Kendi kendine montaj için önerilen frekans sayacı nispeten düşük frekanslıdır, ancak birkaç megahertz'e kadar olan frekansları ölçmeyi sağlar. Frekans ölçerin boyutu, kurulu dijital göstergelerin sayısına bağlıdır. Girişin hassasiyeti 0.1V'den daha kötü değil, hasarsız olarak dayanabileceği maksimum giriş voltajı 100V'dur. Görüntüleme süresi ve ölçüm süresi değiştirilir, bir çevrimin süresi 1 saniyedir. ölçüm ve 1 saniye. - Gösterge. Özellikle dijital saat devrelerinde kullanılan özel mikro devreler üzerinde 1 Hz frekans jeneratörü ile klasik şemaya göre monte edilmiştir:
"İkinci" jeneratör, tipik bir şemaya göre bir kuvars "saat" rezonatörü 16,384 Hz ile K176IE5 üzerinde birleştirilmiştir. Kondenser C2 - ayarlama, frekansı gerekli hassasiyetle ayarlamaya izin verir. En kararlı başlatma ve devrenin üretimi için ayarlama yaparken direnç R1 seçilir. C3 VD1 R2 devresi, her devir sayım periyodunun başlangıcında tüm devrenin kısa sıfırlama darbesini oluşturur.
Transistör VT2 bir anahtar olarak çalışır: toplayıcı sayma devresinden sabit bir voltaj aldığında (mantık seviyesi "1") - giriş sürücüsünden gelen darbeleri geçer, daha sonra ondalık sayıcılara ve dijital LED göstergelerine gider. Toplayıcıda "0" mantık seviyesi belirdiğinde, transistör kazanımı büyük ölçüde azalır ve giriş darbeleri durdurulur. Bu çevrimler her 1 saniyede tekrarlanır.
K176IE5 yerine, aynı çip K176IE12'yi de kullanabilirsiniz:
Her iki durumda da saat kuvveti 16 348 Hz frekansta kullanılır (bunlar genellikle farklı boyutlarda ve tiplerde "Çin" elektronik saatlerinde kullanılır). Ama 32768 Hz'de kuvars kullanabilirsiniz, daha sonra frekansı yarıya indirmeniz gerekir. Bunun için, K561TM2 tetiği üzerindeki tipik "bölücü 2" şemasını kullanabilirsiniz (bu durumda iki adet flip-flopu vardır). Örneğin, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi (noktalı çizgilerle daire içine alınmış). Böylece çıktıda ihtiyacımız olan frekansı elde ederiz (saniye darbeleri).
ALS333B1 göstergeleri yerine, ALS321B1 veya ALS324B1'i şemada herhangi bir değişiklik yapmadan kullanabilirsiniz. Ya da diğer uygun göstergeler, ama onların pinout gözlemi ile. Pinout, referans literatürle belirlenebilir ya da göstergeye seri olarak bağlanmış 1 kΩ dirençli bir "9V pil" ile "çalınır". Gereken toplam sayaç kapasitesine (okumalardaki rakamların sayısına) bağlı olarak çip dekoderler ve göstergelerin sayısı herhangi bir olabilir.
Bu durumda, radyo elektronik cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, K490IIP tipinde kontrol edilen dijital, kırmızı renkli ışıma göstergelerinin üç adet küçük boyutlu sentezleme göstergesini kullandık. Kontrol devresi CMOS teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. Göstergeler 7 segmente ve ondalık noktaya sahiptir, 0 ile 9 arasındaki herhangi bir rakamı ve ondalık noktayı çalabilirsiniz. İşareti yüksekliği 2.5 mm):
Bu göstergeler, bileşimde sadece göstergenin kendisinin değil, aynı zamanda şemayı basitleştirmeyi ve çok küçük bir hale getirmeyi mümkün kılan karşı-kod çözücüye sahip olmaları açısından da elverişlidir. Aşağıda, bu tür mikro döngülerdeki sayım-gösteriminin bir diyagramı verilmiştir:
Şemadan görülebileceği gibi, bu MS'ler iki ayrı güç kaynağı gerektirir - LED göstergeleri kendileri ve karşı-dekoder devresi için. Bununla birlikte, MS'nin iki "parçasının" besleme gerilimleri aynıdır, böylece bunları tek bir kaynaktan sağlayabilirsiniz. Fakat "göstergenin" (pimler 1) voltajı "haneler" ışınının parlaklığına bağlıdır ve dekoder devresinin (pimler 5) besleme voltajının büyüklüğünün, bu MC'lerin bir bütün olarak duyarlılığı ve stabilitesi üzerinde bazı etkileri vardır. Bu nedenle, bu gerilimlerin ayarlanması deneysel olarak seçilmelidir (9 voltluk bir güç kaynağı ile, gerilimi azaltmak için ek "söndürme" dirençlerini kullanabilirsiniz). Bu durumda, IC'lerin tüm güç kaynağı pimlerini 0.1-0.3 μF kapasitörlerle şant etmek gereklidir.
Göstergelerdeki "noktaları" iptal etmek için, voltajı +5 ayırın. 9 göstergenin çıkışlarından 9 V. LED HL1, sayacın "taşma" göstergesidir. Sayım 1000'e ulaştığında yanar ve bu durumda (bu şemada olduğu gibi üç MS-göstergesi varsa), sırasıyla, kHz birim sayısını gösterir - bu varyantta sayacın tamamı, 999 Hz frekansını hesaplayabilir ve "gösterebilir". Sayacın sayısal kapasitesini arttırmak için, buna göre, gösterge kod çözücülerin IC'lerinin sayısını arttırmak gereklidir. Bu durumda, bu tür çipler sadece üç tane mevcuttu, bu yüzden 3 K176IE4 yongaları (veya bölücü sayıcıların 10'a benzer çipleri) üzerinde ek bir frekans bölme birimi ve karşılık gelen anahtar eklemek zorunda kaldım. Genel olarak, şema şöyledir:
Anahtar ayrıca ölçülen frekansın görüntülenen değerinin daha iyi görsel algılanması için göstergelerdeki "noktaların" eklenmesi / sönümlemesini de kontrol eder. Dört pozisyonda bir çift kaydırıcıdır (bunlar, örneğin, ithal radyo teyp kaydedicilerde kullanılır). Böylece, farklı anahtar konumları için, frekansın ölçüm ve gösterimi aşağıdaki değerlere ve şekle sahiptir:
"999 Hz" - "9.99 kHz" - "99.9 kHz" - "999. kHz. " 1 MHz değerinin aşılması durumunda, HL2 LED yanar, 2 MHz iki kez yanar ve böyle devam eder.
Giriş Devre Şeması
Giriş aşamasının kalitesi - sinyal koşullandırma cihazı - frekansı ölçerken çok önemlidir. Ölçülen devreyi etkilememek ve herhangi bir formun sinyallerini bir dikdörtgen puls dizisine dönüştürmek için yüksek bir giriş empedansı olmalıdır. Bu tasarımda, girişte bir alan etkisi transistörü ile eşleşen bir çağlayan kullanılır:
Bu devre frekans ölçeri, elbette ki mümkün olan en iyi şey değildir, fakat yine de daha fazla veya daha az kabul edilebilir özellikler sağlar. Temel olarak, çok kompakt olduğu ortaya çıkan yapının genel boyutlarına dayanarak seçilmiştir. Tüm şema, bir diş fırçasından plastik bir kasa içerisinde toplanır:
Yongalar ve diğer elemanlar, geliştirme levhasının dar bir şeridinde kapatılır ve tüm bağlantılar MGTF gibi teller kullanılarak yapılır. Giriş aşaması sinyal şekillendiricisini ayarlarken, R3 ve R4 dirençlerini 0.1'lik bir voltaj ayarına uyacak şekilde ayarlamak gerekir. Alan etkisi transistörünün kaynağında 0.2 volt. Transistörler, benzer, oldukça yüksek frekanslı olanlarla değiştirilebilir.
Takviyeler
Frekans ölçere güç sağlamak için, 9 volt'luk stabil çıkış voltajına ve en az 300 mA'lık bir yük akımına sahip herhangi bir ağ adaptörünü kullanabilirsiniz. Veya 9 voltluk bir KREN çipinde frekans sayacının şasisine bir sabitleyici takın ve 12 voltluk bir çıkış gerilimi ile adaptörden besleyin veya en az 9 voltluk bir besleme voltajı varsa, ölçülen devreden doğrudan güç alın. Her bir çip yaklaşık 0.1 μF kondansatör beslemesiyle şant edilmelidir (kapasitörleri doğrudan "+" ve "-" güçlerinin ayaklarına lehimleyebilirsiniz). Bir giriş probu olarak, panonun giriş "platformuna" lehimlenmiş bir çelik iğne kullanabilir ve bir timsah klipsli bir "ortak" tel temin edebilirsiniz.
Bu tasarım 1992'de "yaratıldı" ve şimdiye kadar başarıyla çalışıyor. Andrey Baryshev.
Frekans ölçer - Attiny2313'teki bilgisayara önekin diyagramı
Tanımlanan frekans dönüştürücünün özel özelliği, bir kişisel bilgisayar ile birlikte çalıştığı ve doğrudan IRDA konektörü üzerinden ana karta bağlanmasıdır. Aynı konektörden, frekans ölçer devresi güç alır.
Frekans sayacı - önekinin teknik özellikleri:
- Sınırlama ölçüm frekansı 128 MHz'dir.
- Ölçüm adımı 4 Hz'dir.
- Giriş direnci - 100 Ohm'den fazla,
- Hassasiyet 300 mV,
- Güncelleme süresi 0,5 saniyedir.
Frekansmetre işleminin açıklaması
Devrenin yapısı Attiny2313 mikrodenetleyici (DD2) ve ikili eşzamanlı sayaç 74AC161'den (DD1) oluşur. Amplifikasyon için giriş sinyali, transistör VT1'e beslenir, daha sonra toplayıcıdan, ikili sayaç DD1'in "C" girişine gider. Bu sayaç, bir kontrol sinyali göndererek sıfırlama yapan, durduran veya saymaya başlayan (pin 10) Attiny2313 mikrodenetleyici tarafından izlenir.
İkili sayıcı DD1'in R girişine kısa bir log.0 beslemesi, mikrokontrolör bunu sıfırlar ve bundan sonra EP girişindeki sinyal log.1'in gönderilmesi işlemi başlatır. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, mikrokontrolör, 0,5 sn'lik yüksek-mertebeli çıkıştan (pim 11) darbeleri sayar.
Program "IRDA frekans ölçer" bilgisayar ve frekans metre devresi arasında veri alışverişi sağlar. PC'deki veri sinyalleri port PD6 (pin 11) Attiny2313'den takip edilir. PB1 port hattı (pin 13) PC'den senkronizasyon sinyalleri içindir.
Başlangıçta mikrodenetleyici yaklaşık 1,6 starts'lik bir başlangıç darbesi üretir ve bunu bir duraklama izler. Kontrol programı, zaman zaman 2F8H portunu okur ve MK tarafından gönderilen baytı kaydederken, saat pulslarının iletimini başlatır. Bu senkronizasyon darbeleri, 0 numarası bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasına (TX) gönderildiğinde görünür. Nabızların bileşimi: 1. bit başlangıç ve 8. bit sıfırdır.
