Çoğunlukla erime indeksi olarak adlandırılan eriyik kütle akış hızı, MFR, tanımlanmış bir sıcaklıktaki plastiklerin akışkanlığını tanımlar.
Bu özellik, bir termoplastik polimer eriyiğinin belirli bir sıcaklıkta ve bir kaplama ağırlığı ile bilinen boyutların bir kılcalı vasıtasıyla belirlenen bir basınç altında ekstrüzyonuyla ölçülür. Sonuç, birim zamanda ekstrüzyona tabi tutulan kütleyi temsil eder, g/10 dk olarak temsil edilir.
Bilinen eriyik yoğunluğu ile erime hacmi akış oranından (MVR) MFR'yi belirlemek mümkündür. Bu ölçüm yönteminde, polimer bölümlerin tartımı, ekstrüzyon hacminin sürekli bir ölçümü ile değiştirilir. MVR değerinin sonucu cm³/10 dk olarak görüntülenir. Bu ölçümün avantajı, operatörün müdahalesine gerek duymadan çok daha otomatik ölçüm sürecidir.
Test yöntemi yaklaşık 4 ila 8 g örnek büyüklüğü ile çalışır. Bir ölçüm yaklaşık 10 ila 25 dakika sürer ve sınırlı teknik çabayla gerçekleştirilebilir. Neme duyarlı polimerler, ör. Poliamid 6 veya poliamid 66 önce 80° C altındaki sıcaklıklarda %0,08'den düşük bir nem içeriğine kadar kurutulmalıdır.
Özellikle boru üretiminde sıklıkla kullanılan poliolefinler ile değil, aynı zamanda diğer polimerlerle birlikte, moleküler dağılımdaki dalgalanmalar bu basit şekilde kolayca ve güvenilir şekilde tespit edilebilir.
Ölçme yöntemi genellikle bir boru imalatçısının gelen mal muayenesinde kullanılır. Bu, idareci değişiminden sonra bile üretimin devam etmesini sağlar.
- ISO 1133-1 Plastikler - Termoplastiklerin erime kütle akış hızı (MFR) ve eriyik hacim akış hızı (MVR) tayini - Bölüm 1: Genel test prosedürü
- ISO 1133-2 Plastikler - Termoplastiklerin erime kütle akış hızı (MFR) ve eriyik hacim akış hızı (MVR) tayini - Bölüm 2: Zamana veya sıcaklığa bağlı geçmişi ve/veya neme duyarlı malzemeler için yöntem
- ASTM D 1238 Ekstrüzyon plastometresi ile termoplastiklerin erime akış hızlarının standart test yöntemi