Yangına Tepki Test Sistemleri
Non-Combustibility Apparatus EN ISO 1182; IMO FTPC Part 1; ASTM E2652
- FTT, ısıtma işlemi sırasında ısıtıcı elemana çok yüksek bir akım beslemenin mümkün olduğu geleneksel varyasyon kontrolünün yerine, modern elektronikler kullanarak bu işlemi otomatikleştirmiştir. Bu sistemin, fırın ömrünü önemli ölçüde uzatan geleneksel değişken sistemler üzerindeki faydaları şunlardır:
- Yumuşak başlangıç
- Rampa hızı
- Güç sınırı
- Aşırı sıcaklık cihazı
FTT ISO 1182 cihazı aşağıdakilerden oluşur:
- Özel Tüp Fırın,
- 19 "enstrüman kutusu, tüm enstrümantasyonları barındırır. Bu ünite, bir sıcaklık kontrol cihazı, bir aşırı sıcaklık alarmı ve fırın sıcaklığını 750 ° C'de kontrol eden, güç kaynağı voltaj dalgalanmalarını telafi eden ve gücün (Watt) olduğunu gösteren bir güç kontrol cihazı içerir.
- Yazılım (NonComb) Yazılım basit buton eylemleri, veri girişi alanları, onay kutuları ve diğer standart Windows işlemleri ile Microsoft Windows tabanlı bir uygulamadır.
- Operatör herhangi bir veri kaydetmeden bir test yapmadan önce Durum panelindeki sıcaklıkları izleyebilir. Testten önce, numune bilgileri (malzeme adı, yoğunluk, kütle, laboratuvar adı vb.) Bilgisayara girilir ve bir dosyaya kaydedilir.
- Bir test sırasında, fırın sıcaklığı, numune yüzeyi ve numune merkezi termokuplları 2 Hz (yani her 0,5 saniyede bir) oranında ve gerçek zamanlı olarak bir grafikte gösterilen sıcaklıklar kaydedilir. Ayrıca, üç ısılçift tarafından kaydedilen ilk, maksimum ve son sıcaklıklar test çalıştırması sırasında görüntülenir.
- Testten sonra, kullanıcıdan malzeme performansı, toplam alevlenme süresi ve nihai kütle hakkında herhangi bir yorum girmesi istenir. Uygun sıcaklık artışları hesaplanır ve daha sonra test örneği için bir rapor oluşturulabilir.
- Test raporunda malzeme bilgileri, ilk, maksimum ve son sıcaklıklar, gerekli sıcaklık artışları, toplam yanma süresi, kütle kaybı (gerçek ve ilk kütlenin yüzdesi olarak) ve zamana göre kaydedilen sıcaklıkların bir grafiği gösterilmektedir. Test raporu ayrıca, uygun Standartlarda verilen başarılı başarısızlık kriterlerine referans içerir ve numunenin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığını belirtir.
- Tüm test verileri sabit diske ASCII dosyası olarak kaydedilir; bu da ek analiz için elektronik tablolara aktarılabilir.
-