Su akışını nasıl ayarlayabilirim veya ne kadar suya ihtiyaç var?
Su akışını ayarlamanın en iyi yolu aşağıdaki gibi hareket etmektir: - 1 numara ucu piyesamene takın.
- Sonra gücü en düşük ayara getirin.
- Uç yukarı bakacak şekilde, suyun damlama oranını saniyede iki ila üç damlaya ayarlayın ve suyun ucun baş kısmına ulaştığından emin olun (böylece maksiller dişlerin üzerinde çalışırken suyun uca ulaşması sağlanacaktır) - Şimdi gücü mavi aralığa ayarlayın ve ayak kumandasına basın.
Su, uçla temas ettiğinde hafif bir sis oluşmalıdır. Bu, ucun serin tutulması için yeterli olacaktır.
Ultrason cihazımla klorheksidin gibi ilaçlar kullanabilir miyim?
Evet, üniteden suyun dışında herhangi bir ilaç aktığı takdirde, üniteyi ve piyesameni kullandıktan sonra bir dakika boyunca suyla yıkamanız gerekir.
Ünite ile çalışıyorum ve hiçbir titreşim hissetmiyorum, işitmiyorum veya görmüyorum. Ünite açık mı?
NEWTRON ™ piezo cihazları, piyesamende ısı veya titreşim hissedilmeyecek şekilde sessiz çalışır. Bu, piyesamende titreşimlerin hissedildiği manyetostriktif sistemlerin kullanıldığı üniteler için geçerli değildir. Titreşip titreşmediğini anlamak için ucu metal bir nesneye (anahtar veya madeni para) hafifçe dokundurun.
Üniteyi kalp pili olan bir hastada kullanabilir miyim?
Mevcut literatürde, piezo piyesamenlerinden hemen hiç EMI yayılmadığı ve çoğu kalp pilinin de hastanın korunması amacıyla korumalı olduğu belirtmektedir. Kalp pili olan bir hastada NEWTRON ™ cihazı kullanmadan önce izin almak için hastanın kardiyoloğuna başvurmanızı öneririz.
Uç, dişin üzerinde “tıkırdıyor” ve diş taşını etkili bir şekilde temizler gibi görünmüyor. Neyi yanlış yapıyorum?
Ucun yönü doğru değii.
Uç, piyesamenle ile aynı düzlemde doğrusal bir hareketle titreşir (düz, ileri ve geri). Böylece ucun yan kenarları diş taşı tabakasını son derece etkili bir şekilde traşlayabilir. Gerekli strok, el aletlerinin eli yormayacak kadar az basınç gerektiren ayna görüntüsüdür. Bu konsepti anlamanın kolay bir yolu, diş taşlarının elle temizlenirken olduğu gibi, ayak kumandasına basılmadan temizlenmesidir.
Belirli bir uç için hangi güç seviyesini kullandığım önemli mi?
Evet. Uygun güç seviyesinin kullanılması önemlidir. Doğru güç seviyesi aralığında çalışılması, uygulama sırasında verimli bir performans için optimal uç titreşimini (genlik) garanti eder. Önerilen güç ayarı aşıldığında bazı uçlar kırılabilir. Uç ne kadar ince ise güç ayarının o kadar düşük olması temel kuraldır. NEWTRON ™ uçları, her uygulama için önerilen güç ayarlarının belirlenmesini sağlayan benzersiz bir renk kodu sistemine (CCS) sahiptir.
Yeşil: Subgingival diş taşı temizliği, kök düzeltmesi, periodontal ve implant bakımı için düşük güç Geleneksel endodonti, yeniden tedavi, guta-perka yoğunlaştırması ve cerrahi için orta güç.
Mavi: Supragingival diş taşı temizliği, kavite hazırlama ve tam seramik için yüksek güç.
Turuncu: Yoğunlaşan kompozit malzemeler, postlar ve kronlar için çok yüksek güç.
Bu güç ayarları, tüm SATELEC® ultrason cihazlarındaki renk kodlu güç kontrol düğmesi ile uyumludur.
Piyesameni hortumdan nasıl çıkarırım?
Piyesamen hortumdan kolayca çekilip çıkarılabilir. Piyasemeni bükmeyin, konektöre zarar verebilirsiniz.
