Aneroid, manşete uygulanan hava basıncını ölçen bir saat benzeri hareket içerir. Gösterge içinde hava ile doldurulduğunda genişleyen bir dizi bakır / dutyum diyafram vardır. Dişliler diyaframın doğrusal hareketini dönüştürerek, iğneyi mmHg olarak ayarlanmış bir kadrana çevirir.
Kadranı ve gösterge iğnesini, engelsiz görüntülemeye izin verirken hasardan koruyan şeffaf bir plastik disk.
Mezun olan yüzü mmHg olarak kalibre edildi. Kadran her 2 mmHg’lik mezuniyet içerir. ADC’nin premium diagnostix marka göstergeleri, paralaks hatasını ortadan kaldırmak için genişletilmiş mezuniyet işaretlerine sahiptir ve izlenebilirlik için serileştirilmiştir. Seçilen modellerde, düşük ışıkta kolay okuma için bir lüminesan kadran bulunur.
Yüzün etrafında bir saat gibi döner. Seçilmiş ADC gösterge iğneleri, düşük ışıkta bile kolay okuma için parlaktır.
Çoğu göstergede, sıfır noktası aslında 6 mmHg’yi ölçen bir oval veya dikdörtgendir. İğne bu ovalin dışında veya dikdörtgen (sıfır noktası) ise, göstergenin kalibrasyon ihtiyacı vardır. İğne oval içinde kalıyorsa, kalibrasyona ihtiyaç duyabilir – sadece bir referans standardına karşı uygun bir test, bir kalibrenin IN kalibrasyonu olup olmadığını belirleyebilir.
Palm tipi göstergeler, ampulü, valfi ve hareketi tek bir cihaza entegre eder. Özellikle EMS’de popüler olan çok amaçlı enstrümanlarda veya çok çeşitli manşonların hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulduğu yerlerde uygundur. ADC’nin ampulü ve valfi, ortalamanın üzerinde kullanım olanağı tanıyarak aletin üzerinde odaklanmıştır.