Eğer log 1 tespit edilirse, MC 1. darbeyi (start) göndererek aktarımı başlatır - data hattındaki log1'i ayarlar ve data pulse'larını göndermek için senkronizasyon hattındaki bir downlink'i bekler. Veri bitinin sıfır olması durumunda, veri hattındaki kayıt 1 eşzamanlama hattındaki log 1 ile eşzamanlı olarak ayarlanır (darbeler tersine çevrildiğinden), veri biti bir ise veri üzerindeki mantıksal seviye değişmez.
İletim ve alım hızları eşit olduğundan, bu, bilgisayarın yüklü kızılötesi bağlantı noktası hızından bağımsızlık kazanmanızı sağlar.
Attiny2313 mikro denetleyici, basit bir LPT programcısı ve bir USB programlayıcısı ile yanıp sönebilir. Programlama sırasında Fusion (CodeVisionAVR için) aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:
Frekans ölçüm cihazının bilgisayar ile IRDA portu üzerinden iletişim kurması için, ikincisinin uygun şekilde yapılandırılmış olması gerekir. Bunu yapmak için, bilgisayarın BIOS'u "FULL DUPLEX" ayarlarında ve "TX" ve "RX" sinyallerinin ters çevrilmediği belirtilmelidir.
Windows işletim sisteminde, "IR İletişim Cihazı" için sürücü, daha sonra "Aygıt Yöneticisi" bölümünde, "IrDA (IrDA) kullanılarak seri kablo" (standart kızılötesi bağlantı noktası) olarak seçilir.
Ürün bilgilerini indirin (1,1 Mb, indirildi: 1 118)
Bir dizüstü bilgisayardan kendi osiloskop nasıl yapılır
Günümüzde, çoğu zaman, örneğin, bir bilgisayardan bir osiloskop yapmak yerine, çoğu insan sadece bir USB osiloskop satın almayı tercih etmektedir. Ancak, alışverişe çıkarken, bütçe osiloskop fiyatının 200 $ 'dan başladığını görebilirsiniz. Ciddi bir ekipman ve zaman zaman daha fazla değer. Bu fiyattan memnun olmayan kişilere, kendi elinizle bir laptop veya bilgisayardan bir osiloskop yapmak en kolay yoldur.
Ne kullanman gerekiyor
Bugün en uygun olanı Osci programıdır, klasik bir osiloskopa benzer bir arayüze sahiptir: Monitörde standart bir ızgara vardır, bu sayede amplitüd veya süreyi kendiniz ölçebilirsiniz.
Bu programın eksikliklerinden, biraz kararsız çalışabileceğini ayırt edebiliriz. İşletim sırasında, yardımcı program bazen askıda kalabilir ve sonra sıfırlamak için özel bir Görev Yöneticisi kullanmanız gerekir. Fakat tüm bunlar, programın tanıdık bir arayüze sahip olması ve kullanımı oldukça uygun olduğu ve çok sayıda fonksiyona sahip olduğu için bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayardan tam işlevli bir osiloskop yapılmasını mümkün kılar.
Nota
Bu programların setinde özel bir düşük frekanslı jeneratör bulunduğuna dikkat edilmelidir, ancak kullanımı istenmeyen bir durumdur, ses kartı sürücüsünün çalışmasını tamamen kontrol etmeye çalışır, bu da sesi kapatmayı teşvik eder. Denemeye karar verirseniz, bir kurtarma noktasına sahip olduğunuzdan veya işletim sisteminizin yedeğini aldığınızdan emin olun. En uygun yol, bilgisayar osiloskopundan kendi elinizi nasıl çıkaracağınız, çalışma jeneratörünü indirecek.
"Avangard"
Bu bir yerel programdır, normal ve standart ölçüm ızgarasına sahip değildir ve ekran görüntüsü almak için çok geniş bir ekrana sahiptir, ancak aynı zamanda kurulu frekans ölçer ve genlik değerlerinin voltmetre kullanılmasına izin verir. Bu kısmen yukarıda belirtilen eksiklikleri telafi eder.
Küçük bir seviye göstergeleri voltmetrede ve frekans anlamlı verileri bozabilir, ancak yeni başlayanlar, amatör radyo için, yardımcı program oldukça yeterlidir: Bilgisayarınızdan osiloskop yapma, aşağıdaki karşılaşacak. Diğer bir kullanışlı özellik ise, kurulu voltmetrenin mevcut iki terazisinin tamamen bağımsız bir kalibrasyonunu yapabilmenizdir.
Nasıl kullanılır
Ses kartının giriş devrelerinin özel bir ayırma kapasitörüne sahip olmasından dolayı, bir osiloskop rolündeki bilgisayar sadece kapalı bir girişle çalışabilir. Dolayısıyla, sadece göstergelerin değişken bir bileşeni monitörde görünecektir, ancak belirli bir beceriye sahip olan bu programların yardımıyla sabit bileşen indeksinin bir ölçümünü yapmak mümkündür. Örneğin, multimetrenin okunma zamanı, büyük bir dirençle yüklü olan kapasitör üzerindeki voltaj genliğinin belirli bir değerinin sabitlenmesine izin vermediğinde bu çok önemlidir.
Düşük voltaj değeri, arka plan ve gürültü seviyesiyle sınırlıdır ve yaklaşık 1 mV'ye sahiptir. Üst limit sadece bölen tarafından sınırlanır ve yüz volttan daha fazla ulaşır. Frekans aralığı, bir ses kartının olasılığı ile sınırlıdır ve eski bilgisayarlar için yaklaşık 20 kHz'dir.
Doğal olarak, bu durumda, oldukça ilkel bir cihaz düşünülür. Ancak, örneğin bir USB-osiloskop kullanmak için fırsatınız olmadığında, bu durumda kullanımı oldukça kabul edilebilir. Bu cihaz çeşitli ses cihazlarını tamir etmenize yardımcı olacak veya eğitim amaçlı kullanılabilir. Buna ek olarak, osiloskop programı, materyalin gösterimine ya da ağa gönderme yapmak için diyagramı kaydetmenize imkan verecektir.
Elektrik devresi
Bir bilgisayara bir önek gerekiyorsa, osiloskop yapmak çok daha zor olacaktır. Bugün, internette, bu cihazların çok sayıda farklı şemalarını bulabilir ve örneğin iki kanallı bir osiloskop üretmek için bunları çoğaltmanız gerekir. İkinci sinyali genellikle iki sinyali karşılaştırmanız gerektiğinde ya da harici senkronizasyonu bağlamak için osiloskop kullanıldığında önemlidir.
Tipik olarak, devreler çok basittir, ancak siz kendinizi minimum radyo bileşenleri kullanarak çok geniş bir ölçüm aralığı yelpazesi sağlarsınız. Dahası, klasik şemaya göre imal edilen zayıflatıcı, yüksek derecede özel yüksek-mega dirençli dirençlerin varlığından ve aralığını değiştirirken giriş direncinin her zaman değişmesini gerektirecektir. Bu nedenle, 1 mΩ'den daha fazla olmayan bir giriş empedansı için tasarlanan konvansiyonel osiloskop tellerini kullanırken bazı sınırlamalar yaşayacaksınız.
Bir voltaj bölücü direnci nasıl seçilir
Nedeniyle radyo amatörleri genellikle hassas dirençleri seçmek için zorluk olması nedeniyle, genellikle biz en doğru uygun olabilir veya bilgisayarınız çalışmaz kendi elleri osiloskop yapmalıdır cihaz geniş profil, seçim yapmak zorunda olur.
Düzeltici Dirençler
Bu durumda, her bir bölücü kolun iki direnci vardır, biri sabit olan diğeri bir düzelticidir. Bu seçeneğin eksi boşluksuzdur, ancak doğruluk sadece ölçüm cihazının mevcut özellikleri ile sınırlıdır.
Olağan dirençler nasıl seçilir
Bir bilgisayardan bir osiloskop yapılması için başka bir seçenek direnç çiftlerini seçmek. Bu durumda doğruluk, oldukça iyi bir dağılım gösteren iki set çiftinin kullanılmasıyla sağlanır. En başından itibaren tüm cihazların kapsamlı bir şekilde ölçülmesi önemlidir ve çiftleri seçtikten sonra, toplam direnciniz devreniz için en uygun olacaktır.
Uydurma dirençleri
Günümüzde, filmin bir kısmını çıkararak dirençlerin takılması çoğu zaman modern sanayide bile kullanılmaktadır, yani çoğu zaman bir bilgisayardan bir osiloskop üretilmektedir.
Ancak, yüksek dirençli dirençleri ayarlamak istiyorsanız, dirençli filmin kesilmemesi gerektiğini söylemeliyim. Bu cihazlarda bir spiral şeklinde silindirik bir yüzeyde olduğu için, zincirin kırılmasını önlemek için filetoyu dikkatle yapmak gerekir. o zaman:
- Dirençleri evde ayarlamak için, sıradan zımpara kağıdı "nulevku" kullanmanız yeterlidir.
- Başlangıçta, daha düşük bir dirence sahip olan bir direnç, boya tabakasını hafifçe kaldırır.
- Ardından direnci uçlara lehimlemeniz gerekir ve bunlar multimetere yapıştırılır. Doğru delme hareketleri sayesinde, direncin direnç değerleri istenilen değere çıkarılır.
Direnç tam olarak monte edildikten sonra, kesimin yeri bir özel koruyucu vernik tabakası ile kaplanır.
Bugün bu yöntem en hızlı ve en kolay olanıdır, ancak iyi sonuç verir, bu da ev koşulları için en uygun hale getirir.
Nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
Bu işleri yapmaya karar verdiyse, her durumda yerine getirilmesi gereken bir takım kurallar vardır:
- Osiloskop için kullanılan bilgisayar topraklanmalıdır.
- Yeryüzünü prize bağlamayın. Sistem girişi durumunda hat giriş konnektörünün özel bir mahfazası ile bağlanır. Bu durumda, ister fazda olsun, ister sıfır olsun, bir kapanışınız olmayacaktır.
Diğer bir deyişle, sadece rezistansa bağlanan tel sokete bağlanabilir ve bir megohm nominal değeri olan adaptör devresinde olabilir. Ağa, dava ile temas halinde olan bir kablo eklemeyi denerseniz, hemen hemen her durumda bu, en felaketli sonuçlara yol açacaktır.
PIC16F628A kendi ellerinde frekans ölçer
Telsiz amatör alet asistanlarından biri frekans ölçer olmalıdır. Yardımı ile, frekansı ölçmek ve ayarlamak için bir jeneratör arızasını tespit etmek kolaydır. Jeneratörler, şemalarda çok yaygındır. Onlar alıcılar ve vericiler, saatler ve frekans metre, metal dedektörleri ve çeşitli ışık efektleri otomata...
Radyo istasyonlarını, alıcıları veya metal detektörü ayarlarken frekansı ayarlamak için frekans sayacını kullanmak özellikle uygundur.
Çin mağazasının web sitesinde ucuza satın aldığım basit setlerden biri: GEARBEST.com
Kit içerir:
- 1 x PCB kartı (baskılı devre kartı);
- 1 x mikroişlemci PIC16F628A;
- 9 x 1 kΩ direnç;
- 2 x 10 kΩ direnç;
- 1 x 100 kΩ direnç;
- 4 x diyotlar;
- 3 x transistörler S9014, 7550, S9018;
- 4 x kapasitörler;
- 1 x alternatif kondansatör;
- 1 x düğmesi;
- 1 x DC konektörü;
- 1 x 20MHz kuvars;
- 5 x dijital göstergeler.
