{{items.Adi}}
{{items.Aciklama}}
Sıvılarda ve gazlarda çözünmüş oksijenin sürekli ölçümü için OXYTRANS uygundur.
OXYTRANS, havası alınmış su, mayşe, bira ve CO2'deki O2'nin ölçümü için çok hassas, optik bir oksijen sensörüdür. Çözünmüş oksijen, lezzet stabilitesi ve raf ömrü üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
Cihaz, maksimum hassasiyet ve en yüksek doğruluk gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Çalıştırması kolaydır ve neredeyse hiç bakım gerektirmez. Elektrolit solüsyonları gerekli değildir ve ölçüm sırasında oksijen tüketilmez. Optik ölçüm teknolojisi, lüminesans söndürmenin etkisine dayanmaktadır, yani. e. uyarma enerjisinin moleküler etkileşim yoluyla radyasyonsuz yeniden dağıtımı. Ölçüm kafasına, ince bir gösterge molekülü tabakasına sahip küçük bir cam bileşen yerleştirilir, optik pencere. Gösterge molekülleri, oksijen sensöründeki bir LED tarafından üretilen mavi - yeşil ışıkla aydınlatılır. Olay ışığını emer ve daha yüksek bir enerji durumuna yükseltilirler. Belirli bir süre sonra moleküller, kırmızı ışığın yayıldığı temel durumlarına geri dönerler. Sensörün içinde kırmızı ışık tespit edilir. O2 molekülleri mevcutsa, enerji uyarılmış gösterge moleküllerinden oksijene aktarılır. Bu moleküler etkileşim, uyarma enerjisinin ortaya çıkan herhangi bir radyasyon olmadan yeniden dağıtılmasına neden olur. Tespit edilen sinyal, üründeki oksijen molekülü konsantrasyonunun artmasıyla azalır. Diğer gazlar bu enerjiyi emmezler, bu nedenle ölçüm sonucunu etkilemezler. Ölçülen sinyalin herhangi bir sıcaklık kayması, dahili bir Pt100 sensörü tarafından otomatik olarak telafi edilir.
{{items.Cevap}}