Piyasemen için herhangi bir bakım yapılıyor mu?
Evet. Otokolavlababilir piyesamen (AHP) her kullanımdan sonra, dezenfektan mendillerle silinmelidir. Piyesamen (HP) tabanının etrafında, piyasemenin ve hortumun birbirine sıkıca geçmesi için büyük bir o-ring bulunmaktadır. AHP tabanının içinde ise küçük bir o-ring daha vardır. Bu o-ring, hortumdan gelen suyun AHP’nin içinden geçtiği yerlerde yerlerde sızdırmazlık sağlar. O-ringler her 2-3 ayda bir değiştirilmelidir (piyasemenlerin orijinal kutusunda yedek o-ringler bulunmaktadır). Günün sonunda piyesamen, piyesamen hortumundan ayrı muhafaza edilmelidir. Kanın veya diğer kontaminantların temizlenmesini kolaylaştırmak için burun konisi de piyesamenden çıkarılabilmektedir.
Hangi parçalar otoklavlanabilir?
Piyesamen, burun konisi, uç, anahtar ve kutu olmak üzere tüm parçalar otoklavlanabilir. LED’li bir piyesameniniz varsa, LED ışığı ve şeffaf plastik ışık kılavuzu da otoklavlanabilir. Sterilizasyondan önce ucu ve burun konisini piyesamenden ayırmanız gerekmektedir. Piyesameni ultrasonik banyoda yıkamayın. Tüm ürünler orijinal kutularında veya ayrı torbalarda otoklavlanabilir.
Ucu nasıl değiştiririm (veya yerleştiririm)?
Birlikte teslim edilen renk kodlu uç kapama anahtarı, mevcut uca dokunmak zorunda kalmamanızı sağlar. Anahtarın yuvasını ucun tabanına hizalayın, anahtarı yerine bastırın ve ucu gevşetmek için saat yönünün tersine çevirin. Uç daima AHP'ye veya anahtarın içine takılmalıdır. Piyesameni önce elle sıkın. Daha sonra uygun renkli anahtarı seçin (ucun üzerindeki gömülü renk bandına bakın), deliği ucun düz kenarlarına hizalayın ve aşağı doğru bastırın. Anahtar, yerine kilitlenecektir. Şimdi anahtarı çevirerek çıkarın; uç, kaybolmasını veya ellerinizin ve parmaklarınızın yaralanmasını önlemek için içeride kalır. Elle sıkma sadece cihazı ilk kez kullandığınızda veya yeni uç ve anahtar satın aldığınızda gereklidir. Uç, kullanılmadığı sürece renk kodlu anahtarda kalmalıdır. Yuvarlak renk kodlu bir anahtarınız varsa, bu bir tork anahtarıdır. Bu anahtar, AHP'deki ucun aşırı derecede sıkılmasını önleyen özel bir tasarıma sahiptir. AHP'nin üzerindeki uç iyi oturduğunda anahtarı “tık” sesi işitene kadar saat yönünde çevirmeye devam edin. Bu şekilde AHP'nin üzeriindeki ucun yeterince sıkı olduğunu anlayabilirsiniz. DÜZ RENK KODLARINA SAHİP ANAHTARLARDA BU İŞLEMİ YAPMAYIN.
Bu uçları bileyebilir miyim?
Hayır. Bu uçlar hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Bu uçların bilenmesi, ucun titreşim kapasitesini olumsuz etkileyecektir.
Uçların kullanım ömrü ne kadardır?
Çoğu kullanıcı, yıpranan bir ucu değiştirmek zorunda kalmadan önce en az 6-9 ay kullanmaktadır. ACTEON, geniş bir NEWTRON ™ uç tasarım yelpazesi sunar ve piyasadaki en ince perio uçlarını üretir. ACTEON, içten soğutma spreyli uçları, elmas kaplı uçları ve implant bakımı için saf titanyum uçları geliştiren ilk şirkettir. ACTEON aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm uygulamalar için NEWTRON ™ uçları üretmektedir:
- periodontic
- subgingival diş taşı temizliği
- kök düzeltmesi
- implant bakımı
- biyofilm engelleme
- kavite hazırlama
- tam seramik
- kompozit yoğunlaştırma
- endodontik yeniden tedavi
- post ve kron sökümü
- apikal cerrahi.