Frekans metre açıklaması
- Ölçülen frekans aralığı: 1 Hz'den 50 MHz'ye;
- Kuvars rezonatörlerin frekanslarını ölçmeyi sağlar;
- Doğruluk Çözünürlüğü 5 (örneğin 0.0050 kHz, 4.5765 MHz, 11.059 MHz);
- Frekans ölçüm aralıklarının otomatik geçişi;
- Enerji tasarrufu modu (frekansta bir değişiklik yoksa, ekran otomatik olarak kapanır ve kısa bir süre yanar;
- Güç kaynağı için USB arabirimini veya harici bir güç kaynağını 5 ila 9 V arasında kullanabilirsiniz;
- Bekleme modunda mevcut tüketim - 11 mA
Diyagram az sayıda eleman içerir. Kurulum basittir - tüm parçalar baskılı devre kartı üzerindeki yazıtlara göre lehimlenir.
Küçük radyo bileşenleri, konektörler vb. Bir mandalla küçük torbalarda paketlenir. Göstergeler, bir mikrodevre ve bacaklara zarar vermek için olan paneli köpük içine sokulur.
Frekans ölçerin şematik diyagramı
Mikrodenetleyicinin pimlerindeki voltaj
Kuvars testi için bir jeneratör
İnşaata Hazır Olalım
Paketin içeriğini masaya döküyoruz. İçinde baskılı devre kartı, dirençler, kapasitörler, diyotlar, transistörler, konektörler, panel ve göstergeli bir çip var.
Tamamen ayrışmış formda bütün kümenin görünümü.
Şimdi bu kurucunun gerçek meclisine gidebilir ve aynı zamanda ne kadar zor olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz.
dirençler, kapasitörler ve konnektörleri: Ben pasif bileşenlerin yüklenmesi ile montaj başladı. Ne zaman dirençlerini monte önceki yazının kendi renk kodlaması hakkında biraz bilmeli. dirençleri çok küçük ve bu boyutlar renk kodlama de olması okumak çok zordur (çizimin alt gölgeli alanı, daha zor rengi belirlemek için) ve bu yüzden, aynı zamanda bir multimetre ile direnç direnç ölçümü için sadece tavsiye edilir. Ve sonucu ve tek iyi durumunu bileceğiz.
Kondansatörler dirençlerin yanı sıra etiketlenir.
İlk iki rakam sayıdır, üçüncü rakam sayıdan sonraki sıfır sayısıdır.
Elde edilen sonuç, pikofaradlardaki kapasiteye eşittir.
Ama bu gemide bu işaretin altına düşmeyen kapasitörler var, onlar 1, 3 ve 22 pF mezheplerdir.
Kapasitansın 100 pF'den az olması, yani kapasitansı belirtmek suretiyle basitçe etiketlenirler. üç basamaklı bir sayıdan daha az.
Dirençler ve seramik kondansatörler her iki taraftan da lehimlenebilir - burada polarite yoktur.
Dirençler ve kondansatörlerin sonuçları düştüm, böylece bileşen düşmedi, çok fazla ısırdım ve sonra bir havya ile bastırdım.
Düzeltici kondansatör gibi bir bileşene göz atalım. Bu kapasitansı küçük bir aralıkta (genellikle 10-50 pF) değişebilen bir kapasitördür. Bu eleman aynı zamanda polar değildir, ancak bazen nasıl lehimleneceği önemlidir. Kondansatör, uçlardan birine elektrik bağlantısı olan bir tornavida (küçük vida kafası gibi) için bir yuva içerir. Tornavidanın devrenin parametreleri üzerindeki etkisini en aza indirgemek için, yarığa bağlanan çıkışın kartın ortak barasına bağlanacak şekilde lehimlenmesi gerekir.
Bağlayıcılar lehim açısından zor bir kısımdır. Komponentin doğruluğu veya küçük boyutu ile değil, aksine, lehimleme işleminin bazen ısınması güçtür. Bu nedenle, konektörlerin bacaklarını temizlemek ve onları ışınlamak gerekir.
Şimdi 20 MHz frekans altında yapılır ve hiç polariteye sahip bulunmamaktadır, ancak bu metal gövdesi olarak bir dielektrik shaybochki parça yapışkan bant veya yapıştırıcı içine en iyisidir ve yolda yatıyor, kuvars rezonatör lehim. Kurul koruyucu bir maske ile kaplı, ama güvenlik için, bu tür durumlarda ne olursa substratı yapmak için kullanılan gibi.
Sonraki lehimli transistörler, diyotlar ve göstergeler. Direnç ve kapasitörlerden farklı olarak, resme ve tahtadaki yazıtlara göre doğru şekilde lehimlemeniz gerekir.
Her bacağın lehimleme süresi 2 saniyeyi geçmemelidir! Bacakların lehimlenmesi arasında soğutma için en az 3 saniye geçmelidir.
Eh, hepsi bu!
Şimdi bir fırça ve alkol ile rosin kalıntılarını yıkamak için kalır.
Mikro devreyi "karyolası" na doğru yerleştirmeye ve gücü cihaza bağlamaya devam eder.
Güç, 5 ila 9 V aralığında olmalıdır - pulsasyon olmaksızın sabitlenmiş sabit. (Devrede tek bir güç kondansatörü yoktur.)
Çipin popo üzerinde bir anahtarı olduğunu unutmayın - 1 numaralı terminalin yakınında bulunur! Çipin ismine güvenmeyin - üstüne yazılabilir.
Güç bağlandığında ve girişte sinyal yoksa, 0 görüntülenir.
Her şeyden önce, bir miktar kuvars buldum ve kontrol etmeye başladım. Kuvars, örneğin 32.768 kHz frekansının ölçülebileceğine dikkat edilmelidir çünkü Ölçüm 1 MHz ile sınırlıdır.
Örneğin, 48 MHz ölçebilirsiniz, ancak kristal osilatörün harmonik salınımlarının ölçüleceğini aklınızda bulundurmalısınız. Yani 48 MHz 16 MHz'lik baz frekansı ölçülecektir.
Bir ayar kondansatörü, bir referans jeneratöründeki frekans ölçeri okunarak veya bir fabrika frekans ölçer ile karşılaştırılarak ayarlanabilir.
Frekans ölçer programlama modu, 455 kHz'lik dört ana programlanmış IF frekansını çıkarmanıza izin verir; 3.9990 MHz; 4,1943 MHz; 4,4336 MHz; 10,700 Hz, yanı sıra herhangi bir doğal frekans.
Programlama algoritması tablosu
Programlama moduna (Prog) girmek için, düğmeyi 1-2 saniye basılı tutmanız gerekir.
Ardından düğmeye basın ve menüyü tek tek kaydırın:
"Çık" - "Çıkış": programlama modunu keser, hiçbir şey kaydetmez.
"Add" - "Addition": ölçülen frekansın kaydedilmesi ve daha sonra bu frekans ölçülen frekanslara eklenecektir.
"Alt" - "Çıkarma": ölçülen frekansı kaydeder ve gelecekte ölçülen frekanslarla çıkarılacaktır.
"Sıfır" - "Sıfır" - önceden programlanmış tüm değerleri sıfırlar.
"Tablo" - "Tablo": bu tabloda 455 kHz'lik ana programlanmış frekansları seçebilirsiniz; 3.9990 MHz; 4,1943 MHz; 4,4336 MHz; 10,700 Hz. Bir kayıt seçtikten sonra (uzun basma), "Ana Menü" ye geri dönüp "Ekle" - "ekle" veya "Alt" - "azalt" ı seçersiniz.
"PSave" / "NoPSV": Güç tasarrufu modunu etkinleştirir / devre dışı bırakır. Bir süre için frekans değişimi yoksa ekran kapanır.
Okumalar çok farklıysa, ön ayar mümkündür. Devre dışı bırakmak için, programlama moduna girin ve ardından "Sıfır" ı seçmek için düğmesine basın ve yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun, ardından bırakın.
İlginç bir eğitim tasarımcısı. Yeni başlayan radyo amatörleri için bile bir frekans ölçer toplamak yeterlidir.
Nitelikli üretilen PCB, dayanıklı koruyucu kaplama, programlanabilir bir mikro denetleyici sayesinde az miktarda parça.
frekans metre - Tasarımcı hoş memnun, ben montaj deneyimi ve elektronik cihazın ayarlanması ve radyo için önemli cihazın bir çok çalışma deneyimine hazırlanmasında iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.
Frekans ölçerin iyileştirilmesi
Dikkat lütfen! Sonuç olarak, giriş ölçülen sinyalin doğrudan çipin girişine beslendiğini belirtmek isterim, bu yüzden daha iyi hassasiyet ve en önemlisi mikro devrelerin korunması için bir yükseltici-sınırlayıcı sinyal eklemeniz gerekir.
Aşağıdakilerden biri lehimlenebilir.
Alt devrede R6 direnci ve besleme devresine bağlı olarak R9 seçilir ve sol çıkışı 5 V olarak ayarlanır. 5 V güç kaynağı ile direnç ayarlanamaz.
... ya da basit, bir transistörde:
Direnç değerleri 5V'luk bir besleme ile gösterilir. Amplifikatöre farklı bir güç kaynağınız varsa, R2.3 derecesini seçin, böylece gücün yarısı transistörün toplayıcısındadır.
Amplifikatörün bir giriş aşaması ile benzer bir frekansın şeması.
İkinci revizyon. Ölçülen tavan frekansını arttırmak için frekans sayıcısını frekans sayacına monte edebilirsiniz. Örneğin, şemalar şöyledir:
Bu tasarımcı-frekans ölçerin gözden geçirilmesinin ilginç ve yararlı olduğunu umuyorum. İyi şanslar!
A.V. Zotov, Volgograd Bölgesi
Kümeyle ilgilenen kişi mağazanın web sitesine gidebilir: GEARBEST.com
... ya da Ustanın deposunda
Video frekans metre meclisi
Burada görebileceğiniz şematik, yazılım, açıklama: www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
P O P L ı ı N O P E:
Yüksek sıcaklıktaki bir alevi (yaklaşık 2000 ° C) birkaç litre sudan alan bir cihaz, master ekonomisinde iyi ve gerekli olacaktır!
Geliştirdiğim hücrenin cihazının açıklamasını okuyarak bunu doğrulayabilirsiniz.
Silindir, redüktör, valf ve karmaşık bir brülörün bulunmadığı çok basit bir tasarım sunulmaktadır.
Motor aşırı sıcaklık ikaz ışığı.
Otomobilde motorun aşırı ısınmasına izin vermemek çok önemlidir. Aracın soğutma sistemindeki normdan sapma, motor silindirlerindeki pistonların sıkışmasına, valf başlarının yanmasına ve daha başka bir arızaya yol açarak daha ucuz bir onarımla yönetilebilir. Soğutma sıvısının sıcaklığının izlenmesi, elbette arabalar var, ancak sıcak sıvının buharlaşması durumunda bir ses alarmına ve soğutucu akışkanın aşırı ısınmasıyla ilgili bir ışık sinyaline sahip olmak gereksiz değildir.
Bu metal dedektörün devresi, aktif elemanların bir yonga, bir transistör ve birkaç diyottan ibarettir. Metal dedektör devresinin sadeliğine rağmen, 1 metreden daha uzun bir mesafede, yaklaşık 10 cm'lik bir mesafede bobine bir bakır madalyonun (çap 2.5 cm) ve demir olmayan metallerden yapılmış büyük nesnelerin yaklaşımına tepki verebilir!
