DOP2200 Termal Jeneratör
DOP2200 Termal Jeneratör
HEPA ve ULPA Filtreleme Sistemleri test etmek için temiz oda ve muhafaza sistemlerinde kullanım için çok kompakt ve kolay taşınabilir Termal Aerosol Jeneratör.
Aynı zamanda hava ve gözetim sanayi sektörlerinde hava akımı görüntüleme, geri kazanım oranı belirleme ve muhafaza sızıntı testi için de kullanılabilir.
Yağ, eşanjör vasıtasıyla etkisiz bir gaz (normalde CO2 veya azot) ile itilir ve buharlaştırılır. Buhar, ortam havasıyla temas üzerine yoğunlaşır ve yukarıdaki test uygulamalarına çok uygun bir partikül boyutu dağılımına sahip kuru yoğun bir aerosol sağlar.
Hassas sıvı-besleme kontrol kadranı, aerosol çıktısının doğru ve tekrarlanabilir kontrolünü sağlar. 2200 çıkış kapasitesi, küçük emniyetli ve temiz hava dolaplarını büyük HVAC ve çoklu filtre temiz oda kurulumları ile test etmek için gereken çıkış konsantrasyonlarını kapsar.
UYGULAMA ALANLARI
Bağımsız Filtre Belgelendiricileri
İlaç Üreticileri
Tıbbi Tesisler ve Temiz Odalar
ÖZELLİKLER
- Entegre sıvı besleme kontrol kadranı, aerosol çıktısının doğru ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanmasını sağlar.
- Enerji tasarruflu Eşanjör, 2 dakika içinde açıldığında daha hızlı ısınır.
- Gaz kontrolü kullanımını en aza indirir, aerosol başlatılır ve artık çıktı olmadan durdurulur.
- Tüm HEPA ve ULPA Filtreleri kapsayacak şekilde 0,15 μm ila 0,25 μm arasındaki ortalama Partikül Boyutu
- Filtre Testi için bilinen tüm şartnameleri karşılar ve ISO14644-3e uygundur. 240V veya 110V modeller mevcuttur.
- Huniden arındırılmış yağ deposu doldurma ve boşaltma.
- Kolay taşınmak için el ve omuz askısı.
- Azot ve CO2 gibi etkisiz bir gaz kaynağı ile çalışır. Düşük gaz basıncı ve kapatma vanası tüketimini azaltır.
- Hızlı bağlantı kuplajı ayrıca herhangi bir boyutta gaz tüpünün bağlanmasını sağlar.