Ses İzolasyonu | Bina Akustiği ve Nasıl Değerlendirildiği
Komşular tarafından hiç rahatsız edilmemiş olan herkes yaşadıkları binanın ses izolasyonu özelliklerinden kesinlikle haberdar olacaktır. Mahalle gürültü sorunları hem gürültülü komşunun hem de binanın gürültü azaltıcı özelliklerinin bir işlevidir. Sizinle gürültülü komşunuz arasındaki bina bölümünün ses izolasyonu ne kadar düşük olursa, rahatsız edilme olasılığınız o kadar artar.
BİNA AKUSTİĞİ NEDİR?
Bina akustiği, bir konuttan veya odadan diğerine ses iletimi bilimi ve ne kadar sesin iletileceğinin ölçülmesidir. Bina akustiğinin iki ana sesi vardır: havadan gelen ses (müzik veya sesler) ve darbe sesi (bitişik dairelerde ayak sesleri). Her ne kadar bir apartman dairesinden diğerine aktarılan sesin büyük kısmı, havadan gelen sesin duvardan aktarılmasından kaynaklanıyor olsa da, önemli miktarda ses de dolaylı olarak bina yapısı aracılığıyla aktarılmaktadır.
Bina yönetmelikleri, bitişik apartmanlar ve teraslı konutlar arasında ne kadar ses izolasyonu bulunması gerektiğini öngörmektedir. Ses izolasyonu, odanın değil, bina bölümünün bir işlevidir. Özellikle yeni binalar için yönetmeliklere uyulduğunu onaylamak için bina akustiği ölçümleri yapılır. Bu ölçümler, bir odadan diğerine, kaynak odasından gürültü ile alıcı odaya ne kadar ses iletildiğini oldukça basit bir şekilde ölçmektedir. Aşağıdaki şekil, en basit anlamıyla, gürültü ile kaynak odası ve alıcı oda arasındaki gürültü seviyelerindeki fark olan havadan ses izolasyonu ölçümünü göstermektedir.
ÖLÇME EKİPMANLARI
Bina akustiğinin ölçülmesi, bir dizi özel ekipman gerektirir;
Tip onaylı sınıf 1 (IEC 61672-1) ses seviyesi ölçer
PC için ilişkili son işlem çözümü
Çok yönlü hoparlör (ses kaynağı)
Hoparlörü sürmek için güç amplifikatörü
Şimdi akustiği oluşturmak için kullanılan hoparlörlere daha yakından bakalım.
SES KAYNAĞI NEDİR?
Bina akustiği için kullanılan hoparlörler, ev müzik sisteminizde kullandıklarınız gibi görünmüyor. Bina akustiği ölçümlerinin nasıl yapıldığını tanımlayan standartlar, çok yönlü bir hoparlörün kullanımını belirtir. Müzik sisteminizin hoparlörleri, öncelikle dinleme konumu yönünde ses gönderirken, çok yönlü bir hoparlör, sesi her yöne eşit olarak yayar. Çok yönlülük gereksinimi genellikle on iki yüzyılı düzende eşit şekilde düzenlenmiş 12 hoparlöre sahip olduğu için yerine getirilir, bu nedenle on iki yüzlü hoparlör terimi bazen ses kaynağını tanımlamak için kullanılır.
Çok yönlü hoparlör, kaynak odasını, dağınık bir ses alanına yakın olan, yani ses basıncının odanın her yerinde aynı olduğu ve ses dalgalarının gözlemciye her yönden ulaştığı yerle hızlı bir şekilde doldurmak üzere tasarlanmıştır. Teoride, eğer bir ses alanı tam olarak dağılmışsa, mikrofonun nereye yerleştirildiği önemli değildir, aynı ses basıncı seviyesini ölçecektir. Pratik ölçüm durumlarında, bir ses alanı asla mükemmel bir şekilde dağılmaz ve bu nedenle, standartlar oda başına çoklu ölçüm konumlarının ortalamasını gerektirir.
HOPARLÖR GEREKLİLİKLERİ
Piyasadaki farklı üreticilerden çok yönlü hoparlörler var. Dışarıdan benzer görünseler de, performans, birincil özellikler (ölçüm kalitesiyle ilgili) ve ikincil özellikler (ergonomi ile ilgili) bakımından farklılık gösterdiğinden, teknik özellikleri okumak ve anlamak önemlidir.
Bina akustiği için kullanılan bir ses kaynağının temel özellikleri ISO 16283-1 standardına göre tanımlanmıştır. Oda akustiği için kullanıldığında, ISO 3382-1 standardı gereksinimleri tanımlar.
Yönlülük: Ses, her yönden ses kaynağından eşit olarak yayılmalıdır, yani, hoparlör çok yönlü olmalıdır. Yönlülük derecesi standartlar tarafından tanımlanır ve yalnızca hoparlörün işlevidir ve kaynak odasının özelliklerinden etkilenmez.
Spektrum: Ses yalıtımı ölçümleri bir fark ölçümü olsa da, standartlar bitişik 1/3-oktav bantları arasındaki farkın maksimum 6 dB olduğunu belirtmektedir. Odanın frekans tepkisi sonucu etkileyecektir, bu nedenle bu gereklilik ekipmana değil gerçekten ölçüme yöneliktir. Kısacası amaç, ölçümleri gerçekleştirmek için mümkün olan en düz kaynak odasına sahip olmaktır.
Ses gücü seviyesi: Hoparlörün ses gücü çıkışı, alıcı odadaki ses basıncı seviyesinin arka plandaki gürültü seviyesinin oldukça üzerinde olması için yeterince yüksek olmalıdır. Bu gereklilik hem hoparlörün hem de onu tahrik eden güç amplifikatörünün bir fonksiyonudur. Tipik olarak, bina akustiği için kaliteli, çok yönlü bir hoparlör, bant başına 100 dB (yani çok yüksek sesle) üretecektir.
Seviye stabilitesi: Akustik ölçümler oluşturmak için uygun olması için, ses gücü zamanın bir fonksiyonu olarak önemli ölçüde değişmemelidir. Hoparlör ısınırken, “sıkıştırma” efekti ses seviyelerini düşürür, bu etki telafi edilmelidir, bu nedenle seviye düşmesi 0,2 dB / dak'tan azdır.
İkincil özellikler tamamen boyut ve ağırlık gibi ergonomi ile ilgilidir. Kendi içlerinde ikincil olmasına rağmen, bina akustiğinin genellikle bir kişi tarafından yapıldığını hatırladığında, ekipmanın ağırlığı ve taşıma çözümü uzun bir ölçüm işinde, özellikle asansörlerin henüz kullanılmadığı yeni apartman bloklarında önemli olabilir.
Bina akustiği ölçümlerini yapmak yetenekli bir iştir. Ölçümleri yapan teknisyenin eğitilmesi ve yerel mevzuatına aşina olması gerekir. Ayrıca, tam uyumlu çok yönlü bir ses kaynağı da dahil olmak üzere uygun özel donanıma ihtiyacı var. Bunlarla donatıldığında, herhangi iki oda arasındaki ses yalıtımının objektif bir ölçümünü yapabilecek ve bunu geçerli bina düzenlemeleriyle karşılaştırabilecektir.