Kendiniz yapın.Teknoloji ve sadece görevlerin bütçe çözümü hakkında.
Acemi amatör radyo amatörleri için!
Yazılım sanal osiloskop için en basit adaptörün nasıl monte edileceği hakkında, ses ekipmanlarının onarımı ve ayarlanmasında kullanıma uygundur. https://oldoctober.com/
Makale ayrıca giriş ve çıkış empedansının nasıl ölçüleceğini ve sanal bir osiloskop için zayıflatıcının nasıl hesaplanacağını da açıklamaktadır.
Youtube'daki en ilginç videolar
İlgili konular.
Sanal osiloskoplar hakkında.
Düzeltme fikrini aldıktan sonra: analog bir osiloskop satıp ona dijital bir USB osiloskopu için yedek aldım. Ancak, piyasaya girmişken, en bütçeli osiloskopların 250 $ 'dan başladığını öğrendim ve bunlar hakkındaki yorumlar çok iyi değil. Daha ciddi cihazlar birkaç kat daha pahalıdır.
Bu yüzden, kendimi bir analog osiloskopla sınırlamaya ve site için bir şema oluşturmak için sanal bir osiloskop kullanmaya karar verdim.
Birkaç yazılım osiloskopunu ağdan indirdim ve bir şey denemeye çalıştım, fakat hiçbir şey iyi değildi, çünkü cihaz kalibre edilemedi ya da arayüz ekran görüntüleri için uygun değildi.
Bu davadan zaten vazgeçilmişti, ancak frekans yanıtını kaldırmak için bir program ararken, "AudioTester" adlı bir dizi programa rastladım. Bu kitin analizörünü beğenmedim, ancak osiloskop "Osi" (Ben buna "AudioTester" diyeceğim) doğru çıktı.
Bu cihaz, geleneksel analog osiloskopa benzer bir ara yüze sahiptir ve ekran, genlik ve süreyi ölçmenizi sağlayan standart bir ızgaraya sahiptir. https://oldoctober.com/
Eksikliklerden bazıları işin dengesizliği olarak adlandırılabilir. Program bazen kilitleniyor ve sıfırlamak için Görev Yöneticisi'nin yardımına başvurmanız gerekiyor. Ancak, tüm bunlar, her zamanki arabirim, kullanılabilirlik ve bu tür başka bir programda görmediğim bazı çok kullanışlı işlevlerle telafi edilir.
Dikkat lütfen! "AudioTester" program kümesinde düşük frekanslı bir jeneratör var. Ses kartı sürücüsünü bağımsız olarak kontrol etmeye çalıştığı için, bunu kullanmamanızı tavsiye etmiyorum, bu da geri dönüşü olmayan dilsizliğe yol açabilir. Kullanmaya karar verirseniz, kurtarma noktasına veya işletim sisteminin yedeklenmesine dikkat edin. Ancak, normal jeneratörü "Ek Malzemeler" den indirmek daha iyidir.
Sanal osilograf "Avant-guarde" ın bir başka ilginç programı vatandaşı Zapisnykh O.L. tarafından yazılmıştır.
Bu program, normal ölçüm ızgarasına sahip değildir ve ekran, ekran görüntülerini almak için çok büyüktür, ancak, yukarıdaki dezavantajı kısmen telafi eden, dahili bir voltmetre amplitüd değerleri ve bir frekans sayacı vardır.
Kısmen düşük sinyal seviyelerinde, hem voltmetre hem de frekans sayacı güçlü bir şekilde greft yapmaya başlar.
Bununla birlikte, Volt'taki diyagramları algılamak için kullanılmayan yeni başlayan bir jambon ve bölünme için milisaniyeler için, bu osiloskop iyi bir şekilde meyveye gelebilir. Osiloskop "Vanguard" ın bir başka kullanışlı özelliği, yerleşik voltmetrenin mevcut iki terazisinin bağımsız olarak kalibre edilmesidir.
Bu yüzden, "AudioTester" ve "Avangard" programlarına dayanan bir ölçüm osiloskopunun nasıl oluşturulacağı hakkında konuşacağım. Elbette, bu programlara ek olarak, yerleşik veya ayrı, en bütçeli bir ses kartına ihtiyacınız olacak.
Aslında, tüm çalışmalar çok çeşitli ölçülen gerilimleri kapsayacak bir voltaj bölücü (zayıflatıcı) oluşturulmasından ibarettir. Önerilen adaptörün başka bir işlevi de, ses kartı girişini yüksek voltaj girişine çarptığında hasardan korumaktır.
Teknik veriler ve uygulama alanı.
Ses kartının giriş devrelerinde bir ayırma kondansatörü olduğundan, osiloskop sadece "kapalı giriş" ile kullanılabilir. Yani, ekranda sadece sinyalin değişken bileşenini gözlemlemek mümkün olacaktır. Bununla birlikte, bazı yeteneklerle, osiloskop "AudioTester" ini kullanarak sabit bir bileşenin seviyesini ölçebilirsiniz. Bu, örneğin, sayaç okuma süresinin, büyük bir dirençle şarj edilen kapasitör üzerindeki voltajın genlik değerini sabitlemenize izin vermediğinde faydalı olabilir.
Ölçülen voltajın alt limiti gürültü seviyesi ve arka plan seviyesiyle sınırlıdır ve yaklaşık 1 mV'dir. Üst limit sadece bölücü parametresiyle sınırlıdır ve yüzlerce volta ulaşabilir.
Frekans aralığı ses kartı özellikleri ve bütçe ses kartları ile sınırlıdır: 0.1Hz... 20kHz (sinüsoidal sinyal için).
Elbette, oldukça ilkel bir cihazdan bahsediyoruz, ancak daha gelişmiş bir cihazın yokluğunda, bu da kullanılabilir.
Cihaz, ses ekipmanlarının onarımında yardımcı olabilir veya özellikle sanal bir düşük frekanslı jeneratör ile destekleniyorsa eğitim amaçlı kullanılabilir. Ek olarak, sanal bir osiloskop yardımıyla, bazı malzemeleri göstermek ya da internete yerleştirmek için bir diyagramı kaydetmek kolaydır.
Osiloskop donanımının elektrik şeması.
Şekil osiloskopun donanımını gösterir - "Adaptör".
İki kanallı bir osiloskop oluşturmak için bu devreyi kopyalamanız gerekir. İkinci kanal, iki sinyali karşılaştırmak veya harici senkronizasyonu bağlamak için yararlı olabilir. İkincisi AudioTester'da sağlanır.
Rezistörler R1, R2, R3 ve Rin. Voltaj bölücü (zayıflatıcı).
rezistörler R2 ve R3 değerleri, bunun tarafından kullanılan ölçeklerde daha kesin olarak uygulanan sanal osiloskop bağlıdır ve. Ancak, «audiotester-a", 1, 2 ve 5 fiyat bölmeli çoklu ve 'Vanguard iki ölçek birbirine oranı 1:20 ile birleştirilmiş adaptörün sonra kullanımı azaltılmış' dahili voltmetre yana Şema, her iki durumda da rahatsızlık vermemelidir.
Zayıflatıcı giriş direnci yaklaşık 1 megohm'dur. İyi bir şekilde, bu değer sabit olmalıdır, ancak bölücü tasarımı ciddi şekilde karmaşık olacaktır.
C1, C2 ve C3 kapasitörleri, adaptörün genlik frekans karakteristiğini eşitler.
Direnç R1 ile birlikte Zener diyotları VD1 ve VD2, anahtar 1: 1 pozisyonunda iken adaptör girişine yanlışlıkla yüksek voltaj girişi durumunda ses kartının hat girişini hasardan korur.
Sunulan planın zarafet farklı olmadığı gerçeğine katılıyorum. Bununla birlikte, bu devre çözümü sadece birkaç radyo bileşenini kullanarak çok çeşitli ölçülen gerilimlere ulaşmanın en kolay yolunu sağlar. zayıflatıcı Kullan vysokomegaomnyh dirençleri gerektirecektir klasik şemasına göre imal edilir ve 1 MOhm giriş empedansı için tasarlanmış standart osiloskop kablolar uygulanmasını sınırlayacak dizi geçiş yaparken, giriş empedansı çok fazla bir değişiklik olur.
"Aptal" dan korunma.
Ses kartının hat girişini kazara yüksek voltajdan korumak için, zener diyot VD1 ve VD2 girişe paralel olarak monte edilir.
Direnç R1, 1: 1 girişinde 1000 volt gerilimde zener diyotlarının akımını 1 mA ile sınırlar.
Gerçekten 1000 volta kadar gerilim ölçmek için bir osiloskop kullanmak istiyorsanız, o zaman bir direnç olarak R1 ayarlanabilir MLT-2 (dvuhvattny) veya dirençler olarak seri olarak iki MLT-1 (-Watt) direnç gücü değil, aynı zamanda sadece farklı izin verilen maksimum voltajda.
Kondansatör C1 de izin verilen maksimum 1000 volt gerilimine sahip olmalıdır.
Yukarıdakilerin küçük bir açıklaması. Bazen, yine de, büyük bir sabit bileşene sahip olan nispeten küçük bir genliğin değişken bileşenine bakmak gerekir. Bu gibi durumlarda, kapalı bir girişe sahip osiloskop ekranında, sadece gerilimin değişken bileşenini görebildiğimiz akılda tutulmalıdır.
Resim, 1000 voltlık sabit bir bileşen ve 500 voltluk bir değişken bileşenin bir açıklığında, girişe uygulanan maksimum voltajın 1500 volt olacağını göstermektedir. Osiloskop ekranında sadece 500 voltluk bir sinüzoit göreceğiz.
Bir hat çıkışının çıkış empedansı nasıl ölçülür?
Bu paragraf ihmal edilebilir. Küçük detaylar hayranları için tasarlanmıştır.
Telefonların (kulaklıkların) bağlanması için tasarlanan hat çıkışının çıkış empedansı (çıkış empedansı), bir sonraki paragrafta gerçekleştirmemiz gereken ölçümlerin doğruluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip olmak için çok küçüktür.
Peki neden çıkış empedansı ölçülür?
Osiloskopu kalibre etmek için sanal bir düşük frekanslı sinyal jeneratörü kullanacağımızdan, çıkış empedansı ses kartının Çıkış Hattının çıkış empedansına eşit olacaktır.
Çıkış empedansının küçük olduğundan emin olarak, giriş empedansını ölçerken brüt hataları önleyebiliriz. Her ne kadar en kötü koşullarda bile olsa, bu hatanın% 3... 5'ini aşması olası değildir. Açıkçası, bu olası bir ölçüm hatasından bile daha azdır. Ancak, hataların "koşma" alışkanlığı olduğu bilinmektedir.
Ses ekipmanının onarımı ve ayarlanması için bir jeneratör kullanıldığında, iç direncini bilmek de istenir. Bu, örneğin, ESR (Eşdeğer Seri Direnç) eşdeğer seri direnç veya kapasitörlerin sadece reaktif direncini ölçerken faydalı olabilir.
Bu ölçüm sayesinde, ses kartımdaki en düşük empedanslı çıkışı tanımlamayı başardım.
Ses kartında sadece bir çıkış soketi varsa, her şey açıktır. Aynı anda hem bir lineer çıkış hem de telefonlarda bir çıkış (kulaklık). Onun empedansı kural olarak küçüktür ve ölçülemez. Bu ses çıkışları dizüstü bilgisayarlarda kullanılır.
