CM-3600A Konica Minolta’nın patentli Sayısal Parlaklık Kontrolü sistemini kullanarak mekanik parlaklık tutucusu ihtiyacını ortadan kaldırır. İki adet xenon lamba kullanan sistem, tek ölçümde yansıtıcı elemanı hem dahil (SCI) hem de hariç (SCE) tutacak şekilde eşzamanlı renk ölçümü yapabilir.
Kağıt veya kumaş gibi optik parlatıcı (OBA) içeren materyallerin hassas ölçümü, UV elemanının kesin kontrolünü gerektirir. CM-3600A'nın kullandığı patentli Sayısal UV Kontrolü metodu, iki xenon lambadan gelen flaşların sonuçlarını birleştirmek için özel hesaplamalar kullanarak bu kontrolü sağlar. Lambalardan biri tam UV enerjisine sahiptir, diğerindeki UV enerjisi ise bir UV kesme filtresi (400 veya 420 nm) tarafından alınmıştır. Bu yöntem uzun ve tekrarlı filtre pozisyonu ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırarak Beyazlık Endeksi, Gölge, Parlaklık veya UV profiline göre UV ayarı yapılmasını sağlar.
CM-3600A yansıma veya geçirgenlik modunda katı veya sıvı numuneleri ölçerek opak malzemelerden yarı saydam veya saydam malzemelere kadar geniş bir numune aralığında mükemmel esneklik sağlar.
Numune izleyici, ölçülecek alanın kesin biçimde hedeflenmesi ve kontrol edilmesi için numunenin net ve aydınlatılmış şekilde izlenmesini sağlar.
CM-3600A, tüm numune boyutlarına uyacak Ø 4 mm, 8 mm ve 25.4 mm’lik açıklıklar sunar.