpm'de||1.2 µs||0.09||3,5x10 '6|
|25.000 fpm'de||0.8 µs||0.014||0.6x10 '6|