Altı adet kriko olduğunda ve sistem ünitesinin ön panelinde hala bir çift varsa ve her bir sokete belirli bir fonksiyon atanabilirse, soketlerin çıkış empedansı önemli ölçüde farklı olabilir.
Genellikle, en düşük empedans varsayılan çıkış olan ve lineer bir çıkış olan yeşil ışık soketine karşılık gelir.
Kendi elinizle bir bilgisayardan veya bir dizüstü bilgisayardan osiloskop: çizelgeler ve talimatlar
Faydalı bilgiler
Elektronik ve elektronik cihazlardaki neredeyse tüm enstrümantasyon, statik parametrelerin (sıcaklık, akımın büyüklüğü, direnç derecesi vb.) Değeri veya zaman içinde dinamik süreçlerin doğası hakkında bilgi elde etmeye hizmet eder.
Dinamik tipte cihazlar
Osiloskop, bu tür cihazların ikinci tipine aittir. Elektronik ve diğer sistemlerde, sabit bir bileşenin arka planı da dahil olmak üzere salınımlı, darbeli ve diğer periyodik olayların görsel olarak gözlemlenmesi amaçlanmıştır.
Gözlemlenen süreçlerin parametrelerini ölçme yeteneği (frekans, genlik, darbe genişliği, frekans cevabı), osiloskobu aygıtta sadece profesyonel aktivitelerde değil, aynı zamanda elektronik açıdan zengin yaşamda da oldukça popüler hale getirir.
İnternet mağazası "Radiochast" fabrika üretiminin modern osiloskoplarını sunmaktan mutluluk duyar. Osiloskopları depodan veya sipariş üzerine satın alabilirsiniz:
Eğer çalışma prensibini dikkatli bir şekilde analiz ederseniz ve modern bir dijital osiloskopun blok diyagramını analiz ederseniz, o zaman bir ana bilgisayarın ana bileşenleri ile olan benzerliği belirginleşir. Tabanda bir sanal PC osiloskopu yaratmak için bir cazip var, ama gerçek gibi çalışmak için.
Bu karşılaştırmalı tablonun analizi, bir bilgisayardaki osiloskopun asgari sayıda modifikasyonla oldukça basit bir şekilde elde edildiğini açıkça göstermektedir.
Sorunlar ve çözümler
Karşılık gelen programın Dijital Osiloskop 3.0, Osiloskop 2.51, Osci V 2.0 veya başka bir şekilde indirilmesi, bilgisayar ses kartının girişine bir sinyal göndermek ve istenen sinüzoidi gözlemlemek gereklidir.
Ama yakında kaçınılmaz sorular var.
Ve parametreleri nelerdir, harita yanacak, ne ve nerede düzenlenecek ve bunun mümkün olup olmadığı nedir? Dizüstü bilgisayardan daha fazla veya daha az tam osiloskop elde etmek için, daha basit manipülasyonlar yapmak gerekir.
1. ses kartının giriş 2 aşmayan düzeyini bildirmek için tasarlanmıştır ve bazı modeller bile 0.5V olarak, daha sonra, cihazın güvenli ve doğru çalışması için, zayıflatıcı gerekli olduğundan onsuz osiloskop kontrolü, ve özellikle de kalibrasyon imkansız.
1: 1, 1:10, 1: 100 hesaplanmış bir bölücü olan basit bir devre (Şekil 1) ve standart bir fişe giden çıkış kabloları, mevcut elemanların yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Standart bir kablo satın almaya devam ediyor, her şeyi metal kutuya monte ediyor ve kalibrasyon gerçekleştirebilirsiniz.
Üç konumlu bir anahtar ve bir prob bağlantı soketinin kullanıldığı bitmiş yapı yaklaşık olarak bu şekle sahip olacaktır (Şekil 2). Piyasada, çok pahalı olmayan ve bu sorunu çözmek için başarılı bir şekilde uygulanabilecek hazır zayıflatıcı bloklar bulunduğuna dikkat edilmelidir.
1. Oluşturulan cihazın kalibrasyonu zorunlu bir prosedürdür, çünkü bu durumda dijital karttaki analog bilgiyi temsil etmek için kullanılan ses kartının ADC'si başlangıçta birkaç başka işlev gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Sürecin özü, genliği ve frekansı bilinen sinyalin, zayıflatıcı girişine uygulandığı gerçeğine indirgenir.
Daha sonra, senkronizasyonunu elde etmek için sanal bir osiloskopun kontrollerini kullanarak sabit bir resim elde edin.
Daha sonra, kontrol paneli ve trimmer direnci üzerindeki zayıflatıcıyı ayarlayarak, bilgisayar ekranındaki kalibrasyon ızgarasını, giriş sinyalinin bilinen frekansına ve genliğine göre getirin.
Gerçekleştirilen manipülasyonlardan sonra, Şekil l'de gösterilen resmi gözlemlemek mümkün olacaktır. 3. Giriş parametrelerini doğru bir şekilde yapılandıramıyorsanız, bilgisayar ayarlarını kullanmalısınız. Sistem tepsisindeki hoparlör görüntüsünü sağ tıklayın, "Ses Seviyesini Kontrol Et" i seçin, ardından "Line In" kontrolörün imleci ile istenen sinyal seviyesini elde edin.
Kalibrasyon için, bir sanal jeneratörü 50 Hz olarak ayarlayabilir ve voltajı dijital bir multimetre ile ölçebilirsiniz. Bu tür ölçümlerin ve kalibrasyonların hatası, elbette ki, arzu edilen bir şey olmaktan çıkıyor, ancak bir sanal cihaz için% 5-7'lik bir hata oldukça kabul edilebilir bir değerdir.
Bazı öneriler
Bilinmeyen genliğe sahip sinyallerin araştırılması, zayıflatıcıyı en büyük zayıflatma moduna (örneğin, 1: 1000) ayarlayarak başlamak ve monitör ekranındaki resme göre art arda azaltmak için gereklidir. Kategorik olarak, 50 Hz'lik bir elektrik prizine yerleştirilebilmesi için şehir elektrik şebekesinin ofisini izlemeniz tavsiye edilmez. Bilgisayar, bu tür operasyon modları çok beğenilmeyebilir.
Kendi elinizle bir bilgisayardan osiloskop nasıl yapılır? :
Son zamanlarda, örneğin, bir bilgisayardan bir osiloskop yapmak yerine, birçok kişi sadece bir dijital USB osiloskop almayı tercih ediyor. Ancak, piyasaya girerken, aslında osiloskopların maliyetinin 250 $ 'dan başlayacağını anlayabilirsiniz. Ve daha ciddi ekipman birkaç kat daha yüksek bir fiyata sahip.
Bu maliyetten memnun olmayan kişiler için, bir bilgisayardan bir osiloskop yapılması, özellikle de çok sayıda görevlerin çözülmesine izin verdiği için daha önemlidir.
Ne kullanmalıyım?
En uygun seçeneklerden biri, standart bir osiloskopa benzeyen bir arayüze sahip Osci programıdır: Ekranda kendinizin süresini veya kendinizin genliğini ölçebileceğiniz standart bir ızgara vardır.
Bu yararın dezavantajları, bir şekilde kararsız çalıştığı belirtilebilir. Çalışması sırasında program bazen takılabilir ve daha sonra sıfırlamak için özel bir Görev Yöneticisi kullanmanız gerekir.
Bununla birlikte, tüm bunların yararı, tanıdık bir arayüze sahip olması, oldukça kullanıcı dostu olması ve aynı zamanda, bir bilgisayardan tam ölçekli bir osiloskopun yapılmasına izin veren çok sayıda fonksiyonla farklılık göstermesidir.
Nota
Hemen tamamlanmadan bu programlar özel bir alçak frekans jeneratörü var olduğunu belirtmek gerekir, ama tamamen bağımsız çalışır geri dönüşü olmayan dilsiz neden olabilir ses kartı sürücüsünü düzenleyen çalışır olarak kullanımı önerilmez.
Kullanmaya çalışırsanız, kendi kurtarma noktanızın veya işletim sisteminin yedeğini aldığınızdan emin olun.
Bilgisayarınızdan kendi ellerinizle bir osiloskop yapmanın en uygun varyantı, "Ek Materyaller" içindeki normal bir jeneratörü indirmektir.
"Avangard"
"Vanguard" - ölçü çizelgesi tüm standart ve tanıdık değil ve ekran görüntülerinin alınması için farklı çok büyük ekran bir iç yarar, ama bir yerleşik voltmetre genlik değerlerinin yanı sıra frekansını kullanmasına izin verir. Bu, yukarıda bahsedilen dezavantajları kısmen telafi etmenizi sağlar.
Her iki frekans ve gerilim metre düşük sinyal seviyelerinde büyük ölçüde sonuçları bozabilir, ancak bölünme başına volt veya milisaniye cinsinden şemaları düşünmeye alışık olmayan acemi amatör telsiz operatörleri için, bu programı yapar: ellerinle bilgisayarınızdan böyle bir osiloskop yapılmış olması, aşağıdaki karşılaşabilirsiniz oldukça kabul edilebilir. olduğu gibi diğer yararlı özelliği, yerleşik voltmetre iki varolan ölçeklerin tamamen bağımsız bir kalibrasyon sağlamak mümkündür.
Bu nasıl kullanılacak?
Ses kartının giriş devreleri özel bir ayırma kapasitörüne sahip olduğundan, osiloskop olarak bilgisayar sadece kapalı bir girişle kullanılabilir.
Yani, sadece sinyalin değişken bileşeni ekranda görülecektir, ancak, bazı vasıflara sahip olan bu yardımcı programlar, sabit bileşenin seviyesini ölçmek için de kullanılabilir.
Örneğin, multimetrenin okunma zamanı, büyük bir dirençle şarj edilen kapasitör üzerindeki voltajın belirli bir genlik değerini düzeltmeye izin vermediğinde bu oldukça uygundur.
Alt voltaj sınırı gürültü ve arka plan seviyeleriyle sınırlıdır ve yaklaşık 1 mV'dir. Üst limit sadece ayırıcının parametrelerine sınırlıdır ve birkaç yüz volta bile ulaşabilir. Frekans aralığı doğrudan ses kartının kendi yetenekleri ile sınırlıdır ve bütçe cihazları için yaklaşık 0,1 Hz ila 20 kHz'dir.
Elbette, bu durumda nispeten ilkel bir cihaz düşünülür. Ancak, örneğin, bir USB-osiloskop (bir bilgisayar için bir önek) kullanmak için bir fırsat yoksa, o zaman onun uygulama oldukça uygundur.
Bu tür bir cihaz, çeşitli ses ekipmanlarını tamir etmede size yardımcı olabilir ve özellikle sanal düşük frekanslı bir jeneratörle destekliyorsanız, yalnızca eğitim amacıyla kullanılabilir. Buna ek olarak, bir bilgisayar için bir osiloskop programı, belirli bir materyali göstermek veya internette yayınlamak için bir diyagramı kaydetmenize izin verecektir.
Elektrik devresi
Bir bilgisayara (osiloskop) bir önek gerekiyorsa, o zaman onu biraz daha karmaşık hale getirecektir.
Şu anda, bu tür cihazların internette oldukça fazla farklı şemalarını bulabilir ve bunları iki kanallı bir osiloskop oluşturmak için çoğaltmanız gerekir.
