Elektrot (yaygın olarak tasvir: film ve televizyon) en iyi yalıtımlı (genellikle plastik) Saplı geleneksel metal raketimle türüdür. Şoklara bir dizi teslim veya bu tür bir şok ederken hastanın deri üzerinde bir yerde muhafaza edilmesi zorunludur. Raket kullanılmadan önce bir jel hastanın cilt için iyi bir bağlantı sağlamak ve göğüs Empedans (rağmen dc deşarj) olarak da adlandırılan elektrik direncini en aza indirmek için uygulanmalıdır. Bunlar genellikle yalnızca el ile dış üniteleri üzerinde bulunur.
Resüsitasyon elektrot yeni tür bir yapıştırıcı pad tasarlanmıştır. Bu kapalı onların geri soyulmuş ve gerekli görüldüğünde hastanın göğüs çok aynı başka bir etiket uygulanır. Bu elektrotlar, sonra bir Defibrilatör bağlanır. Defibrilasyon gerekirse, makine ücret ve herhangi bir jel uygulayın veya almak ve herhangi bir kürekler yerleştirmek için gerek şok teslim edilir. Bu yapışkan yastıkları en otomatik ve başvurulması birimleri bulunur ve kürekler tamamen hastane ayarları'nda yavaş yavaş yerini almaktadır.
Her iki katı ve ıslak jel yapışkanlı elektrotlar mevcuttur. Elektrotlar kaldırdıktan sonra hastanın cilt temizlemek gerek yok çünkü katı-jel Elektrotları daha uygundur. Ancak, ıslak-jel Elektrotları daha eşit bir şekilde vücuda elektrik kuralları beri katı-jel elektrotlar kullanımını defibrilasyon sırasında Burns daha yüksek bir risk sunar.
Bazı yapıştırıcı elektrotlar sadece defibrilasyon için aynı zamanda Transkutanöz pacing ve elektrik senkronize kardiyoversiyon için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bir hastane ortamında kürekler genellikle için yastıkları ile onlar yerleştirilen kullanılan ve içsel hız nedeniyle tercih edilir. Nonperfusion her saniyesi doku kaybı anlamına gelir bu kalp durması sırasında önemlidir. Uygun ekg İzleme olmadan görünür insan etkileşimi kürekler artifakı sağladıkları gibi ancak içinde kalp durması şüphelendiği durumlarda prophalacticaly yerleştirilen yamalar üstün, vardır. Onlar şok teslim birkaç metre uzakta durmak için operatör vererek hastanın fiziksel (ve böylece elektrik) kişiyle gelen operatör riskini en aza indirecek şekilde yapıştırıcı elektrotlar da doğal olarak kullanmak, operatör Defibrilatör için kürekler daha güvenli. Oysa kürekler yaklaşık 25 lbs şok teslim ederken uygulanacak kuvvet gerektiren yapışkanlı yamalar da yerinde kalması ve şok uygun bir şekilde, hiçbir kuvvet gerektirir.
Yerleştirme
Resüsitasyon elektrotlar iki düzenlerinden birini göre yerleştirilir. Uzun vadeli elektrot yerleşimi için tercih edilen düzeni arkadan anterior programıdır. Bir elektrot, sol precordium (göğüs, kalp önünde alt kısmında) üzerine yerleştirilir. Diğer elektrot skapula arasındaki bölgenin kalbinde arkasına yerleştirilir. Bu yerleşim, non-invaziv pacing için iyi olduğundan tercih edilir.
Uygunsuz ya da gereksiz arkadan anterior düzeni zirve anterior düzeni kullanılabilir. Bu düzen, anterior elektrot clavicle aşağıda sağ tarafta yer alıyor. Apex elektrot hasta, hemen altında ve sol göğüs kas sol tarafında uygulanır. Bu düzen bir ecg izleme yanı sıra, defibrilasyon ve kardiyoversiyon için çalışır.
Daha fazla bilgi için
Bu makalede, Creative Commons Attribution-ShareAlike lisansıaltında lisanslıdır. It uses material from Wikipedia makale "Vikipedi den kullanılan tüm materyal adaptedefibrilasyon" Creative Commons Attribution-ShareAlike lisansışartları altında kullanılabilir. Wikipedia ® Wikimedia Foundation, Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır