Kalibrasyon
Ölçüm değerlerinin karşılaştırılması için en azından hangi istatistiksel parametrelerin dikkate alınması gerekir?
Ölçüm değerleri arasında bir karşılaştırma yapmak için şu parametreler önemlidir: Aritmetik Ortalama değer, Standart sapma, Tekli ölçümlerin miktarı.
İlgili standart sapma veya tekli ölçüm sayısı olmadan ortalama değerleri birbirleriyle mantıklı bir şekilde karşılaştırmak mümkün olamaz.
Neden kalibrasyon yapmam gerekiyor?
Her fiziksel ölçüm yöntemi kaplamaların ve alt katmanların parametrelerinden etkilenir. Bu parametreler şunlardır: parçaların geometrik şekli, elektrik iletkenliği, manyetize edilebilirlik, kaplamanın yoğunluğu, ölçüm yüzeyi vb.
Kaplamaların veya alt katmanların parametreleri her değiştiğinde ölçüm cihazını tekrar kalibre etmek gerekir.
Ölçüm cihazımı düz bir plaka üzerinde kalibre ediyorum. Şimdi çapı küçük olan kıvrımlı bir parça üzerinde ölçüm yapmak istiyorum. Başka bir kalibrasyon yapmadan sorunsuz şekilde devam edebilir miyim?
Hayır, düz bir plaka üzerinde yapılan kalibrasyon, kıvrımlı bir yüzeyde sistematik bir ölçüm hatası verebilir. Bu, ölçüm değerlerinin çok büyük olacağı anlamına gelmektedir. Bu durumda cihaz, numunenin (burada kıvrımlı parçadır) ölçüm sinyallerini sanki düz bir numuneymiş gibi görecektir.
Ölçüm yapan iki ekip neden farklı ölçüm sonuçları alıyor olabilir? Bunun sebepleri ne olabilir?
Ölçüm cihazlarının doğruluğu kalibrasyon standartları ile sağlanır. Kalibrasyonun gerçek, kaplamasız numuneler üzerinde yapılması gerekir. Ayrıca, aynı ölçüm konumlarında ölçüm yapılmasına da dikkat edilmelidir. Kayda değer bir ortalama değer almak için yeterli miktarda ölçüm yapmak önemlidir.
Temaslı ölçümlere yönelik bir kalibrasyon nasıl onaylanır?
Kaplamasız numune üzerindeki kalibrasyon folyosunu tekrar ölçerek kalibrasyon kontrolü yapmak mümkündür. Daha sonra ölçüm yapacağınız ölçüm konumu da bu olmalıdır. Fischer Base kalibrasyon plakaları bu işlem için faydalı değildir.
Bir FISCHER X-Ray cihazında ne zaman normalizasyon kullanmak gerekir?
Normalleştirme işlemi mevcut ayarlara veya yeni mevcut alt katmanlara yönelik bir ölçüm çalışması ayarı oluşmasına sebep olur. Bu işlemin, primer filtrelerde veya anot akımlarında veya yönlendiricilerde değişiklikler olması halinde yapılması gerekir. Numunenin alaşım bileşikleri veya alt katmanları değiştiğinde de bu işlemin yapılması gerekir.
FISCHER X-Ray cihazımın ölçüm değerleri mantıksız gibi görünüyor. Doğru ölçüm yaptığımdan nasıl emin olabilirim?
Bu durumda ölçüm ekipmanı takibini seçmeniz gerekir. Ölçüm cihazı kontrolünü kalibrasyon standartlarını tekrar ölçerek yapacaksınız. Doğru sonuçlara ulaşılamaması durumunda ayarlamalar yapmak gerekir.
Bir FISCHER X-Ray cihazındaki referans ölçümü neyi ifade eder?
Bir referans ölçümü, enerji ekseninin yeni bir kalibrasyonudur. Bu, sıcaklık etkisi altında olan orantılı sayaç cihazlarının düzeltilmesine yöneliktir.
FISCHER X-Ray cihazı üzerindeki bir kalibrasyon nasıl kontrol edilir?
Kalibrasyonu kontrol etmek için 'Ürün', 'KAL. standartlarını ölç' menüsünde kalibrasyon standartlarını tekrar ölçmek gerekir. Eğer bir sapma olduğunu tespit ederseniz cihazın tekrar kalibre edilmesi gerekir.
FISCHER X-Ray kalibrasyon standartlarının ne sıklıkla tekrar belgelenmesi gerekiyor?
Bu, kullanıma bağlıdır ve müşteri tarafından bizzat belirlenebilir. Genelde bu süre her 1-3 yılda bir şeklindedir.
Kalibrasyon sırasında X-Ray kalibrasyon folyolarını birbirine eklemek mümkün mü?
Evet, mümkün. Kaba bir kullanım kuralı vardır: Orantılı sayaç cihazları için 2-3 folyo kullanılabilir. Bir PIN/SDD dedektörüne sahip cihazlar için bir folyo kullanmak mümkündür.
FISCHER X-Ray cihazları için plakanın saf elementlere sahip olduğunu tekrar belgelemek gerekir mi?
Buna gerek yok. Plakayı tekrar belgelemeniz gerekmez, çünkü elementler satürasyon kalınlığındadır ve bu nedenle çok sabittirler.