İkinci sinyali kullanmak genellikle iki sinyali veya bir öneki karşılaştırmak gerekirse (osiloskop) harici senkronizasyon bağlantısı ile de kullanılır.
Çoğu durumda, devreler son derece basittir, ancak bu sayede, en az sayıda radyo bileşenini kullanarak ölçüm için kullanılabilecek oldukça geniş bir voltaj aralığı sağlayabilirsiniz.
Bu durumda, klasik şemaya göre inşa edilen zayıflatıcı, özel yüksek-mega-omik dirençler kullanmanızı gerektirir ve anahtarlama aralığı durumunda giriş direnci sürekli olarak değişecektir.
Bu nedenle, 1 mΩ'dan daha fazla olmayan bir giriş empedansı için hesaplanan standart osilografik kabloların kullanımında bazı sınırlamalar yaşayacaksınız.
Güvenlik sağlıyoruz
Ses kartının hat girişinin kazara yüksek voltaj olasılığından korunmasını sağlamak için, özel zener diyotları paralel olarak monte etmek mümkündür.
Dirençlerin yardımıyla zener diyotlarının akımını sınırlayabilirsiniz.
Eğer bu durumda, 1000 volt gerilim ölçmek için PC osiloskop (jeneratör) kullanacağız Örneğin, bir direnç iki watt veya bir dvuhvattny direnç kullanabilirsiniz olarak.
Sadece kendi kapasiteleri açısından değil, aynı zamanda içlerindeki voltajın izin verilen maksimum derece cinsinden de farklıdırlar. Ayrıca, bu durumda, bir kapasitöre ihtiyaç duyacağınız maksimum izin verilen değer olan 1000 voltluk bir değere sahip olmanız da önemlidir.
Dikkat lütfen!
Genellikle başlangıçta nispeten küçük bir genliğin değişken bileşenine bakmak gerekir, ki bu durumda oldukça büyük bir sabit bileşenle farklılık gösterebilir. Bu durumda, kapalı bir girişe sahip bir osiloskopun ekranında, gerilimin değişken bileşeninden başka bir şey görmeyeceğiniz bir durum olabilir.
Voltaj bölücü rezistörü seçimi
Oldukça genellikle modern jambonları hassas dirençleri bulmak için bazı sıkıntılar yaşıyoruz nedenle, sık sık olur için size mümkün olduğu kadar doğru fit bilgisayardan osiloskop gibi aksi olmamak gerekir geniş uygulama standart aletini kullanmak zorunda olmasıdır çıkacak
Çoğu durumda hassas dirençler, geleneksel dirençlerden birkaç kat daha pahalıdır. Aynı zamanda, günümüzde genellikle 100 adet için bir defada satılıyorlar ve bu nedenle satın alımları her zaman uygun olarak adlandırılamaz.
düzenleyici
Bu durumda, her bölücü kol biri sabit olan iki dirençten, ikincisi ise bir düzelticiden oluşur. Bu seçeneğin dezavantajı, hantallığıdır, fakat doğruluk sadece ölçüm cihazının sahip olduğu mevcut parametreler ile sınırlıdır.
Direnç seçimi
Bilgisayarı bir osiloskop olarak yapmak için ikinci seçenek direnç çiftlerini toplamaktır.
Bu durumda doğruluk, yeterince büyük bir genişliğe sahip iki setin direnç çiftlerinin kullanılması nedeniyle sağlanmıştır.
Başlangıçta tüm cihazların dikkatli bir şekilde ölçülmesi ve daha sonra dirençlerin toplamının çalıştığınız devre için en uygun olan çiftleri seçmesi önemlidir.
Bu yöntemin, "TL-4" efsanevi cihaz için ayırıcının dirençlerini ayarlamak için endüstriyel ölçekte kullanıldığı belirtilmelidir.
Bilgisayarınızdan kendi ellerinizle bir osiloskop yapmadan önce, böyle bir cihazın olası eksikliklerini incelemeniz gerekir. Her şeyden önce, çok sayıda direnişe duyulan ihtiyacın yanı sıra zahmetin de farkındayız.
Sonuçta, kullandığınız cihazların listesi ne kadar uzun olursa, ölçümlerin nihai doğruluğu o kadar yüksek olacaktır.
Uydurma dirençleri
Filmin bir kısmını çıkararak dirençlerin takılması bazen günümüzde modern sanayide bile kullanılmaktadır, yani bu şekilde bir osiloskop genellikle bir bilgisayardan (USB veya diğer) yapılır.
Bununla birlikte, aynı zamanda, yüksek direnç dirençlerini özelleştirecekseniz, bu durumda dirençli filmin hiçbir şekilde kesilmemesi gerektiği de not edilmelidir. Bu tür aygıtlarda, bir spiral şeklinde silindirik bir yüzeye uygulandığı, bu nedenle, zincir kırılma olasılığını dışlamak için filetoyu dikkatli bir şekilde yapmak gereklidir.
Bilgisayarınızdan kendi ellerinizle bir osiloskop yaparsanız, rezistörleri evinize sığdırmak için en basit zımpara "nulevku" yı kullanmanız yeterlidir.
- Başlangıçta, daha az dirence sahip olduğu bilinen bir direnç durumunda, koruyucu tabakayı dikkatlice çıkarmak gerekir.
- Bundan sonra, direnci multimetere yapıştırılacak olan uçlara lehimleyin. Zımpara kağıdı dikkatli hareketler yaparak, direncin direnç değerleri normal değere ayarlanır.
- Şimdi, direnç son olarak monte edildiğinde, kesimin yeri ek bir özel koruyucu vernik veya tutkal tabakası ile kaplanmalıdır.
Şu anda, bu yöntem en basit ve hızlı olarak adlandırılabilir, ancak iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar, bu da evde iş için en uygun olanı yapar.
Neye dikkat etmeniz gerekiyor?
Benzer bir iş yapacaksanız, her durumda takip etmeniz gereken birkaç kural vardır:
- Kullandığınız bilgisayar güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
- Hiçbir durumda sokete toprak kablosu koymayınız. Satır giriş konektörünün özel bir sistemiyle sistem biriminin şasisine bağlanır. Bu durumda, sıfıra veya faza geçip geçmediğinize bakılmaksızın, kısa devre olmaz.
Diğer bir deyişle, sadece adaptör devresinde bulunan ve 1 mega metrelik bir nominal değere sahip olan rezistansa bağlanan tel sokete takılabilir. Şasiye bağlanan ağa bir kablo eklemeyi deniyorsanız, hemen hemen her durumda bu en hoş olmayan sonuçlara yol açar.
"Vanguard" osiloskop kullanırsanız, o zaman kalibrasyon sürecinde "12.5" voltmetre ölçeğini seçmelisiniz. Ekranınızdaki şebekenin voltajını gördükten sonra, kalibrasyon penceresine 311 değerini girmeniz gerekir.. Voltmetrenin size sonucu 311 mV veya yaklaşık olarak göstermesi gerektiği unutulmamalıdır.
Her şeyden önce, modern elektrikli ağlardaki gerilim şeklinin sinüzoidalden farklı olduğunu unutmayın, çünkü bugün elektrikli aletler dürtü güç üniteleriyle üretilmiştir. Bu nedenle sadece görünür eğriye değil, aynı zamanda sinüzoidal devamına da odaklanmanız gerekecek.
Bilgisayardan Osiloskop
Osiloskop, herhangi bir radyo mühendisliği laboratuarında veya profesyonel bir radyo atölyesinde vazgeçilmez bir şeydir. Bunu kullanarak, arıza planlarını tanımlayabilir ve bunları yapılandırırken hata ayıklama etkinliklerini uygulayabilirsiniz.
Vazgeçilmez cihaz olacak ve herhangi bir cihaz oluştururken ve geliştirirken. Bir kural olarak, bir osiloskopun maliyeti oldukça yüksektir ve herkes bunu karşılayamaz.
Ama bir bilgisayardan bir osiloskop yaparak ekipman satın alarak tasarruf edebilirsiniz - basit ekipmanın onarımını ve doğrulanmasını gerçekleştirmek için yeterli olacaktır. Radyo amatör için bu seçenek doğru olacaktır.
Bilgisayardan kendi elleriyle osiloskopun herhangi bir tasarımı için sabit koşullar, bunun için bir bilgisayar ses kartı kullanma ihtiyacı kalmaktadır. Yardımı ile ve devrenin sağlığını kontrol edecektir.
Ek elemanlar olarak, test edilen devreye, bilgisayara yazılım ve ses kartı için bir adaptöre uygulanan özel bir prob kullanılır.
Bu, gelen sinyallerin seviyesini bilgisayarın ses kartının yetenekleri ile eşitler.
Yazılım olarak, bilgisayarınızda osiloskop modeli oluşturmak için herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Örnek olarak, AudioTesteri ile birlikte verilen Osci programını kullanabilirsiniz.
Programın öğrenilmesi kolaydır ve geleneksel bir osiloskop kullandığınızda mevcut olana karşılık gelen bir görüntüyü gösterir.
Gelişimindeki sorunlar olmamalı, bu yüzden ses kartı için adaptörün oluşturulmasını yazacağız.
Bilgisayardan bir osiloskop için adaptör oluşturma
Hemen hemen tüm adaptör, mevcut çizime göre üretimde zorluklara neden olmayacak olan sadece bir şemaya uyar. Kural olarak, bir osiloskop ihtiyacı olan bir kişi zaten radyo mühendisliğinde bazı bilgilere sahiptir ve basit bir devre tasarlayabilir.
Oluşturulan bağdaştırıcı, bir bilgisayardan bir osiloskop oluştururken tamamlayıcısı olan ses kartına eklenecektir, USB girişi, oluşturulduğu bloğa güç vermek için kullanılır, devresi aşağıda gösterilmektedir.
Adaptör aşağıdaki özelliklere sahip parçalar içerir:
Zener diyot VD1-VD4 0,8 ila 1,8V arasında herhangi bir voltaj ile. Ancak, bir sebepten ötürü, kendi ses kartınızın özelliklerini açıklığa kavuşturamazsanız, risk almamak ve zener diyotları 1V'den daha büyük bir voltajla kullanmamak daha iyidir;
Dirençler: Dağılma gücü 0,5 W'den az olmamalıdır.
Gerilimin, sadece 12 voltluk voltajı değil, 250 V'a kadar test edilmesi gerektiği durumlarda kullanılan şemanın başka bir versiyonu daha vardır. Görüldüğü gibi, ilk seçeneğin daha karmaşık bir revizyonudur.
düşünce
Bir bilgisayardan bir osiloskop yapmak için gerekli bilgi miktarından ziyade maliyetli bir görev olduğu için, yeni başlayanlar ve jambonlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle onlar için, cihazı daha doğru ve dayanıklı hale getirmeyi mümkün kılacak çeşitli kurallar vardır.
Osiloskop diğer kartların çalışmasını test etmek için kullanılır, bu nedenle, bilgisayarın neden olduğu yabancı seslerden etkilenebilecek kadar hassastır. Onlara karşı korumak için, koruyucu bir metal kasaya koyarız.
Kalibrasyon cihazını açmadan önce, bilgisayarın topraklandığından emin olun. Ünite kasasına bağlı bir kabloyu prize takmaya çalışmayın. Sadece adaptör devresinden R1 rezistansına giden tel çıkışa bağlanabilir. Aksi halde, cihaz kullanılamaz hale gelebilir.
Bilgisayardan iki kanallı osilografi | Ana Vida. Hepsi kendi ellerinizle!
Sanal osiloskop RadioMaster volt milivolt birkaç on genlikle 30..50 10..20 Hz iki kHz kanallarından bir ses frekansı aralığında AC gerilimleri incelemek sağlar.
Gerçek bir osiloskoptan önce, bu cihazın avantajları vardır: grafik dosyalarındaki dalga biçimlerini depolamak için sinyallerin genliğini kolayca belirlemenizi sağlar.
Cihazın dezavantajı, sinyallerin sabit bileşenini görememesi ve ölçememesidir.
Gösterge panelinde, gerçek osiloskoplar için tipik olan kontrollerin yanı sıra, dalga şekilleri depolama modunda çalışmak için özel ayar araçları ve düğmeler bulunmaktadır. Panelin tüm unsurları açılır yorumlar ile sağlanır ve bunları kolayca anlayabilirsiniz. Yorumların parantezlerinde, ekran denetimlerini çoğaltan anahtarlar vardır.
Özellikle, yalnızca ürettiğiniz kabloyu bağladıktan sonra yapılması gereken Y (voltaj) kalibrasyon işlemine odaklanacağız.
Yaygın bir kaynaktan bilinen bir genlik sinyali (tercihen 500 frekansı olan bir sinüs dalgası) sağlayın.
2000 Hz ve amplitüd hesaplanan limitin biraz altındadır), milivoltlarda bilinen genlik değerini girin, Enter tuşuna basın ve osiloskop kalibre edilir. Programın ilk kalibrasyonu, yukarıdaki diyagrama karşılık gelen bir kablo ile yapılır.
Program tüm ayarları ve ayarları hatırlar ve bir dahaki açışınızda bunları geri yükler.
Osiloskopun özellikleri büyük ölçüde bilgisayarınızın ses kartının parametrelerine bağlıdır.
Böylece, örnekleme frekansı 44,1 kHz'den fazla olmayan eski kart tiplerinde, cihazın frekans aralığı yukarıdan sınırlandırılmıştır.
Paneldeki örnekleme frekansı anahtarını kullanarak ses kartınızı deneyin ve mümkün olan en yüksek değerde durun. Zaten 96 kHz'de, 20 kHz'e kadar sinyalleri güvenle değerlendirebilirsiniz.
ADC'nin çözünürlüğü, yeterince yüksek bir doğruluk sağlayan 16'ya ayarlanmıştır.
Osiloskop ile ölçülen voltaj aralığı, kabloya monte edilen dirençli ayırıcılar ile belirlenir (şemaya bakın).
R1 = 0 olduğunda, ses kartının ADC girişine tüm voltaj uygulanır, bu nedenle deformasyon olmadan 500.,600 mV'den fazla olmayan genlikli sinyallerin tedavi edilmesi mümkündür.
Şemada belirtilen dirençleri kullanırken, gerilim aralığı amatör uygulamada genellikle yeterli olan 25 V'a kadardır.
Korumalı bir tel kullanılması ve dirençlerin bilgisayardaki ses kartı konektörüne mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi önerilir.
Ses kartınızda bir hat girişi yoksa, mikrofon girişini kullanın, ancak bir osiloskop kanalını kaybedersiniz. Windows ayarlarında seçilen ses kartı girişini belirtmeyi unutmayın. İlgili ses kontrolünü maksimum konuma, denge kontrolünü boşa ayarlayın.
Soru ve isteklerinizle lütfen: [email protected]
programı ücretsiz indir (330kb)
- Mobilya düzenlemek için ücretsiz program
Tamir. Mobilyaların düzenlenmesi. Bir kalem, bir kağıt ile kol ve planlamaya başlarken... Biz, bunun ne kadar mevcut odası, mobilya planını çizmek... Bütün bu uygun değildir ve bir sorun teşkil ama... bize odada ücretsiz yazılım Sweet Home 3D bizim gelecekteki planını kolaylaştıracak yardımcı olacaktır! Devamı...
Basit 2D ve sözde 3D oyunlar oluşturmak için basit, ücretsiz bir tasarımcı. Talimatları okuduktan sonra, sadece birkaç saat içinde ilk basit oyuncağı yapabilirsiniz. Daha fazla oku...
Sistem dosyalarını yedekleme programı
Clonezilla 2.1.2-20
Clonezilla işletim sisteminin bir yedek kopyasını oluşturmak için ücretsiz program ile, sistem arızası durumunda bilgisayarınızı geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla oku...
Bir kişisel bilgisayar temelinde Osiloskop
Bununla birlikte, standart bir ses kartı kullanımı bazı durumlarda bir tamir imkanı zarar DC gerilimi ölçmek için kendi yetersizlik ile ilgili bazı kısıtlamalar taşır, ve her durumda snobs tarafından alay bir nedenidir.
Bu sinir bozucu ses kartı mülkiyeti bazı kazanımlar veren savaş ilan edildi. Ancak kayıplar var: 1. Ses kartının kesinleştirilmesi gerekiyor. Ana iyileştirme, giriş kapasitörlerine kısa devre yaptırmaktan oluşur;
2. 1. maddeye uygun olarak değiştirilen ses kartı, yukarıda listelenen bölmelerdeki şema ile doğru şekilde çalışmayı reddeder, örn. Hala gösterdiği bir şey, ama her boyutta değil ve hala kalibre etmek imkansız. Bu yanlış anlaşılmayı önlemek için, ölçülen sinyal ile kuplaj şemasını önemli ölçüde karmaşıklaştırmak gerekliydi. Buradaki fikir şu şekilde gözüküyor: Ses kartı tabanlı multimetre;
3. Bazı ses kartları pes etmeyin. Dahası, daha modern ve sofistike bir sabit görmek için daha az şans. Birkaç kart öldürerek buna ikna oldum.
Ve aslında, neden böyle bir kurban? Bu bize sabitleri görme fırsatı veriyor mu? Örneğin, ateşleme sinyallerini gözlemlerken, fark kritik değildir, çünkü ateşlemenin ana parametreleri - kıvılcım süresi ve kalan salınımlar doğru bir şekilde gösterilir ve tüm bunlar standart ses üzerinde oldukça net bir şekilde görünür; Ateşleme sinyali hızlıdır. Uygulamaya dönelim.
Görüldüğü gibi, soldaki ve sağdaki sütunlardaki farklılıklar karakter bakımından oldukça estetiktir - hatalı M3, her iki tipte de sönümlü salınımların olmadığı durumlarda yakalanır.
Ancak, standart ses girişinin kapalı olması nedeniyle, sol sütundaki kontrol pulsunun yatay bölümde kötü bir yağma olduğunu unutmayın. Ve sinyal ne kadar yavaş olursa, bozulma o kadar güçlü olur (bu yavaşlamanın sonunda - tam bir sokak, yani düz bir çizgi).
Eksantrik mili sensöründen gelen sinyalleri her iki kart tipinde karşılaştırın. Bu, tanılayıcıların yeteneklerini ne kadar sınırlar?
Burada bile standart bir ses kartı yeterli görünüyor; Zaman aralıklarını güvenilir bir şekilde belirler.
Hatalı bir eksantrik mili sensörü sinyali sıfıra iki volt ulaşmadı ve bu nedenle, bilgisayar motoru sürerken dikkate sinyalini almayı reddetti: Bu umut Aşağıdaki örneği yalanlıyor.
Standart bir ses kartında, bu arızayı yakalayamazsınız, sadece geçmişte yürüyün. Bu daha ciddi...
Son olarak, standart sese düşük frekanslı sinyaller kolayca elde edilemez. Ve bunların çoğu, hatta çoğunluğu (oksijen sensörü, gaz kelebeği konum sensörü, sıcaklık sensörü sapması, vb.) Vardır. Birçok test analizden çıkar.
Örneğin, standart ses makinesinde, kontak açıldığında (ki sağlığının güvenilir özelliklerinden biri olan) DMRV sinyalindeki sıçrama şekli görülmez.
Geçici işlemin tamamlanmasından sonra toplam voltaj bir voltmetre ile görülebilir ve geçişin kendisi sadece bir bellek osiloskopudur ve sadece sinyalin sabit bir bileşenini gösterebildiği için, yani. açık bir giriş var.
Buna ek olarak, bir sabit görebilme yeteneği, osiloskop ölçeğini fiziksel büyüklüklerde (volt, miliamper, çubuk, santimetre vb.) Kalibre etmenizi sağlar. Her şey, postların sensörlerle doldurulmasına bağlıdır - fiziksel büyüklükteki dönüştürücüler. Hala osilogramları izle.
İlk osilogramların sevinci için (hangi ekipmanın alındığına bakılmaksızın) şaşkınlık olacaktır: "Ve nasıl yorumlanmalı?", Ve burada tıpla bir benzeşim oldukça uygundur.
Kalbin aynı kardiyogramında farklı deneyimlere sahip doktorlar farklı sonuçlara yol açacaktır. Daha az tecrübeli olanlar, daha deneyimli olanların önemli olduğunu düşünecekler. yani
osilogramları daha iyi okumak için çok okumak zorundasınız ve miktar mutlaka kaliteye girecektir.
Bugün için bir osiloskop ya da ağabey-motor test cihazı olmadan tam teşekküllü bir teşhis sunmak zordur. Özellikle akut, bilgisayar programına dikilmiş az gelişmiş bir kendi kendine diyagnozu olan araçların teşhis edilmesi için gereklidir (eğer varsa). Bilgisayar ne kadar "aptal" ise, teşhis işinin miktarı ne kadar büyük olursa, harici ekipmanlara aktarılır.
Osiloskop bunlardan biridir. Ve eğer üç kilo tarayıcı yokluğundan dolayı ECU'ya yaklaşamayacağınız bir yabancı araç meselesi ise osiloskop olmadan oldukça kötüdür. Gelişmiş self-diagnostikle bile otomobillerde sık rastlanan bir durum - ECU, bir silindirin çoklu ateşlemelerini sabitledi ve nozulunu kapattı.
Kontak atlamaları, bir nedenden dolayı meydana gelebilir ve mutlaka ateşleme sırasında atlama yapılmamalıdır. Fakat ikinci durumda bile, ECU belirli bir sebep göstermez (mum? Tel? Bobin?), Ama sadece nozul ve her şeyi keser. Ve osiloskop gösterecektir.
Dahası, bir osiloskop, kontrol sistemiyle hiçbir ilgisi olmayan ve çoğu durumda doğal Ebushnaya kendi kendine diyagnostiği ile sınırlı olan, tespit ve arızaları belirleyebilir. Örneğin, rölanti motorunun DMRV sinyalinde, zamanlamadaki normdan sapmayı tespit etmek mümkündür.
Ancak osiloskopu kullanabileceğiniz çok az şey var mı? Ve sadece radyo kaset kaydedici tamir olsa bile, araba tamiri değil. Powergraph'ın kullanılması, zaman içinde sinyalin uzun süredir kaydedilmesi gerektiğinde de yararlı olabilir; bu, aslında programın doğrudan amacı olan kayıt cihazıdır.
Sinyalleri gerçek zamanda gözlemlemeden yapamayız. Başka bir program başlatmak için fareyi tıklayın (ütüyle değiştirilmemiş) ve kayıt cihazı gerçek zamanlı bir osiloskoba dönüşüyor.
Aynı şekilde bir spektro-analiz cihazı ve bir jeneratör elde edebiliriz.
Bu makalede önerilen osiloskop, belirli bir yazılıma herhangi bir bağlamaya sahip değildir, bu da sizi internette bulacağınız yazılımı çok farklı bir şekilde seçmenizde sizi bağımsız kılar.
Fotoğrafta gösterilen osiloskopun kapsamı:
1. Her kanalı kalibre etme kabiliyetine sahip metal bir kasada iki kanallı adaptör. Kanallardan biri kalibre edilmiş üç alt banda ayrılmıştır (1: 1, 1:10, 1: 100), anahtarlama adaptör üzerindeki bir düğme tarafından gerçekleştirilir.
1: 1 alt bant, düşük voltaj değerlerini (oksijen sensörü, piezoelektrik sensörler, DMRV, akım sensörü, mikrofon, vb.) Görüntülerken niteliksel bir sinyal elde edilmesini sağlar. Adaptörün giriş empedansı, kanal başına 1mΩ'den daha kötü değildir.
Adaptörün giriş sinyali soketleri bir lale-audio veya BNC (müşterinin talebi üzerine) şeklinde yapılabilir. Alçak gerilim sinyal araştırmacıları için, 2: 1 alt bant yararlı olabilir, bu durumda alt bant 1: 100 (seçenek) adaptörden değiştirir;
2. Değiştirilmiş ses kartı (PCI);
3.
sensörler: kapasitif - ikincil ateşleme voltajını 3 m kablo uzunluğuyla görüntülemek için. Kablo uzunluğu 3m olan üniversal prob;
4. Osiloskop yazılımının çeşitli versiyonlarına sahip bir disk, takılı ses kartının sürücüsü, bilgi paketi ve kurulum kılavuzu.
Ücretsiz bir bonus olarak, disk, kendi koleksiyonundan bir dizi tanılama yazılımı ile tamamlanmaktadır - işte çalışan ve kanıtlanmış her şey.
Bu çiftlikte 4000r (3000 - sensörler olmadan), Rusya'da posta ücreti olmadan, hangi siparişin verildiğini hesaplamak için alıcının şehrini belirtmek gerekir.
Eski SSCB'nin diğer ülkelerinden alıcılar için bu kit, Rusya topraklarındaki vekilleri veya trenin kondüktörüyle transfer edilir.
Lütfen teslimatta nakit olarak bir set satın alma olasılığı hakkında soru sormayın - bu teslimat şekli yapılmamaktadır.
USB osiloskopu kendi elleriyle birleştirmek
instrument.guru> Kendi Ellerinizle> USB osiloskopu kendi ellerinizle birleştirin
Şu anda radyo elektroniklerinin en yeni teknolojilerini takip etmek zordur. Çeşitli elektronik cihazlar artık zevkinize uyacak şekilde değiştirilebiliyor. Bir arzu ve beceri olurdu.
Eski elektronik saatlerden bile, elektrik devresinin birçok parçası için basit bir test cihazı yapabilir, tabletlerden ve bilgisayarlardan bahsetmezsiniz. Birçok radyo amatörleri ve uzmanları, çoğu zaman osiloskopun çok popüler olduğu doğru elektronik cihazları kullanmalıdır. Böyle iyi bir cihaz ucuz değildir.
Her ne kadar bir radyo amatör için bile tablet ve android dayalı kendi elleriyle yapmak için zor olmasa da.
Osiloskop nedir ve işlevleri
Özellikle osiloskopun çalışmalarına ve görsellerine aşina olmayanlar için açıklayacağım. Bu cihaz (mini TV'nin eski versiyonunda, yeni olarak - tabletin tasarımı, vb.)
Elektrik şebekesinde frekans dalgalanmalarını ölçen ve izleyen). Uygulamada, birçok uzman laboratuar ve profesyonel radyo telemasterleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çünkü birçok elektrikli cihazların tam ayarları sadece yardımı ile yapılır.
Elektronik veya kağıt formdaki okumaları sinüzoidal dalga formlarını görmeyi sağlar.
Bu sinyalin frekansı ve yoğunluğu, sırayla, elektrik devresinin arızasını veya yanlış montajını belirlemeyi sağlar.
Bugün mevcut akıllı telefon, tablet ve ilgili yazılıma dayanarak kendi başınıza oluşturabileceğiniz iki kanallı bir osiloskopa bakacağız.
"Android" tabanlı bir cep osiloskop montajı
Ölçülen frekans insan kulağına duyulabilir olmalı ve sinyal seviyesi standart mikrofon sesini aşmamalıdır.
Bu durumda, osiloskobu kendi ellerinizle ve ek modüller olmadan "Android" esasına göre monte edebilirsiniz. Bir mikrofonun olduğu kulaklığı söndürürüz.
Bu kulaklığın yokluğunda, dört kontaklı 3,5 mm'lik bir ses fişi satın almanız gerekir. Lehim eklemleri, gadget'ınızın konektörlerine göre.
Yazılımı, mikrofon girişinin frekansını ölçecek ve bu sinyale dayalı bir grafik çizecek olan Market'ten indirin. Sunulan seçenekler en uygun olanı seçmek için yeterli olacaktır. Uygulamayı kalibre ettikten sonra, osiloskop kullanıma hazır olacaktır.
"Android" in avantajları ve eksileri:
- Artıları: sadelik ve ucuzluk; Bu projenin uygulanması için harcanan minimum süre.
Bir tabletten bir osiloskop montajı
Sinyali sabitlemek ve giriş voltajı aralığını genişletmek için, tablet için osiloskop devresini kullanabilirsiniz. Bir bilgisayar için cihazlar oluşturmak için uzun ve başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
Bunu yapmak için, 10 ve 100 kOhm dirençli KS 119 A stabilizatörlerini kullanın. İlk direnç ve zener diyotları paralel bağlanır. İkinci ve daha güçlü direnç, elektrik devresinin girişine bağlanır. Bu maksimum voltaj aralığını uzatır. Sonuç olarak, ek girişim kaybolur ve voltaj 12 volta yükselir.
Bir tablet ve android dayalı bir osiloskop montaj için gerekli yazılım
Benzer bir devre ile çalışmak için gelen ses sinyaline göre grafik çizebilen bir programa ihtiyacınız vardır. "Market" de bu kadar çok seçenek var. Onlarla birlikte, ek bir kalibrasyon seçebilir ve bir tablet veya başka bir işlevsel cihazdan profesyonel bir osiloskop için maksimum doğruluk elde edebilirsiniz.
Ayrı bir gadget ile geniş bant frekansı
Dijital bir versiyonda sinyalin iletilmesini sağlayan analogdan dijitale dönüştürücü ile ön eki ile ayrı bir gadget ile geniş bir frekans aralığı elde edilir. Bundan dolayı, daha yüksek ölçüm doğruluğu elde edilir. Pratikte, bireysel cihazlardan bilgi toplayan taşınabilir bir ekrandır.
"Android" de bir tabletten Osiloskop
Bluetooth kanalı
Halihazırda, mağazalardaki elektronik ilerleme, bir osiloskopun işlevlerini yerine getiren konsollardır. Sinyali Bluetooth kanalının yardımıyla tablete veya akıllı telefona iletirler.
Böyle bir osiloskop - Bluetooth üzerinden bir tablete bağlı bir ön ekin kendine özgü özellikleri vardır. Ölçülen frekansın limiti 1 MHz, probun gerilimi 10 V ve yaklaşık 10 metrelik aralık, profesyonel çalışma aktiviteleri için her zaman yeterli değildir.
Böyle durumlarda, bir osiloskop kullanabilirsiniz - Wi-Fi kullanarak veri aktarımı ile bir önek.
Kablosuz bağlantı kullanarak veri aktarma
Wi-Fi, ölçüm cihazlarının yeteneklerini büyük ölçüde genişletir. Tablet ve önek arasındaki bu tür bilgi alışverişi özellikle popülerdir. Bu modaya bir haraç değil, saf pratikliktir. Ölçülen bilgiler, monitörde herhangi bir grafiği anında görüntüleyen tablette gecikme olmadan iletildiğinden.
Net bir kullanıcı menüsü, elektronik cihazın yönetim ve ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Ve kayıt cihazı, bilgiyi gerçek zamanlı olarak ve bu süreçteki tüm katılımcılar için tüm noktalara çoğaltmanıza ve aktarmanıza izin verir.
Genellikle, satın alınmış bir osiloskop ile birlikte - bir önek de yazılımla birlikte verilir. Bu sürücüler ve program tabletinize veya akıllı telefonunuza hızlıca indirilebilir. Böyle bir disk yoksa - bu verileri uygulama mağazasında bulun veya Internet'te forumlar ve özel web siteleri için arayın.
USB Osiloskop
USB osiloskopun montajı sadece 250-300 rubleye mal olacak ve bunu kendiniz yapabilirsiniz.
- USB bağlantı noktası sonlandırma dirençlerinin sinyal hatlarına 68 ohm. Zemin ve sinyal damarları arasında, enterferansı azaltmak için seramik yoğuşma tesisatı kuruyoruz. Kapasiteleri 100 nF olmalıdır. Aynı kapasitör ve aynı kapasitede, +5 V güç devreleri ve toprak üzerine monte edilen 47 μF'de "elektrolit" e paralel olarak monte edilir.
- Sinyal çizgileri ile toprak arasındaki zener diyotu 3,6 V'ye ayarlayın. Açma göstergesinin LED'i 220-470 ohm'luk bir direnç ile seri olarak yerleştirilir. Bir 1,5-2,2 kΩ direnç, işletim sistemi cihazını belirler. USB kablosunun telleri, ilgili kablo pin çıkışı ile PCB'ye lehimlenir.
- Windows'u yeniden başlattıktan sonra, osiloskobu USB bağlantı noktasına tekrar yerleştirmeniz gerekir. Ayrıca 8 CKDIV 8 üzerindeki FUSE bitini de çıkarmak gerekir. Bu elektronik cihaz, çalışması için herhangi bir üçüncü taraf sürücü gerektirmez. Klavye ve fareye benzer şekilde, aynı zamanda bir Hid cihaz olarak tanımlanır. Birincil bağlantı iken, osiloskop bir Easylogger olarak tanımlanır. Usbscope'un dördüncü sürümü ve üstü, 64 bit Windows işletim sistemi için destek sağlıyor. Osiloskopun normal çalışması için, bilgisayarın Netframework ve Osiloskop - ses kartı girişine beslenen sinyali gösteren bir osiloskop programına sahip olması gerekir.
- Uygulamada, bu araç sadece radyo elektroniklerinde değil, aynı zamanda otomobil ateşleme sistemlerinin ayarları, yakıt tüketimi ve diğer ihtiyaçların belirlenmesi için de uygulama bulmuştur. Ölçülen devreye bağlamak için iki prob lehimlenmelidir. Gürültü seviyesini azaltmak için, osiloskoptan probların hızlı bağlanmasını ve ayrılmasını sağlayan lale veya RCA konektörlerinin yanı sıra korumalı tel kullanılması tavsiye edilir. Ölçüm için bir osiloskop problarından biri, sinyal veni için multimetre içinde bir temas ile biter ve "timsah" yardımıyla, yere bağlanır. Sinyal renkleri ve toprak için farklı renklerde ikinci prob "timsahlar" üzerinde.
Elektronik "oyuncak" gibi profesyoneller için açıkça uygun değildir. Ve yeni başlayanlar için, radyo amatörleri, belirli pratik becerileri kazanmak için çok iyi bir osiloskop simülatörüdür.